Analisador de Oxigênio Qualidade da Água Medidor de Oxigênio Protable Digital Inteligente Fazer Caneta Dissoved Aquático Tester Dissolvido Detector
InícioAnalisadoresMedidores de PHAnalisador de Oxigênio Qualidade da Água Medidor de Oxigênio Protable Digital Inteligente Fazer Caneta Dissoved Aquático Tester Dissolvido Detector
R$ 582,11 R$ 407,49
SKU: 1005002080355093 Categorias: Analisadores, Ferramenta - 1, Medição e Instrumentos de Análise, Medidores de PH
site de compras Medidores de PH Aproveite as Ofertas para Analisador de Oxigênio Qualidade da Água Medidor de Oxigênio Protable Digital Inteligente Fazer Caneta Dissoved Aquático Tester Dissolvido Detector
2 *aaa Batteries (not Included)
Temperature Accuraccy
±1?;±33.8?
0~199.9%; 0~16.50mg/l
0-50?; 32-122?
0.1%; 0.01mg/l
0.1?; 32.18?
NO More Than 0.15mg/l
207*32*36mm
Protable digital inteligente fazer caneta dissoved analisador de oxigênio aquático tester qualidade da água medidor de oxigênio dissolvido detector
1. Protable Digital Inteligente Fazer Caneta Dissoved Analisador - com ou sem Luz de Fundo : Yes
O tipo da pena do-66 analisador dissolvido inteligente do oxigênio (a seguir referido como o instrumento) é projetado facilitar o usuário levar a operação no local. O instrumento pode ser dividido em duas partes: o sensor e a unidade eletrônica. O sensor adota o elétrodo dissolvido do oxigênio do filme fino. A unidade eletrônica é um amplificador operacional integrado + microcomputador chip com função de compensação de temperatura automática.
0mg 16.50mg/l
0 ~ 50 ?,32.0 ~ 122 °F
± 1.5% F.S
2 * bateria aaa (não incluída)
207x32x36mm
27g (sem baterias incluídas)
3. Medidor de Oxigênio Dissolvido Detector - Certificado : None
1. instalação de baterias.
2. conecte o eletrodo do do à entrada correspondente.
3. pressione a tecla de ligar/desligar para ligar a máquina, retire o protetor do elétrodo e insira o elétrodo na solução a ser testada.
4. pressione [% e mg/l] chave para % e mg/l conversão de exibição.
5. a concentração de oxigênio dissolvido da solução (mg/l ou %) só pode ser lida depois que a exibição do instrumento é estável.
6. pressione a tecla °c °c/°f. para alternar entre celsius e fahrenheit.
7. pressione a tecla de ligar/desligar para desligar a energia.
4. Protable Digital Inteligente Fazer Caneta Dissoved Analisador - Nome da Marca : Juanjuan
1. enxaguar o eletrodo bem com di água ou solução de enxaguamento.
Pressione ligar/desligar para ligar a máquina. Mergulhe o elétrodo na solução de oxigênio zero por pelo menos 3 minutos e continue agitando suavemente até que o valor da tela estabilize.
2. pressione e segure a tecla de ligar/desligar até que a segunda linha de exibição mostre o caráter "cal", continue a agitar o elétrodo suavemente, quando o valor da tela é estável, pressione [%/l/mg] chave, mostra fazer valor 0%, completar a calibração zero.
3. limpe o elétrodo, mergulhe o elétrodo na solução saturada do oxigênio dissolvido e continue agitando o elétrodo suavemente até que o valor indicado seja estável.
4. agite suavemente e pressione a tecla de ligar/desligar até que a segunda linha da tela mostre o caráter "cal", em seguida, pressione a tecla °/ °f, o valor do fazer de 100.0% é mostrado neste momento, a correção de inclinação está terminada.
* Nota: se você entrar acidentalmente no estado de calibração (a segunda linha exibe caracteres cal) devido a um erro de operação, pressione a tecla [ligar/desligar] brevemente para sair.
Nota complementar para a calibração:
1. preparação de água livre de oxigênio
Configurar 250ml de solução de sulfito de sódio a 5%, você pode adicionar a quantidade certa de cloreto de cobalto como um catalisador.
2. preparação de água de oxigênio dissolvido saturado
Tome 300 a 500 ml de água destilada, a uma temperatura relativamente estável, use uma bomba de ar para arejar a água destilada por pelo menos 15 minutos.
5. Cheap Medidores de ph - Dimensions : 207*32*36mm
Seja o primeiro a avaliar "Analisador de Oxigênio Qualidade da Água Medidor de Oxigênio Protable Digital Inteligente Fazer Caneta Dissoved Aquático Tester Dissolvido Detector" Cancelar resposta