TERMO-HIGRÓMETRO COM DATA LOGGER MODELO CTR313 - PDF Free Download
Download "TERMO-HIGRÓMETRO COM DATA LOGGER MODELO CTR313"
Martim Conceição da Silva
1 TERMO-HIGRÓMETRO COM DATA LOGGER CTR313 Medidor portátil, muito fácil de usar, com tempo de resposta elevado, sendo um equipamento ideal para higiene e segurança no trabalho, monitorizações contínuas de espaços fechados, laboratórios, etc. A sonda tanto pode estar fixa lateralmente ao medidor, como se pode destacar. Ao contrário da versão anterior, possui capacidade de memória de dados (data logger) com capacidade para pontos. O registo das medidas é realizado em intervalos regulares programáveis pelo utilizador. Deste modo o aparelho pode estar a fazer medidas durante horas ou dias seguidos e mais tarde o utilizador poder descarregar a informação para o computador e ver o histórico de medidas. Gama de humidade relativa: 0 a 100%, com uma precisão de ±2,5% Gama de temperatura: -20 a +60 ºC, com precisão de ±0,7 ºC Resolução de humidade relativa: 0,1% Resolução de temperatura: 0,1 ºC Protecção de entrada: 60 Vcc ou 24 Vrms ca (máximo) Alimentação: bateria de 9V Dimensões e peso (apenas do aparelho): 184 x 64 x 30 mm / 210 g Referência para encomenda: JR Fornecido com mala de transporte, software para Windows, cabo de ligação a porta série (RS-232) manual de instruções e bateria de 9 V ACESSÓRIO OPCIONAL Adaptador USB Acessório que permite ligar o higrómetro a uma porta USB. Referência para encomenda JR
2 TERMO-HIGRÓMETRO COM SONDA DE TEMPERATURA ADICIONAL CTR311 Esta versão possui uma sonda destacável para medidas de temperatura e humidade ambiente, mas possui ainda uma segunda entrada para ligar sondas termopar do tipo K. Deste modo para além da temperatura e humidade ambiente pode medir em simultâneo a temperatura de um objeto ou de um liquido, etc. O aparelho não possui memória interna mas tem na mesa uma saída para PC possibilitando transferir as medidas em tempo real para um PC (software e cabo não incluídos). Esta equipado com um visor de grandes dimensões de 3 linhas, de modo que é possível ter em simultâneo no visor as medidas de temperatura e humidade ambiente e ainda da sonda termopar. Possui tecla de função MAX / MIN e ainda tecla REL para ver o valor relativo comparando com um valor de referência. Gama de humidade relativa: 0 a 100%, com uma precisão de ±2,5% Gama de temperatura: -20 a +60 ºC, com precisão de ±0,7 ºC Gama de temperatura da sonda adicional: -200 a 1370 ºC dependente da sonda usada Resolução de humidade relativa: 0,1% Resolução de temperatura: 0,1 ºC Alimentação: bateria de 9V Alimentação opcional através de adaptador de corrente de 9 V (não incluído) Dimensões e peso (apenas do aparelho): 190 x 64 x 30 mm / 320 g Referência para encomenda: JR Fornecido com mala de transporte, sonda de temperatura termopar tipo K para uma gama de medida de -50 a 200 ºC (com uma tolerância de ±2,2 ºC), pilha de 9 V e manual de instruções.
