Registrador com LCD autônomo com até 5 sensores e 4 entradas analóg...
Registrador de Impacto Registrador de Temperatura e Umidade Registrador de Vibração Software para MSR
Registrador de Vibração
MSR 255 Data Logger
Registrador com LCD autônomo com até 5 sensores e 4 entradas analógicas MSR255
5 sensores, 4 entradas analógicas
As tarefas de medição realizadas pelo usuário definem a maneira como o MSR255 é configurado: Há uma escolha de sensores de temperatura, umidade, pressão do ar e luz (instalados internamente no gabinete ou externamente em um cabo) juntamente com um sensor para medir a aceleração nos três eixos coordenados. Os valores de aceleração podem ser medidos em 3200 Hz e salvos a uma frequência de aprox. 50 Hz após filtração digital. Além disso, a tensão de quatro canais ou sensores analógicos externos adicionais também pode ser gravada. As entradas analógicas apresentam uma saída de alarme, fonte de alimentação de comutação de saída múltipla e uma entrada para iniciar e parar a gravação de dados.
A capacidade de memória do MSR255 é superior a 2 milhões de parâmetros de medição. Graças à sua bateria de polímero de lítio de alta capacidade, o data logger é ideal para aplicações de aquisição de dados a longo prazo. O visor LCD retroiluminado de 4 linhas possui quatro visualizações configuráveis ​​individualmente. Todos os dados adquiridos podem ser transferidos rapidamente para um PC ou laptop via interface USB.
Invólucro industrial de alumínio anodizado (padrão IP60, classe de proteção IP67 opcional), tremonha de trilho (TS 35)
78 x 62 x 38 mm, aproximadamente 222 g
Mais de 2.000.000 parâmetros de medição
Duas teclas para selecionar funções e controlar a gravação de dados
Display matricial LCD de quatro fileiras
LED de 3 cores para indicar a gravação de dados, alarme e condição de carga
Seleção de diferentes sensores de temperatura, umidade relativa, pressão, luz e aceleração / posição de 3 eixos
TAXA DE MEDIÇÃO (MR)
1 por segundo para cada 12 horas (aceleração até 3200 por segundo)
TAXA DE ARMAZENAMENTO (SR)
1 por segundo para cada 12 horas (aceleração até 50 por segundo)
Bateria de polímero de lítio recarregável 2300 mAh
Software gratuito de configuração, leitor, visualizador e online (Windows XP / Vista / 7 / 8)
Temperatura: -20° a 65 °C
- Temperaturaa: 5° a 45 °C (condição de armazenamento ideal para a bateria)
- Umidade: 10 a 95% de umidade relativa, sem condensação
O MSR255 está em conformidade com as diretivas da UE RoHS / WEEE
Parâmetros de medição para os sensores (internos e externos):
Seu registrador de dados MSR255 pode ser equipado com até cinco sensores diferentes. Se necessário, você pode selecionar os seguintes sensores externos no lugar dos correspondentes internos: temperatura, umidade relativa, pressão do ar e luz. Os comprimentos de cabo disponíveis são: 0.15 m, 0.4 m, 1.0 m e 1.6 m.
ÁREA DE TRABALHO PRECISÃO TAXA DE MEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO
- Interno: -20° a 65 °C
- Externo: -55° a 125 °C
- Interno: ± 0.5 °C (-10° a 65 °C)
- Externo: ± 0.5 °C (-10° a 65 °C)
± 2 °C (-55° a 125 °C)
1 por segundo para cada 12 horas
com temperatura integrada
(-20° a 65 °C)
± 2% de umidade relativa (10 a 85%, 0 a 40 °C)
± 4% de umidade relativa (85 a 95%, 0 a 40 °C)
absoluto, com temperatura integrada
0 a 2000 mbar absoluto (-20° a 65 °C)
OPCIONAL: 0 a 14 bar absoluto (-20° a 65 °C)
± 2.5 mbar (750 a 1100 mbar absoluto (25 °C)
OPCIONAL: ± 50 mbar (1 a 10 bar absoluto, 25 °C)
ACELERAÇÃO DE 3 EIXOS
± 15 g ± 0.15 g (25 °C)
Aceleração: 50 por segundo (3200 por segundo)
Posição: 1 por segundo a cada 12 horas
0 a 65.000 lx Máxima sensibilidade a 500 nm 1 por segundo para cada 12 horas
Entradas analógicas adicionais para conectar sensores de terceiros:
É possível expandir a gama de aplicações possíveis para as quais o seu MSR255 pode ser usado, especificando quatro entradas analógicas. Essas entradas adicionais permitem que sensores externos para uma ampla gama de tarefas de medição sejam conectados. Se necessário, esses sensores de terceiros podem ser alimentados pela bateria interna do registrador. A energia pode ser ligada automaticamente antes que as medições ocorram com um lead time pré-configurável. Isso permite que quaisquer períodos de aquecimento necessários para os sensores sejam levados em consideração.
Incluindo uma saída de alarme, fonte de alimentação de comutação de saída múltipla e uma entrada para iniciar e parar a gravação de dados.
- 4 entradas analógicas com seleção livre
configuração de entrada: 0 a 20 mA; 4 a 20 mA; 0 a 3 V; 0,5 a 4,5 V; 0 a 5 V; 1 a 6 V; 0 a 10 V; 0 a 12 V; 0 a 24 V.
- Resolução: 12 Bit
- Taxa de medição / armazenamento: 1 por segundo para cada 12h
Sua flexibilidade torna o registrador de dados autônomo MSR255 ideal para as mais diversas aplicações de documentação e monitoramento na indústria e na ciência.