Estação Total GeoMax Série Zoom30 - PDF
Download "Estação Total GeoMax Série Zoom30"
1 Estação Total GeoMax Série Zoom30
4 Total Confiança Na GeoMax, nós entendemos que você trabalha nos ambientes exigentes e requer uma excelente relação custo-execução sem comprometer a qualidade. É por essa razão que nós construímos produto que Trabalha quando você faz!. Tecnologia accxess EDM A tecnologia accxess EDM a maior precisão da categoria na medição sem prisma. O excepcional desempenho na medição sem prisma até 600 m. O minúsculo rastro de EDM e a sofisticada tecnologia de processamento de sinal garante à você o máximo de precisão independentemente da distância ou condições. Porta USB Transferência de dados, importação e exportação são fáceis quando se usa a interface USB presente na GeoMax Zoom30. O pendrive de 4 MB de alto rendimento acompanha todos os instrumentos da GeoMax Série Zoom30. Prumo laser O prumo laser da Série Zoom30 entrega à você a precisa e fácil centragem todo tempo. O raio laser brilhante é facilmente visualizado e elimina o consumo de tempo requerido no prumo ótico. Você ganha a cada estacionada. Sistema completo A GeoMax não só fornece instrumento de alta produtividade, mas também um completo conjunto de acessórios para atender os seus trabalhos exigentes. Com tudo dentro da maleta, a GeoMax Trabalha quando você faz!.
5 Zoom30 Construído para todos os ambientes A Zoom30 resiste à ambientes hostis. Com a certificação Polar opcional, a Zoom30 é individualmente testada a -30 C. Compensador quatro eixos Com o avançado compensador eletrônico, Os instrumentos GeoMax estão sempre nivelados e corrigidos dos erros de colimação. O compensador quatro eixos é padrão para todas as Estações Totais GeoMax, significando a certeza da máxima confiabilidade, tanto no ângulo horizontal, como na vertical. Transferência de dados Mesmo terminado o trabalho de campo, a obra não está necessariamente completa. Os dados podem ser transferidos diretamente ao CAD ou ao outro software através de Bluetooth ou USB. O software para PC da GeoMax, o GeoMax Geo Office, é fornecido com a Série Zoom30 permite a visualização, edição e transferência de dados aos outros instrumentos e formatos com facilidade. Programas Potentes O poderoso programa a bordo fornece à você a completa flexibilidade para realizar qualquer trabalho. Um conjunto completo de aplicações no sistema operacional Windows Embutido CE vem como padrão para entregar controle total sobre completa gama de tarefas. Trabalha quando você faz
6 Trabalha quando você faz! Na GeoMax, nós entendemos o quanto os seus dados são importantes. Por essa razão nós fornecemos a flexibilidade completa de dados em todos os instrumentos da Série Zoom30. Você pode estar certo que a GeoMax Trabalha quando você faz! Controle Completo de Comunicação A Série Zoom30 da GeoMax fornece o controle total sobre os seus dados e comunicações. Escolha entre Bluetooth, Pendrive USB, 2 portas USB e 1 porta RS232 para importar e exportar os seus dados no formato padrão ou personalizado. A poderosa base de dados a bordo está na ponta dos seus dedos. Exporte a uma variedade de formatos, tais como, ASCII e DXF ou crie o seu próprio formato. Os dados podem ser importados de uma ampla variedade de fontes. Controle todos os seus dados a bordo usando a base integrada e o gerenciador de arquivos ou importe os dados diretamente ao GeoMax Geo Office. O software para PC da GeoMax é o companheiro ideal de escritório para a Série Zoom30 da GeoMax. Os dados podem ser armazenados na ampla memória interna e transferidos através de aparelhos de sua escolha. Com a opção de comunicação flexível da Zoom30, você pode selecionar o seu método de comunicação de sua preferência. Bluetooth, USB e RS232 podem ser usados para transferir os dados de forma rápida, segura e flexível. O USB padão vem em todos os instrumentos da Série Zoom30 da GeoMax. É possível a fácil transferência de dados entre instrumentos, seu PC e outros equipamentos através do Pendrive USB padrão ou através do Pendrive USB ZMS100 de alto rendimento e ampla capacidade da GeoMax. Use o Blutooth para conectar o seu instrumento GeoMax Zoom30 à uma ampla variedade de equipamentos externos, incluindo os PCs e os PDAs. A integração lhe fornece o máximo de conforto e segurança sem sacrificar o desempenho.
