Geofone Eletrônico - META: Hidrômetros - Medidores de Vazão - Geofones Profissionais - Correlacionadores - Serviço de Caça Vazamentos - Hidrômetro - Equipamento para Saneamento Básico
Anterior: Pcorr+ Sensor de Ruídos
Proximo: Sensor de Ruídos Permanet+ com Datalogger LX
Diferente do que se pensa, nem todo geofone é eletrônico e nem todo geofone eletrônico é digital. Existem algumas diferenças. Vamos entender melhor: existem geofones mecânicos, analógicos, eletrônicos e digitais. Primeiro, devemos lembrar que o som de um ruído além do que se ouve gera uma frequência elétrica.
Geofone Mecânico: capta somente o som e não a frequência elétrica. O aparelho possui uma haste de escuta ou perfuração que possui em uma extremidade na ponta de contato e na outra a membrana vibratória de escuta ou tipo estetoscópio em Y.
Geofone Analógico: possui o mesmo princípio do geofone mecânico, mas possui partes de apoio eletrificadas que auxiliam na operação. Por exemplo, led luminoso que informa as intensidades dos ruídos - baixo, alto e médio - mas não identifica necessariamente se é um vazamento de água. O aparelho capta somente as ondas sonoras, mas não a frequência.
Geofone Eletrônico: esse aparelho é amplificado, possui um console ou controle que pode ou não ter um painel de informação luminosa ou de cristal líquido com informações de funcionamento e auxílio na pesquisa de vazamento de água. Possui indicativo de intensidade do ruído, altura do volume, controle de luz do painel para trabalho noturno, botão de mudo, indicativo da bateria que, neste caso, são utilizadas as recarregáveis com maior autonomia. Além disso, possui sensor com microfone eletrônico, fone de ouvido eletrônico e um circuito interno com microchips que auxiliam na resolução do som melhorando a qualidade da pesquisa de vazamentos de água ou com filtros de range de frequência, capta som e frequência elétrica.
Geofone Digital: esse aparelho possui mais tecnologia aplicada - pack de baterias de lítio de alto desempenho, tela sensível ao toque, oferece gráficos coloridos, pode ser configurado por decibéis ou range de frequência, controle de volume, proteção de ouvido automático, controle de luz, sensor de microfone com circuito interno e componentes de captação de áudios e frequência geológicos que se comunicam com o processador interno do aparelho. Ele possui um software para gerar gráficos, além de conectividade de fone sem fio ou sensor sem fio, memória para gravar som ou gráfico e posição geológica dos mais avançados, data e hora da pesquisa, com qualidade de som profissional, que melhora a sensibilidade da pesquisa, auxilia na precisão, tempo, profundidade e distância de trabalho.