Medidor de análise de características dinâmicas do disjuntor - Instrutemp
REF: NRGK-G Categoria: Inspeçăo de transformadores
O analisador de disjuntores da série 8000 é totalmente compatível com vários indicadores técnicos, usados ??na produçăo doméstica de todos os tipos de aparelhagem SF6, combinaçăo GIS de testes mecânicos elétricos, de vácuo, de interruptor de óleo. Super capacidade anti-interferência, barramento de desvio de subestaçăo de 500KV carregado no caso, pode facilmente testar para medir com precisăo. Adota um sensor de velocidade comum, sensores lineares lineares, sensores rotativos, extremamente fáceis de instalar.
– Adequado para todos os tipos de produçăo nacional e estrangeira de interruptores SF6, testes elétricos combinados GIS, interruptores a vácuo, características mecânicas de interruptores de óleo. – A forte capacidade anti-atolamento, na subestaçăo de 500KV com o barramento de derivaçăo carregado, pode testar facilmente e medir com precisăo. – Sensor de velocidade universal, sensores lineares, sensores rotativos, extremamente fácil de instalar. – A comutaçăo atuou por uma vez, pode obter todos os dados dos testes de características mecânicas do comutador e os padrơes de forma de onda correspondentes. – O host pode armazenar dados de teste no local, definir por dentro um relógio em tempo real, fácil de arquivar a data e a hora do teste de armazenamento. – Host com tela grande, temperatura ampla, perspectiva direta, LCD com luz de fundo, completo exibe todos os dados e mapas, ajuste eletrônico de contraste do LCD, com poder de memória. – Operaçăo de menu fácil de usar. O instrumento incorporado em uma impressora pode imprimir rapidamente todos os dados e mapas a qualquer momento. Os parâmetros dos produtos
1 – Ambiente de uso Potência de entrada 220V ± 10% 50Hz ± 10% Pressăo atmosférica 86 ~ 106kpa Temperatura -10 ~ 40 ? umidade ? 80% RH 2 – Resistência de isolamento de desempenho de segurança > 2M? de potência dielétrica à freqüência de potência do chassi 1.5KV tensăo suportável 1 minuto, sem flashover e arco. 3 – Parâmetros básicos ? Tempo: resoluçăo da faixa 4000.0ms 0.1ms Erro ? 100ms dentro de 0.1ms ± 1 palavra ? 100ms acima de 0.1% ± 1 palavra ? mesma hora ? Velocidade: faixa 20.00m / s resoluçăo de 0.01m / s Erro: ? 0 -2m / s dentro de ± 0, 1m / s ± 1 palavra ? 100ms acima de ± 0, 2m / s ± 1 palavra ? faixa taxa de resoluçăo Erro Alcance disjuntor a vácuo 50.0mm 0.1mm 1% ± 1 palavra SF6breaker 300.0mm 1mm Disjuntor com menos óleo 600.0mm ? Corrente: Faixa 15A Resoluçăo 0, 01A ? Potência de saída: DC30 ~ 250V digital ajustável / 15A (trabalho transitório) ? Dimensăo: 360 mm (L) × 280 mm (W) × 300 mm (H) ? Peso: 9 kg 4- Fonte de alimentaçăo: AC110V / 115V / 120V / 127V / 220V / 230V / 240V opcional 5 – Freqüência de entrada : 50Hz / 60Hz opcional