Se você ligar tudo certinho e ainda assim ao pressionar uma das células não aparecer variação, inverta a polaridade de um (e apenas um) dos pares. Nos meus desenhos eu considero que ao aplicar stress na célula o valor da resistência ativa aumente (tração). Se o valor diminui (compressão) a polaridade é oposta ao representado nos meus desenhos.
Ao contrário da ligação com duas células aqui ligamos preto com preto e branco com branco. A idéia é sempre colocar os resistores ativos nos mesmos “braços” da ponte.
Esse modo não é recomendado, mas funciona. Você substitui uma das células de 3 fios por dois resistores de precisão do mesmo valor da resistência medida da célula que você vai usar. Como vai existir um resistor fixo no lugar onde deveria haver um variável, o valor da tensão entre S+ e S- é metade do do que haveria com duas células. Explicando de outra forma: se você fizer isso em uma balança, substituindo uma das células por resistores, o peso apresentado será metade do esperado.
A colocação de resistores também desbalanceia a ponte (em repouso a diferença entre S+ e S- é diferente do esperado) por isso é recomendado colocar um trimpot de precisão (multivoltas) de valor imediatamente superior no lugar onde deveria estar o resistor ativo da célula. Esse trimpot consegue balancear a ponte mas não tem nenhuma influência sobre o problema anterior.