VET1 | Bisturi Eletrônico Veterinário Microprocessado Deltronix
LINHA SEG (LANÇAMENTO)
VET1 - Bisturi Eletrônico Microprocessado (Veterinário)	VET 1 - 300 WATTS	Específico para uso Veterinário.
Utilizado em médias e grandes cirurgias.
Desenvolvidos para profissionais que desejam mais praticidade, o bisturi VET 1 é totalmente ajustado por comando digital (teclas UP/DOWN), embora seja simples e versátil. O VET 1 é indicadp para uso em centro cirúrgico onde atende toda a gama de procedimentos, de acordo com a potência de cada modelo. O modelo possue display digital para a potência selecionada.
Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY).
Maior Confiabilidade, Ajustes e Manuseio Simplificados.
Comando de potência na caneta ou no pedal.
Saída BIPOLAR, com função Precise(Microbipolar) para procedimentos delicados.
Alarme e proteção no caso de rompimento no fio de Placa.
Comandos são feitos através de teclas do tipo UP-DOWN.
OPERAÇÃO E MANEJO	Função MONOPOLAR e BIPOLAR.
Ajuste automático da potência em caso de variação da resistência do tecido.
SISTEMA DE ALARME	Sistema de alarme e proteção em caso de rompimento do fio de placa(para placa simples). Bloqueio do funcionamento em caso de falha.
Placa Dupla - Alarme e bloqueio automático de funcionamento se a resistência placa-paciente estiver fora dos parâmetros previamente estabelecidos.
CARACTERÍSTICAS GERAIS	Maior Confiabilidade Ajustes e Manuseio Simplificado. Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY).
Manipulação simplificada e auto-explicativa
Display Digital para as potências de CORTE, BLEND, COAGULAÇÃO e BIPOLAR
Indicação visual e sonora da função em uso, diferentes tonalidades para o CORTE e COAGULAÇÃO
3 Níveis de BLEND (BL1, BL2 e BL3)
Painel à prova d'água
Faz uso de Placas descartáveis, autoadesivas, simples ou duplas
Detecção automática do tipo de placa(Simples ou Dupla, de acordo com pré escolha)
Comando Digital Duplo na caneta (corte e coagulação)
Controle de potência na própria caneta e no pedal
Comando por Teclas do tipo UP-DOWN
Função SPRAY para uma excelente fulguração
Totalmente compatível com sistema de gás Argônio
Compensação automática da potência com a variação da resistência do tecido
Seleção automática de voltagem(127/220V)
Refrigeração interna por convecção, controlado eletronicamente, acionado somente na necessidade.
KIT ACESSÓRIO INCLUSO	ACESSÓRIOS OPCIONAIS	2 CANETAS	1 PLACA	1 PEDAL	CM04
2 Jogos de Eletrodos	EM10
Unidade de Transporte apropriada (UT102 ou equivalente)
Pinça Bipolar revestida(especificar tamanho/formato)
Eletrodos especiais (solicite informações)
Pinças Hemostáticas especiais
* Vide completo catálogo de Acessórios
Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso
PAINEL FRONTAL	1 - Corte
• Corte liso, com pouco faiscamento. Pouca lesão tecidual.
• Três níveis de BLEND (Mistura de corte com coagulação), com variados níveis de COAGULAÇÃO (BL1, BL2 e BL3).
• Potência mantida constante, mesmo com grande variação da resistência elétrica do tecido. Maior facilidade de corte.
• Controle de Potência através de teclas UP E DOWN (Acréscimos diferenciados de acordo com a faixa de potência utilizada. Veja Manual do Usuário).
• Display Digital de fácil leitura.
• Possibilidade de controle da potência na própria caneta.
2 - Coagulação
Seleção de duas forma diferentes de coagulação:
• DESICCATE: Coagulação através do contato direto do eletrodo com o tecido. Coagulação mais precisa e localizada.
• SPRAY : Coagulação através da formação do faiscamento(Fulgração)entre o eletrodo e o tecido. Coagulação de maior área de sangramento.
3 - Bipolar
Saída independente para Pinça Bipolar. Hão há necessidade do uso da placa
• Ajuste independente da potência, através de teclas UP e DOWN.
• Dois níveis de potência:
STANDARD (Até 80 Watts com ajuste de 1 em 1 Watt)
PRECISE (Até 40 Watts com ajuste de 1 em 1 Watt)
• Display independente de fácil visualização.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	VET1	CORTE	PURE	300W	BLEND 1	250W	BLEND 2	200W	BLEND 3	150W	COAGULAÇÃO	DESICCATE	120W	SPRAY	80W	BIPOLAR	STANDARD	80W	PRECISE	40W	Dimensões(L,P,A)	300x450x140mm	Peso Líquido	15Kg	Voltagem de entrada 127/220 VAC, 50/60 Hz, com comutação automática.