Máquina Detectora de Trincas/ Maquina de Magnaflux, por Partículas Magnéticas, Horizontal, Automática e Microprocessada, para inspeção de peças médias com alta produtividade.
1.1-DESCRIÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO:
-MÁQUINA DETECTORA DE TRINCAS/ MAQUINA DE MAGNAFLUX, PARA ENSAIOS DE PEÇAS NA HORIZONTAL,ESTACIONÁRIA, AUTOMÁTICA/SEMI-AUTOMÁTICA CÓD. HACL-2,0/10/0,9 K, ELETRONICA, MICROPROCESSADA, ADEQUADA PARA ENSAIOS DE PEÇAS MÉDIAS COM COMPRIMENTO ATÉ 600MM,EM REGIMES DE PRODUÇÃO CONTÍNUA E CAPACIDADE DE ENSAIAR 5 A 20 PEÇAS/MINUTO,PELA APLICAÇÃO SIMULTANEA OU SEQUENCIAL,DE CAMPOS MAGNÉTICOS QUE DETECTAM DESCONTINUIDADES EM TODAS AS DIREÇÕES DAS PEÇAS,CONFORME DESENHO.
-APRESENTA CONDIÇÕES DE OPERAÇÕES DOS CAMPOS MAGNÉTICOS LONGITUDINAL DE 0 A 10.000 AMPÈRES/ESPIRAS EM CORRENTE ALTERNADA (C.A.) ATRAVÉS DE DUAS BOBINAS FIXAS EXTERNAS E CIRCULAR DE 0 A 2.000 AMPÈRES EM CORRENTE ALTERNADA (C.A.),DE FORMA INDEPENDENTE,SEQUENCIAL OU SIMULTANEA.OS CAMPOS MAGNÉTICOS, QUANDO APLICADOS DE FORMA SIMULTANEA, SÃO DEFASADOS DE 120o, GERANDO UM VETOR RESULTANTE,QUE GIRA NUM ANGULO DE 360o A 60HZ,GARANTINDO A DETECÇÃO DAS DESCONTINUIDADES, EM TODAS AS DIREÇÕES DA PEÇA.
-MÁQUINA CONSTRUÍDA EM GABINETE DE CHAPAS DE AÇO PINTADOS NA COR VERDE RAL EXTERNAMENTE E LARANJA INTERNAMENTE,BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL,ESTRUTURA DOS CONTACTOS EM AÇO MACIÇO E REVESTIMENTO DE NYLON,HASTE DO CONTACTO DIREITA/ESQUERDO, AJUSTÁVEIS EM RELAÇÃO AO COMPRIMENTO DA PEÇA, DE 0 A 600MM,ÁREA DOS CONTATOS CONSTRUÍDOS DE NYLON E COBRE ELETROLÍTICO, COM DIAMETRO DE 200MM E SUPORTES DE MATERIAIS ISOLANTES PARA APOIO DAS PEÇAS. FECHAMENTO POR SISTEMA DE AR COMPRIMIDO ACIONADO POR PEDAL NO FRONTAL DA MÁQUINA ,CHUVEIRO DE BANHO DA SOLUÇÃO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS SOBRE A MESA DE ENSAIO, AO LONGO DOS CONTACTOS DA MÁQUINA E AO LONGO DO COMPRIMENTO DA PEÇA A SER ENSAIADA NA MÁQUINA, COM CONTROLE DE FLUXO SIMULTANEO COM OS CAMPOS MAGNÉTICOS E TANQUE DE SOLUÇÃO DE PART. MAGNÉT. COM A CAPACIDADE P/ VINTE(20) LITROS.
-COMANDO LÓGICO PROGRAMÁVEL(C.L.P.) EM CONDIÇÕES DE AJUSTAR E ARMAZENAR, NO EQUIPAMENTO, PARA O ENSAIO, APROXIMADAMENTE 125 DIFERENTES DE PROGRAMAS, PARA 125 DIFERENTES TIPOS DE PEÇAS. NO CONTROLADOR DIGITAL, COM TECLAS DE MEMBRANA, SÃO AJUSTADOS OS VALORES DE CORRENTES DE MAGNETIZAÇÃO PARA OS DOIS CAMPOS MAGNÉTICOS,TIPOS DE OPERAÇÃO (SEQUENCIAL, SIMULTANEA OU INDEPENDENTE), NÚMERO DE CICLOS PRÉ FLUXO/FLUXO, TEMPOS DE ATUAÇÃO DOS CAMPOS, AJUSTE PARA O No DE CICLOS COMPLETOS, AJUSTE DO TEMPO DE BANHO,OPERAÇÃO DE "DESMAGNETIZAÇÃO" POR REGRESSÃO DE CAMPO CIRCULAR OU LONGITUDINAL, SINALIZADOR DE FALTA DE CAMPO MAGNÉTICO E ETC.
