Cpap Airsense S10 básico + Wisp CPAP Vital
Kit Cpap Airsense S10 Basico Resmed + Mirage Fx
ou R$4.276,84
De R$4.358,00
COMBO CPAP AIRSENSE S10 BASICO + MIRAGE FX
Uma noite de sono renovadora é tudo o que as pessoas mais querem. Por isso, é muito importante que, no momento de descanso, não exista exposição à luz, sons e também que você encontre uma posição confortável. Mesmo assim, muitos não se sentem revigorados no dia seguinte.
O que pode estar por trás deste incômodo é uma apneia obstrutiva. Se você ronca, acorda com dores de cabeça ou de madrugada e sente que não está descansando corretamente, o uso do Cpap vai te ajudar.
O Cpap da ResMed é uma boa opção pois ele é referência no mercado de sono. A partir do uso deste dispositivo, você consegue respirar melhor e nutrir o seu organismo com o nível certo de oxigênio.
Além isso, o AirSense S10 é indicado para aqueles que desejam uma proteção extra na plataforma. As tecnologias desenvolvidas para o AirSense S10 permitem a luminosidade adequada, o silêncio fundamental para dormir bem e também a umidificação das suas vias aéreas.
Através de um sistema inovador, característica da ResMed, o Cpap evita o ressecamento das regiões por onde o ar passa. Tudo isso com muita conectividade e monitoramento da terapia.
CONFIRA OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Umidificação integrada;
Easy-Breath;
Sensor de luz incorporado;
Expiratory Pressure Relief (EPRTM).
APROVEITE ESTES ITENS DO KIT:
O sistema desenvolvido pela ResMed permite que o Cpap aumente a pressão de forma gradual até chegar no índice adequado para prevenção da apneia, promovendo adaptação confortável para você;
O AirSense percebe as mudanças de temperatura no meio-ambiente e se adapta facilmente para o seu tratamento;
Tenha fluxo de ar reduzido para respirar naturalmente;
Tratamento do sono com conectividade e interface intuitiva;
Aparelho muito fácil de ser usado;
Tela colorida e agradável visualmente.
A interface FX é inovadora e se tornou uma ótima soma no seu kit. Com ela, o conforto fica ainda maior e você consegue respirar adequadamente mesmo durante algum movimento realizado.
Por ser um produto compacto e leve, ele também é muito fácil de ser limpo. Então, a higiene será mais completa.
Além disso, a interface tem apoio da testa desenvolvido com o objetivo de reduzir os pontos de contato. Assim, somente o arnês entra em contato com a pele.
Conte com duas abas macias ao lado do cotovelo que dão liberdade para o paciente retirar o cotovelo com o tubo e levantar durante a noite sem precisar retirar toda a interface do rosto.
Outros benefícios são: arnês mais macio; design de pressão equilibrada; quatro partes para facilitar a limpeza e manutenção; almofada que distribui o ar de forma uniformizada; válvula de exalação com difusão silenciosa e suave.
permitindo um melhor acompanhamento do tratamento através da nuvem de dados.
Manual do AirSenseMontagem rápida do AirSense
VEJA COMO MONTAR E MANUSEAR SEU CPAP AIRSENSE 10:
VEJA A DIFERENÇA ENTRE OS 3 TIPOS DE CPAPS, BÁSICO, CONFORTO E AUTOMÁTICO:
É indicado para uso hospitalar e domiciliar, em pacientes com peso superior a 30 Kg.
ANVISA: 80047300521
Fonte de alimentação: 90 W
Intervalo de entrada AC: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5 A, Classe II 115 V, 400 Hz 1,5 A, Classe II (nominal para uso em aeronave)
Saída CC: 24V ---- 3,75A
Consumo normal de energia: 53 W (57 VA)
Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA)
Atitude de funcionamento: Nível do mar até 2.591 m (8.500 '); faixa de pressão atmosférica de 1013 hPa a 738 hPa
Temperatura de armazenamento e transporte: -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C)
Classificação: IEC 60601-1:2005+A1:2012
Sensor de pressão: Localizado internamente na saída do dispositivo, medidor de pressão do tipo analógico, -5 a +45 cm H2O.
Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, digital do tipo fluxo de massa, -70 a +180 L/min .
Ruídos: 25 dBA a 33 dBA com incerteza de 2 dBA
Dimensões (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 150 mm
Capacidade de água: Até a linha de enchimento máximo 380 mL
Tecnologia usada: 2G GSM (todas as regiões, exceto EUA e Canadá)
Faixa de pressão CPAP: 4 a 20 cmH2O
Oxigênio suplementar/ Fluxo máximo: 4 l/min
- Vazamento de líquido céfalo raquidiano
- Trauma ou cirurgia de crânio recentes
Interface: Para o fabricante, a interface deve ser lavada manualmente diariamente com um sabão ou detergente neutro. Enxaguar bem em água morna (+- 30ºC) potável e corrente após a limpeza. A almofada em silicone deve ser lavada semanalmente com sabão neutro, enxaguado bem e deixe secar ao ar. O arnês deve ser lavado a mão, não lave a interface ou arnês na máquina de lavar roupa ou na máquina de lavar louça. Seque sempre ao ar livre, fora do sol, não coloque na secadora de roupas.
Filtros: O filtro do CPAP deve ser substituído dentro de um período de 3 a 6 meses.
Umidificador: O umidificador é parte integrada no equipamento, deve ser trocada a água diariamente e por hipótese alguma deve ser usado o mesmo umidificador em pacientes diferentes. Todas as vezes que o equipamento for transportado deve-se antes certificar-se de que foi retirada toda a água da câmara de umidificação, para evitar danos por entrada de água no aparelho, estes danos não são cobertos pela garantia. A câmara do umidificador deve ser higienizada a cada 15 dias.