TECN-550.63A200
Manômetro com sensor tipo Bourdon construído em caixa de aço estampado e internos em liga de latão. Este modelo de manômetro encontra grande utilização em instalações onde uma precisão de 1,6% é aceitável. Dada a sua versalidade e tamanhos ideais, é aplicável em quase todos os equipamentos ou processos industriais em que o fluido não seja quimicamente agressivo às ligas de latão e soldas de estranho. Dispõe de várias opções de montagens como: local (diretamente na linha ou equipamento), em superfície plana ou embutido em painel de instrumetação. Operam indistintamente com gases ou líquidos. Especificações Técnicas: - Caixa: Estampada em aço carbono com pintura antiferrugem; - Mostrador: Em alumínio com fundo branco e Escala em preto; - Diâmetro do mostrador: 63mm; - Escala dupla: preto(kqf/cm²) e vermelho (Psi); - Ponteiro: Em alumínio, balanceado, simples; - Visor: Vidro Plano; - Elemento Sensor: Tubo bourbon; - Soquete: Usinado em latão duro reforçado; - Mecanismo: Latão duro reforçado, dotado de ajuste de linearidade e angularidade; - Faixa de pressão: 0 a 200kgf/cm² Rosca 1/8"NPT Angular; - Temperatura máxima de operação: 60°C; - Precisão: ± 1,6% do fim de Escala;