O elemento final do espectrómetro de massa é o detector. Os registos do detector, quer a carga ou a corrente induzida produzida quando passa por um ião ou atinge uma superfície. Em um instrumento de varrimento, o sinal produzido no detector no decurso da verificação contra onde o instrumento está na digitalização (em que m / Q) produzirá um espectro de massa, um recorde de íons em função da m / Q.
Tipicamente, algum tipo de multiplicador de electrões é usado, embora outros detectores incluindo Copos de Faraday e Os detectores de iões de fotões também são utilizados. Como o número de íons de deixar o analisador de massa em um determinado instante é normalmente muito pequeno, amplificação considerável é muitas vezes necessário para obter um sinal. Detectores de placa de microcanais são vulgarmente utilizados em instrumentos comerciais modernos. Em FTMS e Orbitraps, o detector é constituído por um par de superfícies de metal dentro da região armadilha analisador / ião de massa, que os iões só passar perto à medida que oscilam. Nenhuma corrente DC é produzido, apenas uma fraca corrente de CA é produzido em um circuito entre os eléctrodos. Outros detectores indutivos, também têm sido utilizados.