Biorreator Fermentador 7,5 Litros
Biorreator / Fermentador 7,5 litros
Modelo: FTA-5000 - Marca: TECNOPON
• Vaso em vidro borossilicato encamisado (ou base termostatizável com fundo torisférico, toda em aço inox) possibilitando a termostatização do produto através da conexão à banho termostático, borda superior com flange para fecho rápido podendo-se assim retirar sem dificuldades a tampa. Sua tampa contém portas para aceitar todos os sensores, entradas e saídas de líquidos, condensador e agitador convencional, o agitador removível conectado a tampa e com propelentes (03) do tipo Rushton, sendo capazes de atingir rotações de 0 até 1000 RPM em passos de ajuste de 1 RPM.
• Todas com controle proporcional e ajuste micrométrico da vazão, todas elas conectadas ao software possibilitando o exato controle de sua vazão, e possibilitando também a programação pelo usuário através do software de comando, sendo possível executar bio-reações em batelada e continuamente.
• Sistema de aeração com controle triplo, atuando no Agitador, Compressor de ar externo e Cilindro de O2 (opcional), set-point estabelecido pelo usuário com atuação em cascata no caso de leituras abaixo do nível de dissolução de oxigênio desejado.
• Sensores de pH, Oxigênio Dissolvido, Temperatura, Nível de espuma, medindo suas grandezas e enviando para o software possibilitando o monitoramento, controle e registro. Como opção pode-se instalar também sensores de CO2 , Turbidez ( densidade microorganismos ) , Balança Eletrônica.
• Software com funções de monitoramento de todas as medições (sensores, etc.) inclusive expansões, controle de todos os dispositivos (Bombas, Agitador, Aerador, Interfaces).
• Registro de todo o processo de fermentação/biorreação em gráficos de tendência e arquivos compatíveis com outros softwares tais como Excel, possibilitando assim fácil interpretação dos dados. Controle das variáveis, tanto pontual quanto em cascata, através de algoritimos PID.
• Capacidade de controle de 1 a 4 unidades simultaneamente pelo computador de comando.
• Construído em vidro Borossilicato;
• Flange superior para fecho rápido (também flange inferior para fundo torisférico );
• Encamisado para termostatização (termostatizada pela base para fundo torisférico );
• Volume Total: 7,5 litros;
• Volume Útil de Trabalho: 1,5 a 5 litros;
• Em aço inox 316 L flangeada, poços para :
• Central para o agitador mecânico;
• Adição de nutrientes, produto, acido, base, anti-espumante;
• Sangria/retirada;
• Poço para enchimento com funil;
• Chicana em aço inox 316 L (com ângulo ajustável);
• Eletrodo para medição de pH, Oxigênio Dissolvido;
• Eletrodo para medição de CO2 Dissolvido; (opcional)
• Eletrodo para medição de Turbidez; (opcional)
• Sensor de Temperatura tipo PT100 e Espuma;
• Válvula de Alívio;
• Motor Brush-less com controle da velocidade pelo computador;
• Rotação de 0 a 1000 RPM com passo de ajuste de 1 RPM;
• Fixação na tampa, porém de fácil remoção;
• Haste com três hélices dispersoras tipo Ruston com regulagem de altura; (outros propulsores sob consulta)
• Aerador em tubo de aço inox AISI 316 L;
• Filtro HEPA 0,1 micrometro;
• Dupla entrada, com vazão controlável e medição da vazão das entradas através de rotâmetros instalados no painel;
• Dupla entrada (O2, N2) com vazão controlável e medição da vazão das entradas através de rotâmetros manuais instalados no painel;
• Compressor de ar incorporado no console (vazão de até 10l/min);
• Condensador de Refluxo Autoclavável em aço inox;
• Filtro HEPA 0,1 micrometro (para evitar inóculos na atmosfera);
• Jaqueta ou Base Torisférica com circulação de água;
• Banho termostático com faixa de trabalho de 10ºC a 80ºC;
• Controle PID estabilidade +/- 0.1ºC;
• 02 bombas peristálticas para adição de acido e base (0,1 a 200 ml/miN) – Controle automático ou manual do pH.
• 01 bomba peristáltica para retirada de amostra (0,1 a 200 ml/min)
• 01 bomba peristáltica para adição de Nutrientes (0,1 a 200 ml/min)
• 01 bomba peristáltica para anti-espumante (0,1 a 1200 ml/min)
• 01 bomba peristáltica externa para alimentação de matéria prima e nutrientes, drenagem do vaso (0,1 a 1200 ml/min)
• 01 Eletrodo de pH Autoclavável, comprimento 220 mm , Mettler Toledo;
• 01 Eletrodo de Oxigênio Dissolvido Altoclavável Polarográfico , 220mm , Mettler Toledo;
• 01 Sensor de Temperatura tipo PT 100;
• 02 Rotâmetros 0 a 100 l/min;
• 01 Sensor de Nível de Espuma;
• 01 sensor de pressão
• 01 válvula de alivio para segurança
• pH set-point alto e baixo criando faixa de trabalho, controlando automaticamente ou manualmente as bombas peristálticas de ácido e base;
• Controle em cascata:
• Rotação do dispersor;
• Acionamento do Compressor de ar;
• Acionamento de O2;
• Totalização dos Nutrientes adicionados;
• Recipientes para Reagentes e Amostragem
• 05 Frascos 250 ml Autoclaváveis com filtro HEPA 0,1um para , ácido , base , anti-esp, amostragem, nutrição;
• 02 Frascos de 1000 ml Autoclaváveis com filtro HEPA 0,1um para , ácido , base , anti-esp, amostragem, nutrição;
• Interface Touch-Screen integrada ao console,
• 04 Portas de Comunicação tipo USB, permitem conexão de vários acessórios, tais como pen-drives, teclado, mouse, etc;
• 01 Porta TCP-IP permite o monitoramento remoto do equipamento, permitindo que de qualquer outro computador conectado a Internet se possa monitorar o funcionamento do Bio-reator (não permite o controle, somente monitoramento em paralelo com o computador principal);
• 03 Portas Seriais tipo RS232 permitem a instalação e conexão ao software de balanças e outros equipamentos com saída de dados serial;
• Opcional: Tablet móvel com comunicação Wireless;
• Totalmente Computadorizada – Possibilitando o controle e registro de dados.
• Totalmente parametrizável com medições de pH, Condutividade, O2, Temperatura, Tempo, Rotação da Agitador, etc.