Medidor de nível de vidro - LGG - WIKA Brasil
Folha de dados LM 33.01
Aplicações do visor de nível
Medição de nível contínua sem alimentação de energia
Indicação direta do nível
Indústria química, petroquímica, extração de óleo e gás natural (onshore e offshore), construção naval, máquinas ferramentas, equipamentos para geração de energia, usinas de açúcar e álcool
Características especiais do visor de nível
Fabricação conforme processos e sistemas customizados
- Temperatura de operação: -196 ... +374 °C 1)
- Faixa de pressão: vácuo até 250 bar 1)
1) Valores de limites individuais. Para limites de aplicação, a consideração de ambos, temperatura e pressão, é requirido!
Descrição do visor de nível
O elemento principal do visor de nível, modelo LGG, é o corpo. Incorporado neste corpo estão o canal de fluído (se necessário o canal de aquecimento) e as faces de encosto para a vedação e o vidro.
Montado no visor de nível, ou já integrado, estão as válvulas e conexões ao processo. Dreno ou vent também são possível.
Os vidros e/ou discos de mica, assim como as vedações são montados, aparafusados e fixados com parafusos tipo U e tampa, ou moldura de pressão. Vidros de borossilicato conforme DIN 7081 são utilizados.
Para vapor, os vidros do visor de nível podem ser utilizados até 243 °C, com projeto de mica até 300 °C. Para outros meios, temperaturas de até 300 °C são possíveis, em casos especiais de até 374 °C. O uso de mica é necessário para aplicações especiais.