Controlador e Transmissor de Monóxido de Carbono (CO) com Contato SPDT – Série CMS300
Pontos de atuação para alarme selecionável entre 0 a 300 ppm para 25,60 ou 150ppm
Controlador e Transmissor de Monóxido de Carbono com Contato SPDT
Modelo CMS300
Aplicação: Controlador com contato SPDT e a saída analógica selecionável em campo, distribuído pela Hygro-Therm, é proporcional á concentração de monóxido de carbono presente nos estacionamentos subterrâneos; em oficinas de manutenção para veículos; em docas de carregamento; ou de monitoramento contínuo em locais de serviços mecânicos, principalmente em salas fechadas ou com pouca circulação de ar.
Descrição: Relé interno integral permite uso em condições onde é necessário o uso de alarme com configuração tipo jumper preset para as faixas selecionáveis de 25; 60 ou 150 PPM-CO.
Calibração em campo pode ser feita utilizando gás de calibração modelo GCK-200co-2000Co2, adaptador de calibração para gás Modelo A-507 e os circuitos de potenciômetros para ajuste de span e zero.
Caracteristicas/ Beneficios :
Saída analógica de corrente ou voltagem selecionável em campo
Relé integral com contato SPDT para alarme alto/baixo.
Alarme com jumper selecionável para pontos de atuação de 25; 60 ou 150 PPM CO.
Elemento sensor para monóxido de carbono com reconhecimento UL.
Kit de calibração para uso em campo.
Elemento sensor: eletroquímico, pode ser substituído em campo. Vida útil típico 3 anos.
Faixa de Operação: 0 a 300 PPM para Monóxido de carbono
Desvio da saída: 5% por ano com ar.
Efeito térmico: ±2% da faixa de operação
Cobertura da área protegido: até 700 m2 ou 7,500 pés quadrados.
Classe de exatidão: ± 5 PPM ou 5% da leitura para 0 a 300 PPM ou aquele que for maior.
Faixa de temperatura: -20C a 50ºc
Temperatura de armazenamento: para longa duração do sensor entre 0a 20ºc
Faixa de umidade: 15 a 90% UR constante, 0 a 99%UR intermitente
Tempo de resposta: < 45 segundos a 90% do valor final
Calibração: span de 15 voltas, potenciômetro de ajuste zero
Invólucro: policarbonato com enchimento de vidro, resistente a raios ultravioleta
Saída analógica: Jumper selecionável de 4 a 20 mA(malha fechada) ou 2 a 10V (carga máxima de 2K Ohms)
Capacidade elétrica: 5A@250 VCA; 5A @ 30 VCA/VCS
Ponto de atuação: jumper selecionável 25; 60 ou 150 PPM
Ponto de atuação: diferencial/ histerese 3% da faixa
Ação do relé: Ajustado na fabrica para ação direta
Dimensões: 94.06mm largura x 129.78 mm altura x 56.75mm espessura
Peso: 0,45 gramas/ 1 Psi
Agência de aprovação: Elemento sensor reconhecido pela UL, componente para ANSI/UL-2034; UL-2075; E340403; CE