Filtro Notch · Wiki · Cardiorrespirômetro / ecg · GitLab
Uma etapa importante do condicionamento do sinal é a eliminação do ruído de 60Hz proveniente da rede elétrica que acaba sendo acoplado ao circuito. Para isto, é utilizado um filtro rejeita-faixas, ou "Notch". A topologia mais utilizada para isso e a mais recomendada para uso nesse tipo de aplicação é a topologia "Malha de Duplo T", ou, como é mais comumente conhecida, "Twin-T". O circuito proposto pode ser visto na figura abaixo.
Fonte - Cuthbert A. Nyack
Nota-se que o trimpot R1 pode ser ajustado, alterando a variável "a". Essa variável permite variar o fator de qualidade Q do filtro sem afetar a frequência de corte do mesmo. Assim, pode-se ajustar facilmente o fator de qualidade do filtro para melhor atenuação do ruído de 60Hz. Ademais, para um corte em 60Hz, os valores de componentes R e C são, respectivamente, 5.6Kohms e 470nF.
Como os componentes passivos disponíveis no mercado apresentam uma tolerância relativamente alta (normalmente de 5%), o grupo optou pela topologia que utiliza um trimpot R1 para variar o fator Q do filtro. Assim, mesmo que os valores levemente descasados do filtro desloquem a frequência de corte para uma faixa próxima dos 60Hz, é possível ajustar o fator Q de forma a atenuar, em boa parte, o ruído da rede.
Nota-se o bom desempenho do filtro, já que garante altíssima atenuação (cerca de -30dB) em 60Hz e causando quase nenhuma alteração na banda passante. Como provavelmente haverá descasamento dos valores dos componentes, é provável que o ponto de operação do filtro seja ajustado.