Viscosímetro Copo Ford Sppencer®
O Viscosímetro Copo Ford Sppencer® é um equipamento desenvolvido para atender indústrias petroquímicas, químicas e afins. O viscosímetro opera colocando-se a amostra em seu interior, então se mede o tempo que o líquido leva para escoar do reservatório por meio de um orifício aberto no fundo. O tempo de escoamento é proporcional à viscosidade cinemática do fluido, e depende tanto do diâmetro do furo quanto da temperatura de ensaio, que deve ser mantida constante durante a medição.
Apesar de medir somente a viscosidade do fluido à temperatura ambiente, ele é bastante adequado para fluidos que 'sujam' ou 'aderem', como tintas e vernizes dada a facilidade de limpeza. Esse aparelho é de total importância em muitos laboratórios químicos e demais.
– Selecione o orifício adequado.
– O viscosímetro e o material a ser ensaiando devem estar a (25 + ou – 0,1)ºc.
– Nivelar o aparelho com o auxilio de nível de bolha e dos pés niveladores.
– Fechar o orifício com o dedo e preencher completamente o copo com a amostra.
– Remover o excesso com um placa plana de vidro ou aço inox.
– Retirar o dedo do orifício, acionando simultaneamente o cronômetro.
– A primeira interrupção do fluxo de escoamento, cessar o cronômetro e anotar o tempo
– Limpar o Viscosímetro Copo Ford após cada determinação.
– Realizar o ensaio, no mínimo, três vezes.
– Efetuar a média Aritimética dos resultados.
A Hipperquímica disponibiliza variedades de Viscosímetro Copo Ford com vários tamanhos de furação, para realização de ensaios nos mais variados tipos de amostras. Fabricados pela marca Sppencer®. Para mais informações acesse www.hipperquimica.com.br