Paquímetro: tipos e usos - PDF
Download "Paquímetro: tipos e usos"
Miguel Gonçalves Ferretti
1 Paquímetro: tipos e usos Um problema Como a empresa fabricou muitas peças fora das dimensões, o supervisor suspendeu o trabalho e analisou a causa do problema. Concluiu que a maioria dos profissionais tinha dificuldade em utilizar o paquímetro. Novamente o supervisor da empresa se viu em apuros, pois ninguém tinha conhecimentos suficientes sobre paquímetro. Diante da situação, o supervisor decidiu, com o grupo, contratar um especialista para uma explicação sobre paquímetro. Vamos acompanhar as explicações do especialista? Paquímetro O paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas, externas e de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada, com encosto fixo, sobre a qual desliza um cursor. 1. orelha fixa 8. encosto fixo 2. orelha móvel 9. encosto móvel 3. nônio ou vernier (polegada) 10. bico móvel 4. parafuso de trava 11. nônio ou vernier (milímetro) 5. cursor 12. impulsor 6. escala fixa de polegadas 13. escala fixa de milímetros 27
2 7. bico fixo 14. haste de profundidade O cursor ajusta-se à régua e permite sua livre movimentação, com um mínimo de folga. Ele é dotado de uma escala auxiliar, chamada nônio ou vernier. Essa escala permite a leitura de frações da menor divisão da escala fixa. O paquímetro é usado quando a quantidade de peças que se quer medir é pequena. Os instrumentos mais utilizados apresentam uma resolução de: 0,05 mm, 0,02 mm, 1" 28 ou.001" As superfícies do paquímetro são planas e polidas, e o instrumento geralmente é feito de aço inoxidável. Suas graduações são calibradas a 20ºC. Tipos e usos Paquímetro universal É utilizado em medições internas, externas, de profundidade e de ressaltos. Trata-se do tipo mais usado. 28
3 Paquímetro universal com relógio O relógio acoplado ao cursor facilita a leitura, agilizando a medição. Paquímetro com bico móvel (basculante) Empregado para medir peças cônicas ou peças com rebaixos de diâmetros diferentes. Paquímetro de profundidade Serve para medir a profundidade de furos não vazados, rasgos, rebaixos etc. Esse tipo de paquímetro pode apresentar haste simples ou haste com gancho. 29
4 Veja a seguir duas situações de uso do paquímetro de profundidade. haste simples haste com gancho Paquímetro duplo Serve para medir dentes de engrenagens. 30
5 Paquímetro digital Utilizado para leitura rápida, livre de erro de paralaxe, e ideal para controle estatístico. Traçador de altura Esse instrumento baseia-se no mesmo princípio de funcionamento do paquímetro, apresentando a escala fixa com cursor na vertical. É empregado na traçagem de peças, para facilitar o processo de fabricação e, com auxílio de acessórios, no controle dimensional. Princípio do nônio A escala do cursor é chamada de nônio ou vernier, em homenagem ao português Pedro Nunes e ao francês Pierre Vernier, considerados seus inventores. 31
6 O nônio possui uma divisão a mais que a unidade usada na escala fixa. No sistema métrico, existem paquímetros em que o nônio possui dez divisões equivalentes a nove milímetros (9mm). Há, portanto, uma diferença de 0,1 mm entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel. 32
7 Essa diferença é de 0,2 mm entre o segundo traço de cada escala; de 0,3 mm entre o terceiros traços e assim por diante. Cálculo de resolução As diferenças entre a escala fixa e a escala móvel de um paquímetro podem ser calculadas pela sua resolução. A resolução é a menor medida que o instrumento oferece. Ela é calculada utilizando-se a seguinte fórmula: Resolução = UFF NDN UEF = unidade da escala fixa NDN = número de divisões do nônio Exemplo Nônio com 10 divisões 1 mm Resolução = 10 divisoes ~ = 0,1 mm Nônio com 20 divisões 1 mm Resolução = 20 divisoes ~ = 0,05 mm Nônio com 50 divisões 1 mm Resolução = 50 divisoes ~ = 0,02 mm Teste sua aprendizagem, fazendo os exercícios a seguir. Confira suas respostas com as do gabarito. 33
8 Exercícios Marque com um X a resposta correta. 1. Para medir dimensões lineares internas, externas, de profundidade e de ressaltos, usa-se o seguinte instrumento: a) ( ) graminho; b) ( ) régua graduada; c) ( ) compasso; d) ( ) paquímetro. 2. Quando é necessário grande número de medidas com rapidez, usa-se o paquímetro: a) ( ) universal, com relógio indicador; b) ( ) com bico móvel; c) ( ) de profundidade; d) ( ) duplo. 3. Para medir peças cônicas ou com rebaixos, que apresentam diâmetros diferentes, usa-se paquímetro: a) ( ) de profundidade; b) ( ) com bico móvel (basculante); c) ( ) com relógio indicador; d) ( ) universal com relógio. 4. Com o paquímetro duplo mede-se: a) ( ) passo de engrenagem; b) ( ) coroa de engrenagem; c) ( ) dentes de engrenagem; d) ( ) pinhão de engrenagem. 5. A escala do cursor do paquímetro chama-se: a) ( ) escala fixa; b) ( ) escala de milímetros; c) ( ) escala de polegadas; d) ( ) nônio ou vernier. 34
9 Gabarito 1. d 2. a 3. b 4. c 5. d 35
Mundo Mecânico Página 1
METROLOGIA Mundo Mecânico Página 1 Ficha Catalográfica http://gredes.ifto.edu.br/wp-content/uploads/palestraiii-1-inmetro.pdf http://www.qualidadeaeronautica.com.br/principaldimensional.htm http://www.ipemsp.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11&itemid=266
CAPÍTULO 12 FERRAMENTAS MANUAIS E DE MEDIÇÃO INTRODUÇÃO Este capítulo contém informações sobre algumas ferramentas manuais usadas por um mecânico de aviação. Este é um esboço dos conhecimentos básicos
Espírito Santo. CPM - Programa de Certificação de Pessoal de Manutenção. Mecânica Metrologia. SENAI Departamento Regional do Espírito Santo 3
CPM - Programa de Certificação de Pessoal de Manutenção Mecânica Metrologia SENAI Departamento Regional do Espírito Santo 3 Metrologia SENAI - ES, 1996 Trabalho realizado em parceria SENAI / CST (Companhia