Ultrafreezer 90 Litros Indrel - Consulte preços e condições de pagamento com a ForlabExpress
Micropipeta Monocanal Premium Black 20 - 200µl Kasvi FR
De: R$ 1.588,84
Cubetas em Vidro Óptico 4 Faces Polidas 3,5 ml Kasvi
R$ 209,15 à vista com desconto Boleto - Yapay
Você está em: Página inicial > Equipamentos > Ultrafreezer 90 Litros Indrel
Ultrafreezer 90 Litros Indrel
Modelo: Ultrafreezer 90 Litros 220V
Referência: IULT90D
FAIXA DE TEMPERATURA -50°C a -86°C
Diferenciais do Ultrafreezer 90 Litros Indrel
O Ultrafreezer 90 Litros Indrel é um equipamento horizontal de ultra baixa temperatura, desenvolvido especificamente para o armazenamento científico Laboratorial.
O Ultrafreezer 90 Litros Indrel tem capacidade para armazenamento de 90 litros.
O Ultrafreezer 90 Litros Indrel possui sistema de refrigeração tipo cascata por dois compressores com reserva de capacidade de 3024 BTU para rápida recuperação de temperatura.
Compressor hermético de baixo consumo de energia.
Unidade frigorífica com condensação a ar forçado.
Refrigerante ecológico livre de CFC.
Acesso ao filtro de condensação.
O Ultrafreezer 90 Litros Indrel tem isolamento térmico com 150mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura com pintura de alta resistência.
Facilidades do Ultrafreezer 90 Litros Indrel
O Ultrafreezer 90 Litros Indrel tem porta com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar quente nas extremidades impedindo a formação de gelo, fecho de segurança com travamento por chave independente, dobradiças auto-suportantes em aço inox, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência
O Ultrafreezer 90 Litros Indrel possui a câmara interna em aço inoxidável.
Equipado com rodízios com freios.
Painel frontal embutido na lateral do equipamento com comando eletrônico digital microprocessado duplo, programável com teclas tipo membrana.
Display em LCD apresentando simultaneamente visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria.
Sistema de porta USB/Pen drive para emissão de relatórios com registro da temperatura, alarmes e eventos. (pen drive não disponível pela Indrel).
Indicação de temperatura, digital, pré-ajustada em -86ºC variável em 0,1ºC sendo configurável pelo usuário entre -50°C e -86 ºC.
Sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação e de identificação de compressores em uso (1° e 2° estágios).
Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de máxima e mínima temperatura, falta de energia, limpeza do filtro, porta aberta e ausência de pen drive diretamente no painel.