Linha Lupetec : Central de Inclusão CI 2014
Central de Inclusão CI 2014
A inclusão se baseia em colocar, com o auxílio de uma pinça previamente aquecida, os tecidos que foram previamente infiltrados em parafina no interior de um molde que já contém parafina líquida com a superfície a ser seccionada (a ser cortada ao micrótomo) para baixo.
Os fragmentos devem ser colocados na parafina enquanto aquecidos, evitando-se a formação de bolhas de ar em torno deles. Após o resfriamento, os blocos de parafina com o material incluído são obtidos.
Para se realizar uma boa inclusão, é necessário que o fragmento esteja completamente desidratado, clarificado e corretamente impregnado.
Esse processo pode ser realizado de forma mais rápida com a utilização de uma Central de Inclusão modular, normalmente composta de 3 módulos: aquecido, refrigerado e central com dispensador de parafina.
Equipamento desenvolvido com a mais moderna tecnologia para atender as necessidades do técnico em histologia proporcionando rapidez, ergonomia e ótima funcionalidade durante os processos de inclusão.
Robusto e de fácil manuseio, confeccionada em quadro tubular de aço com tratamento anti-ferrugem e acabamento em resina plástica de alta resistência.
Acabamento externo com pintura em epóxi na cor branca, resistente ao ambiente laboratorial e a produtos como o xilol.
Painel frontal com display Touch Screen para programação e monitoramento de todos os parâmetros do equipamento, sendo:
*Programa para Ajustes de Calendário: dia, mês, ano, hora e minuto;
*Programa para Ajuste de Temperaturas de Trabalho: Cuba de Parafina, Bandeja Lateral Esquerda, Bandeja Lateral Direita, Porta Pinças, Mesa de Inclusão e Bico Dispensador de Parafina.
*Programa para Ajuste de Funcionamento Automático: Programação Diária individual para todos os dias da semana, possibilitando duas programações no mesmo dia com ajustes de hora e minuto.
*Programa para Ligação de até dois Periféricos: Dois equipamentos periféricos tais como Placa Refrigerada e Placa Aquecida podem trabalhar conjuntamente com o Módulo Central possibilitando a Programação Diária de Acionamento.
Verificação de Temperaturas na Tela por Área de Trabalho.
Acionamento da Iluminação Auxiliar por Led individualizada.
Acionamento da Placa Peltier para Resfriamento Rápido facilitando a orientação e inclusão de Amostras.
Alarmes de Temperatura individuais por Área de Trabalho.
Acionamento do Inclusor por Pedal ou através de Placa frontal sob Bico Dispensador de Parafina.
Função pragmática do design atende as necessidades de uso através da analise em laboratórios especiais. Função estética em sinergia com as melhores instalações laboratoriais, resultado de pesquisa in loco.
Sistema de proteção moderno que bloqueia o aquecimento das resistências aos 90°C, não permitindo que as temperaturas sejam excedentes a esse valor.
01 módulo principal de aquecimento de parafina com capacidade do reservatório para 4,5 litros de parafina, Controle individual de temperatura de 0 a 90 graus, bico dispensador de parafina com controle de fluxo ajustável e controle de temperatura.
Dispensa de parafina através de solenoide eletromagnética com comando frontal por Placa frontal ou através de Pedal.
02 reservatórios auxiliares e removíveis com controle independente de temperatura de 0 a 90 graus para pré-aquecimento de até 70 moldes metálicos em cada cuba ou imersão de até 120 cassetes plásticos cada, equipados com tampa e intercambiável.
Suporte porta pinças aquecido para o encaixe de até 6 pinças com controle de temperatura individual de temperatura de 0 a 90 graus, instalado na superfície de trabalho.
Sistema de iluminação tipo LED da superfície de trabalho.
Segurança: alarme sonoro que dispara quando a temperatura atingir 5°C a mais ou a menos da temperatura programada para qualquer estação.
Equipamento construído em resina de alta resistência, acabamento externo na cor branca com pintura epóxi. Placa de alumínio anodizada que proporciona uma alta resistência à oxidação.
Pode ser utilizado também ao lado do Micrótomo MRP09 para resfriar os blocos e cassetes no momento do corte histológico. Este equipamento possui um compressor de alto rendimento permitindo temperaturas negativas. Pode atingir temperaturas negativas de até -15 ºC dependendo da temperatura ambiente.
Controle de temperatura através de termostato analógico ou digital (opcional).
MÓDULO AQUECIDO
Equipamento construído em resina de alta resistência, acabamento externo na cor branca com pintura epóxi. Bandeja de alumínio com acabamento em Teflon que proporciona uma alta resistência à oxidação.
Pode ser utilizado também ao lado da Central de Inclusão para pré aquecer os moldes e cassetes durante a inclusão de amostras. Acionamento automático através de ligação conjunta.
Este equipamento possui uma resistência de alto rendimento permitindo estabilidade de aquecimento. Tampa com função prática para manter a temperatura constante na bandeja.
Dotado de controlador de temperatura digital que proporciona de forma fácil o controle e a visualização da temperatura de trabalho.
Capacidade: 120 cassetes plásticos ou 70 moldes metálicos cada cuba
Largura: 643 mm
Tensão: 110 volts ou 220 voltas 50/60 hertz
Capacidade do Tanque de Parafina: 4,5 litros
Controle de temperatura: de temperatura ambiente até 90°C com variação de ± 2°C.
Capacidade: 100 cassetes plásticos ou 70 moldes metálicos
Dimensão da placa: 270 x 435 mm
Controle de temperatura: de temperatura ambiente até -15°C com variação de ± 2°C, através de termostato digital (opcional)
Capacidade: 200 cassetes plásticos ou 140 moldes metálicos
Dimensão da cuba: 200 x 300 mm
Tensão: 110 volts ou 220 volts 50/60 hertz
Acompanha conjunto de acessórios para inclusão composta de:
01 Lupa
01 Peneira reserva
12 meses contra defeitos de Fabricação posto Fabrica. As despesas de Frete serão pagas pelo Comprador.
Clique aqui para fazer download do manual em português
Click here to download the manual in english
Haga clic aquí para descargar el manual en español
Placa Refrigerada PR2010
Placa Aquecida PA2014
Equipamento robusto e de fácil manuseio, montado em quadro tubular de chapa e acabamento em resina de alta resistência, acabamento externo na cor branca com pintura epóxi resistente ao ambiente laboratorial e a produtos como o Xilol.