LOCAÇÃO SONOMETRO SV971
SONOMETRO 971 TIPO 1 - 1/1
Facilidade para assinar o contrato de locação
Treinamento pratico do instrumento
Plataforma dedicada com aulas sobre o manuseio do instrumento
Instrumentos calibrador com certificação INMETRO
Padrões	Classe 1: IEC 61672-1: 2013
Filtros de ponderação	A, B, C, Z
Constantes de tempo	Lento, Rápido, Impulso
Detector RMS	Detector Digital True RMS com detecção de pico, resolução 0,1 dB
Microfone	ACO 7052E, 35 mV / Pa, microfone condensador pré-polarizado de 1/2 "
Calibração	Calibração automática @ 114dB / 1kHz
Pré-amplificador	SV 18 destacável
Faixa de operação linear	25 dBA RMS ÷ 140 dBA Pico (de acordo com IEC 61672)
Faixa de medição dinâmica total	15 dBA RMS ÷ 140 dBA Pico (típico do nível de ruído ao nível máximo)
Nível de Ruído Interno Menos de 15 dBA RMS
Faixa Dinâmica	> 110 dB
Alcance de frequência	10 Hz ÷ 20 kHz
Resultados do Modo Medidor	SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, LMax, Lmin, Lpeak, "correndo Leq" até 60 minutos
Medição simultânea em três perfis com conjunto independente de filtros e detectores
Estatisticas	Ln (L1-L99), histograma completo no modo medidor
Data logger	Registro histórico de tempo de resultados de resumo, espectros com passos de log duplo ajustáveis ​​até 100 ms
Gravação de áudio (opção)	Gravação de eventos de áudio, disparo e modo contínuo, taxa de amostragem de 12 kHz, formato wav
Comentários de voz	Registros de áudio sob demanda, criados antes ou depois da medição, adicionados ao arquivo de medição
Dados Basicos
Resultados do Modo Dosímetro (opção)	SPL, Leq, SEL, Lpeak, Dose, D-8h, Lav, SEL8, PSEL, E, E-8h, TWA, 'Peak Contador' e mais
Taxa de Câmbio 2, 3, 4, 5, 6
1/1 Análise de Oitava (opção)	Reunião de análise em tempo real Requisitos de Tipo 1 da IEC 61260, freqüências centrais de 31,5 Hz a 16 kHz disponíveis simultaneamente com três perfis para medições de banda larga (SLM), registro de histórico de tempo e gravação de áudio
1/3 Análise de Oitava (opção)	Reunião de análise em tempo real Requisitos de Tipo 1 da IEC 61260, freqüências centrais de 20 Hz a 20 kHz disponíveis simultaneamente com três perfis para medições de banda larga (SLM), registro de histórico de tempo e gravação de áudio