3 SONDAS TERMOPAR TIPO K OPCIONAIS Para aplicações mais específicas para usar com o termómetro digital anteriormente descrito, aconselhamos a selecionar a sonda mais adequada. Versões para imersão / penetração JR ºC a 600 ºC Tolerância: 2,2 º Versão de contacto / superfície JR ºC a 400ºC Tolerância: 2,2 ºC Versão de ambiente / ar / gases (não corrosivos) JR ºC a 800 ºC Tolerância: 2,2 ºC
4 HIGRÓMETRO COMPACTO (sem memória nem ligação a PC) CTR 315 Modelo compacto, de resposta rápida, robusto, fácil de usar e bastante versátil possibilitando a monitorização da humidade relativa de qualquer tipo de ambiente e em qualquer lugar e nas aplicações mais diversas, tais como laboratórios, higiene e segurança no trabalho, inspecção de espaços fechados, etc. Desenhado de modo a caber na palma de uma mão o que permite uma maior liberdade de movimento por parte do utilizador, uma vez que a sonda esta embutida no próprio aparelho. Possui tecla de função relativa, tecla de função de fixar valor (Hold), assim como apresenta os valores máximo e mínimo medidos, num visor LCD de duas linhas (para temperatura e outra para humidade relativa) Gama de medida de humidade relativa: 1% a 99%, Precisão 3% Resolução: 0,15% Gama de medida de temperatura: -20 a 60 ºC Precisão 0,8 ºC Resolução: 0,1 ºC Alimentação: pilha de 9 V Referência para encomenda: JR Fornecido em caixa de arrumação, com pilha de 9 V e manual de instruções em português. KIT DE CÁPSULAS DE CALIBRAÇÃO Constituído por uma câmara de calibração a 33% e outra a 75%. Com este kit o próprio utilizador pode verificar a performance do higrómetro. Referência para encomenda: JR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EM LABORATÓRIO ACREDITADO Opcionalmente os equipamentos podem ser fornecidos com certificado de calibração emitido por um laboratório acreditado pelo IPAC (veja em A calibração é efectuada em 3 pontos de temperatura e 3 pontos de humidade, devendo ser o cliente a indicar quais os valores que pretende para a realização da calibração. O certificado será emitido com a designação social do cliente e tem validade de 1 ano.
5 HIGRÓMETRO COM ALARME E FUNÇÃO DE CALIBRAÇÃO Higrómetro para medidas contínuas das condições ambientais em espaços fechados não industriais, tais como escritórios, bibliotecas, museus, salas de aulas, auditórios, laboratórios, etc. É um equipamento que apesar de pequenas dimensões, possui no entanto um visor digital de grandes dimensões que permite visualizar as medidas de temperatura e de humidade mesmo a grandes distâncias e com facilidade. No entanto este aparelho possui 2 características que o tornam ideal para monitorizações das condições ambientais no local onde se encontra: Alarmes: o utilizador pode definir um valor máximo (seja de temperatura seja de humidade) que, caso seja alcançado, faz emitir um alarme sonoro e ainda apresentar um aviso no próprio visor. Esta função pode ser particularmente útil para alertar quaisquer condições extrema que possa haver no local; Calibração: a sonda de medida do aparelho pode ser destacável. Isto depois permite usar cápsulas de calibração para aferir o equipamento, ou seja, periodicamente o próprio utilizador poderá calibrar o medidor (ver nota). O aparelho pode estar pousado sobre o tampo de uma mesa ou fixo numa parede. Possui ainda função de medida de valores máximo e mínimo (quer da temperatura quer da humidade). NOTA: apesar de o instrumento possuir um modo de calibração, no entanto é aconselhável que de ano em ano o equipamento seja verificado por um laboratório de calibração acreditado pelo IPAC. Características de medida: Medidas de humidade: Gama de medida: 0% a 100% Resolução de medida: 0,1% Precisão: tipicamente ±3% Medidas de temperatura Gama de medida: -20 a 60 ºC Resolução de medida: 0,1 ºC Precisão: tipicamente ±0,8% Funções de medida: Alarme programável (sonoro e visual); Valor máximo; Valor mínimo Visor digital de 2 linhas mostrando a temperatura e a humidade em simultâneo; Intervalo de medida: a cada 20 segundos Alimentação: 4 pilhas de 1,5 V do tipo AAA alcalinas; Autonomia das pilhas: cerca de 1 ano Dimensões e peso: 140 x 105 x 26 mm / 265 g Referência para encomenda: JR Fornecido com pilhas e manual de instruções.
