Os registros que se estenderam por mais de 40 anos, incluindo os de indutores padrão que viajaram para laboratórios nacionais em vários países para calibração, mostram estabilidade a longo prazo dentro de ± 0,01% / ano, tipicamente <10 ppm / ano.
Cada indutor padrão é um toróide uniformemente enrolado em um núcleo cerâmico. Possui um campo magnético externo insignificante e, portanto, essencialmente não há captação de campos externos. O indutor é suportado resilientemente em uma mistura de cortiça moída e gel de sílica, após o que todo o conjunto é moldado com um composto em pó em uma caixa de alumínio cúbica.