GUIA DO USUÁRIO. Termômetro para Alimentos Digital Modelo TM55. Introdução. Características - PDF Download grátis
Download "GUIA DO USUÁRIO. Termômetro para Alimentos Digital Modelo TM55. Introdução. Características"
Bárbara Campelo Macedo
1 GUIA DO USUÁRIO Termômetro para Alimentos Digital Modelo TM55 Introdução Obrigada por escolher o Modelo TM55 da Extech Instruments. O TM55 é certificado NFS para a medição da temperatura de líquidos, massas e semissólidos para todas as propostas de verificações de alimentos. O TM55 foi criado para uso na indústria de alimentos, nas residências, negócios, laboratórios, aplicações na agricultura (para o solo) e instalações educacionais. Este dispositivo é enviado completamente testado e calibrado e, com uso adequado, fornecerá anos de serviço confiável. Por favor, visite nosso site ( para verificar a versão mais recente deste Guia do Usuário Atualizações do Produto e Suporte ao Cliente. Características Tamanho de bolso, termômetro destacável Certificado NSF para a medição de líquidos, massas e alimentos semissólidos Comprimento da sonda 60 mm (2.4 ); ponta da sonda cônica para facilitar as inserções Estojo à prova de salpicos é classificado com IP 65 Alojamento soldado de modo ultrassônico com aditivo antimicróbico Desligamento de Força Automático depois de 60 minutos Fita magnética incorporada permite a fixação do aparelho Pode ser usado em máquina de lavar louças (na prateleira superior apenas!) 27 TM55 EN v1.1 1/14
2 Segurança Antes de usar, por favor, leia todo o Guia do Usuário cuidadosamente Este produto é destinado apenas ao campo de aplicações descrito neste Guia do Usuário Reparos/modificações/mudanças não autorizadas no produto são proibidas e invalidam a garantia Este instrumento não destina se ao uso em aplicações médicas ou nenhum dispositivo médico Cuidado! Risco de acidente: Mantenha este instrumento e suas baterias fora do alcance das crianças Tenha cuidado ao usar a sonda. Armazene sempre o instrumento seguramente dobrado. Não coloque as baterias no fogo Não curto circuite as baterias Não desmonte as baterias Não tente recarregar as baterias. Risco de explosão! O fluido das baterias pode ser fatal se ingerido. Se o fluido de bateria é ingerido, procure imediatamente assistência médica As baterias contêm ácidos nocivos. Baterias baixas devem ser substituídas o mais rápido possível, para evitar danos causados por vazamentos das baterias Use luvas resistentes a produtos químicos e proteções visuais ao manusear baterias com vazamentos Informações importantes sobre a segurança do produto! Não exponha a unidade a temperaturas extremas, vibrações ou choques Só a sonda pode suportar temperaturas até 250 o C (482 o F) não o próprio instrumento Nunca coloque a sonda diretamente sobre o fogo 28 TM55 EN v1.1 1/14
3 Iniciando o Uso Usando uma moeda, abra o compartimento da bateria girando a tampa do compartimento para à esquerda e depois remova a faixa de isolamento. Feche o compartimento depois de remover a faixa de isolamento. Remova a folha de proteção da tela. Dobre com cuidado a sonda do termômetro. Agora, a unidade está pronta para uso. O sensor está posicionado na ponta da sonda. Para medir temperaturas, insira a sonda no material sob teste a uma profundidade de no mínimo 1 cm (0.4 ). A sonda tem um ângulo rotacional máximo de 180 graus. Desligue a força do instrumento com cuidado, dobrando a sonda na sua posição de armazenagem. O instrumento desligará automaticamente depois de 60 minutos de inatividade. Para ligar novamente o instrumento, dobre a sonda por 4 segundos e depois dobre a de novo. Substituição da Bateria Quando o ícone de bateria baixa e o ícone ERROR (erro) for exibido na tela, a bateria CR2023 deve ser substituída: Usando uma moeda, abra o compartimento da bateria girando a tampa para à esquerda Remova a bateria usada e insira a nova CR2032 com o lado positivo (+) voltado para cima Feche o compartimento da bateria firmemente girando a tampa para à direita Lembretes de Segurança da Bateria Por favor, elimine as baterias responsavelmente; observe os regulamentos locais, estaduais e nacionais. Nunca jogue as baterias no fogo. Elas podem explodir ou vazar. Você, como usuário final, é obrigado legalmente (Regulamento de Baterias EU) a devolver as baterias usadas, é proibido eliminá las no lixo doméstico! Você pode levar suas baterias/acumuladores usados nos pontos de coleta em sua comunidade ou onde as baterias/acumuladores foram vendidos! Eliminação: Siga as estipulações legais válidas em relação à eliminação do aparelho no final de seu ciclo de vida 29 TM55 EN v1.1 1/14
4 Resolução de problemas SEM VISUALIZAÇÃO: Dobre a sonda e aguarde alguns segundos. Em seguida, dobre a sonda para fora. Verifique a bateria e se a polaridade da bateria está adequada (lado positivo voltado para cima) VISUALIZAÇÃO INCORRETA: Substitua a bateria Verifique a posição da sonda; ela deve ser inserida material de teste a uma profundidade mínima de 1 cm (0.4 ) Cuidados e Manutenção Limpe o instrumento com um pano úmido. Não use abrasivo, solventes ou agentes desengordurantes Remova a bateria quando o instrumento tiver que ser armazenado por longos períodos Mantenha o instrumento em um local de armazenagem seco Para prolongar a vida útil da bateria próxima a sonda (dobrada) quando não em uso Seleção a Unidade de Medição da Temperatura (C, F) Inicie com a sonda dobrada (medidor desligado) Abra o compartimento da bateria como descrito acima na seção de substituição da bateria Localize o interruptor da Unidade de Medição dentro do compartimento da bateria Mude o interruptor para as posições F ou C, como desejado Dobre cuidadosamente a sonda A visualização agora irá mostrar a unidade selecionada do ícone de medição 30 TM55 EN v1.1 1/14
5 Especificacões Tela LCD Multifunções Taxa de atualização 2 leituras por segundo Tempo resposta em líquidos em movimento Aproximadamente 4 segundos Variação das medições 40 a 250 o C ( 40 a 482 o F) Resolução 0.1 o C ou F Precisão ± 0.5 o C de 20 a 150 o C (± 1 o F de 4 a 302 o F) De outro modo ± 1.5 o C (3 o F) Indicação de Bateria Baixa Símbolo de bateria e ícone ERROR (erro) no LCD Alimentação de força 1 Bateria CR 2032 Temperatura de Operação 0 a 50 o C (32 a 122 o F) Dimensões 116 x 38 x 20 mm (4.6 x 1.5 x 0.8") Peso Aprox. 41.2g (1.3 oz.) com bateria instalada Copyright 2014 FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte de qualquer forma 31 TM55 EN v1.1 1/14