Detectores de Partículas. Thiago Tomei IFT-UNESP Março PDF
Download "Detectores de Partículas. Thiago Tomei IFT-UNESP Março 2009"
Glória Almada Cesário
1 Detectores de Partículas Thiago Tomei IFT-UNESP Março 2009
2 Sumário Modelo geral de um detector. Medidas destrutivas e não-destrutivas. Exemplos de detectores. Tempo de vôo. Detectores a gás. Câmara de ionização. Contador proporcional. Geiger-Muller. Multiwire proportional chamber. Cintiladores. Detectores de estado sólido. Outros detectores. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 2
3 Modelo Geral de um Detector Objetivo: interação da partícula com detector sinal macroscópico. Sinal elétrico. Sinal luminoso conversão para elétrico. Princípio: aparição de carga Q no volume sensível do detector. Aplicação de campo E deslocamento da carga corrente i(t) coleta da carga em tempo t C. t Formação de sinal i(t). C 0 i t dt=q 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 3
4 Modelo Geral de um Detector Dois modos principais de operação. Modo de corrente: medida direta do sinal i(t). Usado principalmente quando se deseja detectar uma taxa média de ocorrência de eventos. Modo de pulso: medida de V(t). Usado principalmente quando se desejadetectar evento por evento. Um evento ~ um pulso. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 4
5 Medidas Destrutivas Exemplo: medida direta da energia da partícula. Partícula deposita toda a energia no material. Diferentes processos dependendo da energia. Todos os descendentes ou são absorvidos ou escapam. Nenhuma partícula com a ''identidade original''. Formação de chuveiros. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 5
6 Medidas Não-Destrutivas Exemplo: medida do momento através do raio de curvatura. Partícula ioniza o material em regiões localizadas do espaço. R= p T qb Partícula mantém sua identidade quase intacta durante o processo. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 6
7 Exemplos de Detectores
8 Tempo de Vôo Medida de tempo de vôo da partícula através de distância conhecida. Pode ser convertida em medida de massa, com ajuda de dispositivo de traço: m= p c c2 t 2 L 2 1 onde p e L são o momento e o comprimento de arco da trajetória medida. Diagrama do detector de tempo de vôo do CDF-II, FNAL. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 8
9 Detectores a Gás Partícula carregada atravessando meio gasoso. Ionização do gás. Ionizações primária e secundária. Número de íons primários ~ energia da partícula. Elétrons coletados através de campo E aplicado. Coleta incompleta: recombinação, captura de elétrons. Diferentes modalidades: Câmara de ionização. Detector proporcional. Contador Geiger-Muller. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 9
10 Câmara de Ionização Usualmente operada em modo de corrente. Radiação estacionária R Taxa de ionização I = f(r). Recombinação / captura. Coleta incompleta. Aumento do campo E aumento da coleta. Valor crítico de E. Saturação iônica. Corrente de ionização i é proporcional à taxa R. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 10
11 Aumento do campo E. Contador Proporcional Ionização passa a gerar avalanches de elétrons. dn n Variação de número de elétrons / unid. comprimento: = dx n x =n 0 e x Geometria cilíndrica região de campo intenso muito pequena. Magnitude do pulso ~ número de íons primarios. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 11
12 Contador Geiger-Muller Raio da região de descarga. Campo elétrico mínimo para formação de descarga. Aumento do campo E. Avalanches passam a gerar outras avalanches. Reação em cadeia descarga Geiger. Descarga termina devido a acúmulo de íons positivos no anodo. Altura do pulso depende apenas da tensão aplicada. Proporcional à sobrevoltagem. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 12
13 Multiwire Proportional Chamber Aprimoramento do contador proporcional. Geometria: Plano de fios (anodos) paralelos entre dois planos catodos. Ionização elétrons e íons vão em direções distintas. Cada fio age como um contador proporcional + sinal em um único fio. Medida simultânea de energia e posição. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 13
14 Multiwire Proportional Chamber Exemplo de Multiwire Proportional Chamber. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 14
15 Materiais Cintiladores Material cintilador é aquele que emite luz quando da passagem de uma partícula. Características desejáveis: Conversão da energia cinética da partícula em luz detectável de maneira eficiente. Luminosidade proporcional à energia depositada. Transparente à luz emitida por ele mesmo. Tempo de emissão da luz deve ser curto. Boa qualidade ótica e facilimente manufaturável. Índice de refração próximo ao do vidro para acoplar com um sensor de luz. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 15
