BK Móveis Hospitalares - BKCF 011 (002-AR) - CAMA FOWLER ELÉTRICA
Home / BKCF 011 (002-AR) - CAMA FOWLER ELÉTRICA
BKCF 011 (002-AR) - CAMA FOWLER ELÉTRICA
ESTA CAMA É FORNECIDA COM PAR DE GRADES LATERAIS SISTEMA ÚNICO (FIBERGLASS), apresentam movimentação circular, sendo retráteis quando baixadas; confeccionadas em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, as quais são duráveis, sem cantos vivos, mantém a cor original sendo facilmente laváveis; sistema de travamento automático no final do curso (sentido horário), apresenta sistema de travamento automático ao final de curso e desarme por acionamento de trava; ESTRUTURA: confeccionada em aço retangular 1.020 recuado 50 x 30 x 1,5 mm de espessura de parede, sobreposta por carenagem em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico; LEITO: em chapa de aço carbono 1.020 estruturada, 2 mm de espessura, montado sobre quadro de longarinas de aço em "U" 75 mm x 35 mm x 2 mm de espessura de parede; apresenta protetor anti-impactos nas extremidades confeccionado em PVC flexível branco; PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO: apresenta 04 pontos localizados nas extremidades do leito para posicionamento do suporte de soro; ACABAMENTO: as partes em aço carbono 1.020 (estrutura e leito) recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa; CARENAGEM DA BASE, CABECEIRA E PESEIRA confeccionadas em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, as quais são duráveis não mancham e não perdem a cor original. As cabeceiras dispõem de tubos de encaixe ao quadro de longarinas confeccionado em aço inoxidável AISI 304, 1" x 1,2 mm de parede, as quais são facilmente removíveis e de fácil higienização; RODÍZIOS: giratórios 5" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cama, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal.
MOVIMENTOS: Fowler, semi-fowler, dorsal, joelhos: por sistema elétrico composto de atuadores lineares, acionados por meio de controle remoto com fio; Vascular: possibilita a elevação do apoio de pernas por sistema de cremalheiras para procedimentos vasculares.
• POSIÇÃO SEMI-FOWLER: possibilita que o apoio dorsal seja posicionado em um ângulo de até 30°; finalidade: reduzir a falta de ar, drenagem do pulmão; na recuperação de cirurgias abdominais; prevenção da aspiração de líquidos e secreção; pacientes com nível de consciência reduzidos;