-COMANDO ELÉTRICO NA PRÓPRIA MÁQUINA, OU SEJA TODA A INSTALAÇÃO ELETRONICA, QUADRO ELÉTRICO, CONJUNTO DE FORÇA COMPOSTO DE TRANSFORMADORES, SINALIZADORES, CONTATORES E ETC; CONSTRUÍDOS NA PRÓPRIA MÁQUINA OU SEJA NO GABINETE FORMANDO UM CONJUNTO COM OS COMPONENTES OPERACIONAIS DO EQUIPAMENTO.
-NA OPERAÇÃO DE FORMA SIMULTANEA OS DOIS CAMPOS, CIRCULAR E LONGITUDINAL, SÃO APLICADOS NO MESMO PERÍODO, ENTRETANTO COM PULSOS DEFAZADOS, GERANDO-SE DESTA FORMA UM VETOR RESULTANTE A 360o QUE POSSIBILITA DETECTAR DESCONTINUIDADES EM TODAS AS DIREÇÕES DAS PEÇAS. NESTE CASO O EQUIPAMENTO TEM A POSSIBILIDADE DE ENSAIAR ATÉ 20 PEÇAS POR MINUTO, OU SEJA, É UM EQUIPAMENTO DE ALTA PRODUTIVIDADE E EFICIENCIA.
COMPRIMENTO:1.600MM
-TENSÃO: 220/380 OU 440 VOLTS(CONFORME OPÇÃO) TRIFÁSICA.
-CORRENTE DE ENTRADA: 100, 80, 70 AMPÈRES
-POTENCIA: 22, 30,4 OU 30,8 KVA( CONFORME OPÇÃO DE TENSÃO)
-FATOR DE POTENCIA: 0,95 EM MÉDIA (VARIA CONFORME A TENSÃO)
-CORRENTE DE SAÍDA: 0 A 2.000 AMPÈRES EM CORRENTE ALTERNADA (C.A.) P/ CAMPO MAGNÉTICO CIRCULAR E 0 A 10.000 AMPÈRES/ESPIRAS P/ CAMPO MAGNÉTICO LONGITUDINAL EM CORRENTE ALTERNADA (C. A.), AJUSTÁVEIS NO CONTROLADOR DIGITAL C.L.P., DISPOSTO NO LADO ESQUERDO DA MÁQUINA, ASSIM COMO AS DEMAIS FUNÇÕES, INCLUSIVE A "DESMAGNETIZAÇÃO".
-DIMENSÕES: CONFORME OPÇÕES ACIMA.
-COMPRIMENTO DE ENSAIO: 0 A 600MM,A CONSIDERAR QUE OS CONTACTOS DA MÁQUINA SÃO CIRCULARES , COM DIAMETRO DE 200MM
-TANQUE DE SOLUÇÃO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS: CAPACIDADE P/ 20LITROS.
-OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DOS CAMPOS MAGNÉTICOS ISOLADAMENTE,SEQUENCIALMENTE OU SIMULTANEAMENTE, AJUSTADOS ATRAVESDE C.L.P.,DEFININDO PROGRAMAS QUE FAZEM A SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS FUNÇÕES DE ENSAIO, NO COMANDO DO EQUIPAMENTO,EM FUNÇÃO DA PEÇA A SER ENSAIADA E COM INÍCIO ATRAVÉS DO PEDAL OU BI-MANUAL,(OPCIONAL)NO FRONTAL DA MAQUINA. OPERAÇÃO DE "DESMAGNETIZAÇÃO" EM CORRENTE ALTERNADA, SELECIONÁVEL, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CAMPOS REGRESSIVOS COM VARIAÇÃO DE SENTIDO E AJUSTE ATRAVÉS DO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVÉL (C.L.P.).
-CONTROLES DE OPERAÇÃO: LIGA/DESLIGA EQUIPAMENTO,LIGA/DESLIGA SISTEMA DE BANHO DE PARTÍCULAS,CHAVE GERAL DE "EMERGENCIA" DE DESLIGA EQUIPAMENTO(OPCIONAL),SINALIZADORES DE EQUIPAMENTO LIGADO,OPERAÇÃO DOS CAMPOS MAGNÉTICOS,SISTEMA MOTOR/BOMBA DE AGITAÇÃO E BANHO DE PARTÍCULAS E FUNÇÃO NÃO FLUXO MAGNÉTICO (DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INDICANDO QUE A PEÇA NÃO ESTA SENDO MAGNETIZADA).