16 Cintiladores Orgânicos Materiais com estrutura molecular do tipo -elétron níveis de energia com estrutura fina. Níveis S(n,m) (singletos) e T(n,m) (tripletos). Excitação: S(0,0) para S(1,m). De-excitação: S(1,m) para S(1,0): degradação interna (~ ps) S(1,0) para S(0,m'): fluorescência (~ s) Passagem por T(1,0): fosforescência (~ ms). 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 16
17 Cintiladores Inorgânicos Materiais cristalinos com estrutura de bandas Valência, condução e proibida. Dopagem sítios ativadores. Conduction band Scintillation photon Valence band Activator excited states Activator ground state Preenchimento parcial da banda proibida com níveis discretos. Fóton par elétron-lacuna. Lacuna migra para sítio ativador e o ioniza. Elétron migra para sítio ionizado e o coloca em um estado excitado. De-excitação fluorescência. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 17
18 Detectores de Estado Sólido Semicondutores apresentam estrutura de bandas com bandgap muito pequeno. É possível ''dopar'' o semicondutor para que ele se torne um condutor. Substituem-se átomos do cristal por átomos de outro material que seja: ''Doador'' de elétrons (fósforo): semicondutor tipo N. ''Receptor'' de elétrons (boro): semicondutor tipo P. O tipo do dopante determina se os principais portadores de carga serão elétrons (pretos) ou lacunas (brancos). 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 18
19 Detectores de Estado Sólido Combinação de um semicondutor P com um N junção PN popularmente conhecida como diodo. Na junção elétrons (lacunas) migram para o lado P (N), deixando cargas imóveis atrás de si. O efeito final é a existência de carga negativa (positiva) do lado P (N). Criação de região depletada na junção, sujeita a um campo E e uma tensão ~ 0.6 V. Para uso como detector: aplicação de tensão reversa. Aumento da região depletada age como capacitor dependente da tensão aplicada. Passagem de partícula carregada criação de pares elétron / lacuna corrente de ionização. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 19
20 Detectores de Estado Sólido Detectores construídos a partir de grandes números de pequenas unidades (wafers) de junções PN. Um conjunto dessas unidades, cobrindo uma grande área, possibilita a medida da posição da partícula. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 20
21 Outros Detectores Detectores baseados em radiação de transição e radiação Cherenkov. Radiação Cherenkov: velocidade da partícula > velocidade de fase da luz no meio. cos C = 1 n Radiação de transição: partícula passa por interface entre meios com diferentes índices de refração. I = z2 e 2 p 3c Usados para medir velocidade das partículas. 19/03/09 Partículas I, Thiago Tomei 21
DETECTORES DE RADIAÇÃO Nuno Santos* * Nº55746 Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica Instituto Superior Técnico Departamento de Física e-mail: nuno.dodgeps@gmail.com Palavras-chave: Câmara de Ionização,
Equipamentos detectores de radiação e sua utilização. Alfredo Baptista Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica alfredo@ctn.ist.utl.
Equipamentos detectores de radiação e sua utilização Alfredo Baptista Laboratório de Protecção e Segurança Radiológica alfredo@ctn.ist.utl.pt Curso de Proteção e Segurança Radiológica em Radiografia Industrial
suficientemente, a corrente satura num valor limite como
5.3 Condução em gases (Geralmente esta seção não pode ser apresentada num curso de 4 horas semanais. O conteúdo tem relevância para alunos de engenharia de meio ambiente, geociências, engenharia elétrica,
Diodo túnel Diodo Esaki
Diodo túnel Diodo Esaki Diodos convencionais são dopados com um átomo de impureza para cada dez milhões de átomo de semicondutor intrínseco. Aumentando-se a dopagem para mil átomos de impureza para cada
Detectores de Partículas: Uma Introdução ao CMS Tiago dos Anjos Sumário Aceleradores Circulares LHC O Detector CMS - Sistema de Trajetórias - Detector de múons - Calorímetro Eletromagnético - Calorímetro
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO campus CUBATÃO
1 INSTITUTO FEDEAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO campus CUBATÃO APOSTILA DA DISCIPLINA ELETÔNICA ETA3 CUSO SUPEIO DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTIAL Antônio Luiz dos Santos Filho Humberto
RAIOS GAMA PRINCÍPIOS FÍSICOS E. Prof. Emery Lins Curso Eng. Biomédica
RAIOS GAMA PRINCÍPIOS FÍSICOS E INSTRUMENTOS Prof. Emery Lins Curso Eng. Biomédica Geração de Raios Gama Geração de Raios-x Geração de Raios gama Raios-γsão as radiações eletromagnéticas de mais alta energia