HI Medidores de ph/mv/ise/temperatura com Calibration Check. Certificado ISO 9001:2000
HI 3000 S É R I E Medidores de /mv/ise/temperatura com Calibration Check Certificado ISO 9001:2000 www.hannacom.pt Calibration Check Exclusiva da HANNA inclui: Avisos de Eléctrodo Sujo/Partido e Padrão
Manual de Instruções CR-4. Calibrador digital para bomba de amostragem
Manual de Instruções CR-4 Calibrador digital para bomba de amostragem Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 6 4. Informações de Segurança 7 5. Informativo Técnico
Manual de Instruções HI93501 HI935001 HI935007 HI935004 HI935008 Termómetros Portáteis www.hannacom.pt 1 Estimado cliente, Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments. Antes de utilizar estes instrumentos,
Manual de Instruções. Flex. Multifuncional
Manual de Instruções Flex Multifuncional Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 8 4. Informações de Segurança 9 5. Operação 10 6. Cuidados gerais 27 7. Termo de
Manual de Instruções. Accura-2. Bomba de amostragem digital programável
Manual de Instruções Accura-2 Bomba de amostragem digital programável Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 6 4. Informações de Segurança 7 5. Operação 8 6. Manutenção
KERN DLB_A01 Versão /2011 P
KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrução de uso Kit de aferição de temperatura KERN
HI HI Simuladores ph/mv. Manual de Instruções. Estes Instrumentos estão de Acordo com as Normas CE 30 HIGH IMPEDANCE 40 C
HI 8427 / CALIBRATOR Manual de Instruções HI8427 - HI931001 Simuladores / LOW BATTERY 2 4 7 10 0 12 1900 0 10-350 350 1900 14 50 20 MANSIMULR2PO 02/03 40 C 30 HIGH IMPEDANCE w w w. h a n n a c o m. p t
Multímetros Digitais de Mão (DMMs) Série U1230 da Keysight. Folha de Dados
Multímetros Digitais de Mão (DMMs) Série U1230 da Keysight Folha de Dados Introdução Renove suas expectativas com os DMMs de mão da Série U1230 da Keysight Technologies, os primeiros a combinar lanterna
HI 93501, HI , HI , HI , HI Termómetros portáteis MANUAL DE INSTRUÇÕES
HI 93501, HI 935001, HI 935004, HI 935007, HI 935008 Termómetros portáteis MANUAL DE INSTRUÇÕES Estimado Cliente Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments. Leia este manual de instruções cuidadosamente,
REGISTADORES AUTÓNOMOS KISTOCK KT 220 / KH 220 / KTT 220
REGISTADORES AUTÓNOMOS KISTOCK KT 220 / KH 220 / KTT 220 Temperatura / Humidade / Luminosidade / Corrente Tensão / Impulsão / Pressão de água PONTOS FORTES DA GAMA Disponível com ou sem mostrador Software
O que há de novo na DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA. Cristina Caldas António Soares
O que há de novo na DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA Cristina Caldas António Soares Grupo Contimetra/Sistimetra LISBOA 1964 PORTO 1983 Departamentos INDÚSTRIA E AMBIENTE QUÍMICOS E FERRAMENTAS CONTROLO, SISTEMAS
Manual de Instruções. Silence. Bomba de amostragem digital de baixa vazão programável
Manual de Instruções Silence Bomba de amostragem digital de baixa vazão programável Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do Produto 4 3. Descrição do Produto 6 4. Informações de Segurança 7 5. Operação
CALIBRADORES DE TEMPERATURA POR QUE A CALIBRAÇÃO É NECESSÁRIA Todo o dispositivo usado para medições críticas do processo deve ser verificado periodicamente para verificar se continua a fornecer a precisão
Seq. HABILITAÇAO ALFAMED L & M. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
Tabela: Seq. HABILITAÇAO ALFAMED L & M Anexo I - Carta de Apresentação - papel timbrado da empresa 2 Anexo II - Conteúdo da Proposta - Dados completos, assinado pelo signatário 3 Anexo III - Termo de Compromisso
Manual de Instruções. Micro. Bomba de amostragem digital de baixa vazão
Manual de Instruções Micro Bomba de amostragem digital de baixa vazão Sumário 1. Introdução 3 2. Especificações do produto 4 3. Descrição do produto 6 4. Informações de segurança 7 5. Operação 8 6. Cuidados
Sem data Sheet online A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Dados técnicos em detalhe Características MTBF Ligações Capacidade de calibrar Aplicações Mecânica/sistema elétrico Dimensões, sistema (C x L
Condutivímetros. versão
Condutivímetros Indicado para controlar a condutividade da água destilada ou desmineralizada em laboratório ou nas instalações industriais. A medição da condutividade é feita através de um sensor que é