7 Zoom30 Todos os instrumentos da Série Zoom30 vem com um conjunto completo de aplicações poderosas. Desde a coleta de dados e locação, até as rotinas CoGo e cálculo de volumes, a Zoom30 possui as aplicações para que a sua obra seja realizada. Medição A poderosa aplicação para levantamentos permite a coleta de dados de forma rápida e precisa. A flexibilidade na codificação e o mostrador de formatos entregam os dados no modo que você deseja. Exporte os dados de medição com os códigos diretamente ao CAD. Estação Livre Com o simples toque das teclas o seu ponto as coordenadas da sua Estação e a sua Ré são calculadas, permitindo assim, o início do levantamento imediatamente. Locação Com a precisa e amigável orientação você rapidamente completará a locação de um ponto e pronto para mover ao próximo ponto. Área (3D) e Volume A aplicação Área (3D) e Volume determina a área, volume e o perímetro de superfícies planas ou inclinadas com o simples toque nas teclas. Ponto Inacessível A aplicação Ponto Inacessível permite a determinação da altura do ponto quando você não consegue medir a distância diretamente. O cálculo do ponto incessível é realizado automaticamente. Construção Com a grande tela gráfica a locação de eixos da sua obra nunca foi tão fácil. Você completará a locação de eixos mais fácil e rápido como nunca. Elementos de Referência Tanto na implantação ou verificação de linha ou arco de referência, você se surpreenderá com a flexibilidade da aplicação. Rotinas CoGo Calcule e determine os pontos no campo facilmente com a aplicação Cogo. Esta poderosa aplicação calcula Azimute e Distância, Interseções, Excêntricos e Deslocamentos e Extensão de Linha com poucos e fáceis passos. Distância e Desnível Determine a distância, a rampa, o azimute e o desnível entre dois pontos quaisquer e pontos subsequentes Ponto Oculto Esta situação aparece quando você não consegue medir o ponto diretamente. Com a aplicação Ponto Oculto, simplesmente posicione a ponta do bastão no ponto oculto e meça os dois prismas. As coordenadas do ponto oculto serão calculadas automaticamente. Trabalha quando você faz
8 Série Zoom30 Dados Técnicos GeoMax Zoom30 7, 5, 3, 2 accxess4 GeoMax Zoom30 5, 3, 2 accxess6 Medição de Distância sobre Prisma Medição de Distância sem Prisma até 400 m Medição de Distância sobre Prisma Medição de Distância sem Prisma até 600 m Medição Angular (Hz, V) Método Contínuo absoluto Resolução 1 Desvio padrão 2, 3, 5, 7 Telescópio Aumento 30x Campo de visão 1 30 (26 m / 1 km) Distância mínima do foco 1,7 m Retículo Iluminação do retículo em 3 níveis Compensador Sistema Compensador quatro eixos Intervalo ± 4 Precisão da correção 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 Medição de Distância sobre Prisma Alcance com 1 prisma circular m Alcance com 3 prismas circulares m Alcance com placa reflexiva (60 mm x 60 mm) 250 m Precisão (Fina/Rápida/Contínua) 2 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm Tempo de medição (Contínua /Rápida/Fina) 0,15 seg. / 0,8 seg. / 2,4 seg. Medição de Distância sem Prisma accxess EDM Alcance accxess6 na superfície branca 600 m Alcance accxess4 na superfície branca 400 m Alcance com 1 prisma circular > m Precisão 3 mm + 2 ppm (>500 m: 4 mm + 2 ppm) Tempo de medição 3,0 6,0 seg. Comunicação Memória interna/armazenamento pontos (inclui medição, coord. e códigos) Interface USB e RS232 Bluetooth Bluetooth para comunicação e transf. de dados USB Host Pendrive USB para transferência de dados Operação Tela 160 x 280 pixels, 8 linhas x 30 caracteres Teclado Alfanumérico e 4 teclas de função Sistema operacional Sistema operacional Windows Embutido CE Prumo Laser Tipo Ponto laser, brilho ajustável em etapas Precisão 1,5 mm com altura do instrumento a 1,5 m Condições ambientais Versão Polar opcional testado a -30 C Operação / Temperatura de armazenamento -20 C até +50 C / -40 C até +70 C Proteção contra poeira e água IP54 Peso Incluindo a bateria e base nivelante 5,1 kg Bateria Voltagem/Capacidade ZBA400 7,4V 3800mAh Tempo de operação com medição contínua de ângulos 36 horas Tempo de operação com medição a cada 30 segundos 9 horas (> medições) Medição de distância (Modo Prisma): Laser classe 1 em conformidade com IEC resp. EN ; Prumo laser: Laser classe 2 em conformidade com IEC resp. EN ; Mediçãode de distância (modo sem prisma accxess ): Laser classe 3 em conformidade com IEC resp. EN A nominativa e o logo Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Todas as marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Direitos reservados GeoMax AG. Ilustrações, descrições e especificações técnicas não são vinculativas e podem mudar. Impresso na Suíça / / br GeoMax AG