METER - ATMOS 22 – Anemômetro Sônico
ATMOS 22 - Anemômetro Sônico - METER Group
Medindo contra ventos fortes
Os anemômetros de copo não podem medir a velocidade e a direção do vento (ou baixas velocidades do vento). Eles também são propensos ao mau funcionamento, pois todos contêm partes móveis. Enquanto isso, os anemômetros sônicos sempre foram muito caros. Até agora.
O anemômetro ultrassônico ATMOS 22 testado em túnel de vento oferece o melhor dos dois mundos. É preciso em baixas velocidades do vento, porque não existem peças móveis que causem atrito ou falhem. E é barato, especialmente quando você considera o design de baixa energia. Precisão. Confiabilidade. Acessibilidade. Você recebe todos os três com o ATMOS 22.
Precisão que o surpreenderá
Se você deseja um perfil preciso do vento, um anemômetro sônico é a escolha a seguir. Projetado com dosséis em mente, o ATMOS 22 registra até os limiares mais baixos da velocidade do vento (0 m/s) com a capacidade adicional de detectar variações de escala fina com resolução de 0,01 m/s.
Compare a avançada tecnologia do ATMOS 22 com um anemômetro de copo ou hélice. Nenhum destes girará se a velocidade do vento for muito baixa. Os anemômetros de copo também não indicam a direção do vento, a menos que você os combine com um cata-vento. E ambos são propensos a imprecisões adicionais devido a peças móveis desgastadas. Mas com o ATMOS 22, você pode medir com precisão a velocidade do vento em qualquer lugar, a qualquer momento, com total confiança.
O ATMOS 22 foi projetado sem partes móveis, o que significa que nunca há desgaste mecânico. Sem lubrificação ou substituição de rolamentos. E nenhuma recalibração é necessária. Apenas confiabilidade com a qual você pode continuar contando.
Não apenas seu consumo de energia ultrabaixo o torna ideal para instalações remotas a longo prazo, mas seu tamanho compacto o torna pequeno o suficiente para implantar dentro de dosséis. E, em vez de ter que fazer visitas de campo para coletar dados e verificar as funções do sensor e do sistema, você pode monitorar informações em tempo real e fazer download de dados usando qualquer dispositivo conectado à Internet, conectando o ATMOS 22 a um datalogger ZL6 . O que não apenas economiza seu tempo, mas fornece operação sem preocupações e com tranquilidade.
Um anemômetro sônico de baixo custo. Sim, você ouviu direito.
O ATMOS 22 não é apenas muito mais acessível que outros anemômetros sônicos, mas também usa de 100 a 1.000 vezes menos energia. Com menos de 100 uA, o ATMOS 22 libera você para fazer medições de vento em vários locais sem precisar trocar constantemente as baterias.
Parece uma maneira mais inteligente de medir o vento. Porque é.
Com ótima precisão e baixa manutenção. O baixo custo de um anemômetro comum com um consumo de energia ainda menor. O ATMOS 22 foi projetado para oferecer uma ampla gama de vantagens em uma ampla faixa de velocidade do vento, tudo por um preço acessível.
Busca uma estação climática completa?
Artigo: Interpretação de dados: quando duvidar dos seus dados?
Todos os dados transmitidos por um único fio
Comunicação digital SDI-12
Conecte-se ao ZL6 para captura e gerenciamento de dados
Velocidade do vento horizontal
Amplitude: 0–30 m/s
Precisão: maior de 0,3 m/s ou 3% da medição
Faixa: 0 ° – 359 °
Precisão: ±5 °
Amplitude: -90 ° a 90 °
Precisão: ±1 °
Comunicação SDI-12
Compatibilidade com datalogger (não exclusivo)
Dataloggers METER ZL6, Em50 e Em60 ou qualquer sistema de aquisição de dados capaz de excitação de 3,6 a 15,0 VDC e comunicação SDI-12
Amplitude de temperatura operacional
Mínimo: –50 °C
Mínimo de 3,6 VCC contínuo
Máximo de 15,0 VCC contínuo
NOTA: O ATMOS 22 deve ser continuamente alimentado para funcionar corretamente.
NOTA: Para que o ATMOS 22 atenda aos níveis lógicos digitais especificados pelo SDI-12, ele deve ser excitado a 3,9 VCC ou superior.
Típico 3,0 V
Mínimo –0,3 V
Típico 0,0 V
Máximo 0,8 V
3.6 V típico
Dreno de corrente (durante a medição)
Mínimo: 0,050 mA
Típico: 0,125 mA
Máximo: 0,500 mA
Máximo: 0,150 mA
Tempo de inicialização (SDI Ready) – comandos aRx!
Tipicamente 10 s
Tempo de inicialização (SDI Ready) – outros comandos
Tipicamente 800 ms
Tipicamente 110 ms
Máximo 3.000 ms
Hashtags: anemômetro, monitoramento do clima, evapotranspiração, resistência da camada limítrofe, decagon devices DS-2