FLIR T860 - CÂMERA TERMOGRÁFICA DE ALTO DESEMPENHO COM VISOR PARA INSPEÇÕES EXTERNAS
FLIR T860 - CÂMERA TERMOGRÁFICA DE ALTO DESEMPENHO COM VISOR
Crie rotas de inspeção no FLIR Thermal Studio Pro e carregue-as em uma T860 com o módulo de rota de inspeção (opcional) para simplificar as inspeções e gerenciar melhor dados críticos.
EVITE O ALTO CUSTO DE PANES ELÉTRICAS E FALHAS DE COMPONENTES
Avalie rapidamente as condições térmicas de sistemas elétricos, equipamentos mecânicos e sistemas que abrangem toda a instalação a partir de qualquer ponto de observação, em qualquer condição de iluminação
Medição de precisão excepcional, geração de imagens térmicas nítidas e otimizações de fluxo de trabalho que ajudam você a coletar e compartilhar dados críticos com mais rapidez
Resolução de IV 640 × 480 pixels
Mira Laser Sim
Faixa de Temperatura de Objetos -20 °C a 120 °C (-4 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F); 300 °C a 2000 °C (572 °F a 3632 °F)
Sensibilidade Térmica/NETD <50 mK a 30 °C (lente de 14°)
Lapso de tempo 10 segundos a 24 horas
Voz 60 s de gravação adicionados às imagens ou vídeos por microfone integrado (com alto-falante) ou por Bluetooth
Peso e Dimensões (sem lente) 1,3 kg (2.9 lbs), 140 × 201 × 84 mm (5.5 × 7.9 × 3.3 in)
Sampling Average in Screen EST Mode Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperatu
Segurança EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Choque e Vibração e Encapsulamento 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), IP 54 (IEC 60529)
METERLiNK Sim
Display Tela LCD sensível ao toque, 4 polegadas, 640 x 480 pixels com rotação automática
Tipo e Pitch do Detector Microbolômetro não refrigerado, 12 µm
Zoom Digital Contínuo de 1-8x
Foco Contínuo com medidor de distância a laser (LDM), LDM de disparo único, contraste de disparo único, manual
Sistema de Posicionamento Global [GPS] Marcação automática de imagem
Anotação na Imagem Na tela sensível ao toque, somente em imagem de infravermelho
Distância Focal Mínima 1,0 m
Vídeo Visual ou IV Não Radiométrico H.264 para cartão de memória
Streaming de vídeo IV não radiométrico H.264 ou MPEG-4 sobre Wi-Fi MJPEG sobre UVC ou Wi-Fi
Picture-in-Picture Redimensionável e móvel
Streaming de vídeo IV radiométrico Sim, sobre UVC
Faixa Espectral 7,5 - 14,0 µm
UltraMax Quadruplica a contagem de pixels; ativado no menu e processado no FLIR Tools
Embalagem Câmera de infravermelho com lente, viseira pequena para o visor, 2 baterias, carregador de bateria, caixa de transporte rígida, cordões de segurança, tampa de lente dianteira, fontes de alimentação, documentação impressa, cartão SD (8 GB), cabos (USB 2.0 A para USB tipo C, USB tipo C para HDMI, USB tipo C para USB tipo C)
Informações de medição de área Sim, calcula a área no interior da caixa de medição em m² ou pés²
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Predefinição do Usuário 1 e Predefinição do Usuário 2
Fotômetro 3 cada em tempo real
Formato de Arquivo de Imagem JPEG padrão com dados de medição inclusos
Modo de Armazenamento de Imagem Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Tipo de bateria Tipo de bateria	Bateria de íon-lítio, carregada na câmera ou em um carregador separado