Novos Ultrassons Convencionais Sonatest - BC END
Publicado por Renato Nogueira em 30/04/2015
A Sonatest reuniu solicitações de clientes do mundo todo ao longo de alguns anos, para oferecer umas das maiores atualizações em suas linhas de equipamentos desde o lançamento do modelo Sitescan Série D.
Respeitando tanto os usuários mais tradicionais como os novos inspetores, a Sonatest manteve suas duas linhas, mas unificando seus hardwares. Ou seja, basicamente, você pode escolher o design que mais lhe agrada sem perder nenhum dos principais recursos.
São duas séries: a Sitescan, com os modelos D-50 e 500S e a Masterscan, com os modelos D-70 e 700M.
Os modelos sofreram uma leve alteração no design, mas a mudança significativa está na parte de dentro. Veja a tabela abaixo:
Os hardwares foram unificados, tornando mais simples a escolha entre um modelo ou outro. Ao mesmo tempo, agregando maior performance aos modelos mais básicos, como o D-10 e o D-20.
Umas das melhorias foi a implantação de um display colorido de alta resolução: quatro vezes maior que a das versões anteriores.
Uma tela TFT de aproximadamente 5,7″, com resolução de 640 x 480 pixel, alto contraste e resolução e 9 combinações de cores, para melhor se adaptar aos ambientes muito ou pouco iluminados.
Software em módulos: agora em toda a linha
Nos modelos antigos, os modelos de maior performance eram acompanhados de uma série de recursos específicos, os quais eram dispensáveis a usuários que só queriam um alcance maior ou um pulsador mais potente.
A Sonatest ouviu estes inspetores e agora disponibiliza todos os recursos – com exceção da curva DAC, que é de série – como opcionais, mantendo as capacidades do hardware. Isso quer dizer que o operador, tendo um modelo top de linha, ficará limitado aos recursos de software. (o quais podem ser adquiridos separadamente) Mas jamais à performance.
Veja abaixo os recursos disponíveis:
A série D teve seu alcance ampliado e agora são 10 metros para a versão D-50 e 20 metros para a versão D-70. Um grande benefício para os inspetores que trabalham com eixos longos e fundidos e forjados de grande porte.
Curva DAC Dinâmica e Split-DAC
Uma solicitação antiga dos usuários era a inclusão da curva DAC dinâmica ou a extensão da Split-DAC aos modelos Sonatest. Pois esta ouviu a solicitações e agora oferece a DAC dinâmica de série em todos os modelos e a Split-DAC com opcional (adquirida juntamente com a TCG).
DAC Dinâmica
Este recurso é muito utilizado quando se trabalha com percursos longos ou em materiais mais atenuantes, onde a queda da amplitude, durante a calibração, obriga o operador a traçar uma curva DAC secundária.
Com tal recurso ativado, é possível continuar a traçar a curva DAC primária e, no momento do laudo, aumentar o ganho, a fim de maximizar o eco; neste momento, a curva traçada se ergue, acompanhando o aumento do ganho.
Split-DAC
Já a Split apenas une as curvas primária e secundária em um único arquivo, o segmentar a tela em dois níveis de ganho diferentes.
Norma JIS/KIS e Curvas Customizadas
Para os usuários que trabalham com normas pouco convencionais que utilizam curvas de calibração diferentes da ASME ou da AWS.
Os novos detectores de falhas da Sonatest permitem a apresentação de subníveis de curva com ganhos customizáveis.
É possível definir outras referências diferentes das tradicionais -6 e -14 dBs, permitindo a adaptação a normas como a JIS ou KIS, entre outras baseadas na DAC.
TCG e BEA
A Correção do Ganho pelo Tempo (TCG) é um recurso bastante interessante, pois torna a análise do sinal mais direta na tela A-Scan. Este recurso permite compensar a atenuação do sinal à medida que penetra na peça, nivelando a amplitude, a fim de que um refletor de mesmo tamanho retorne o mesmo valor mesmo em profundidades distintas.
Este recurso, então, elimina a necessidade de uma curva de referência – como a DAC – representada sobre o A-Scan.
Backwall Echo Attenuation, ou Atenuação do Eco de Fundo, é um recurso bastante útil na inspeção de de fundidos e forjados. Com este recurso, é possível reflexões que se apresentam depois do eco de fundo, facilitando o a análise do sinal A-Scan.
Conversão DAC <-> TCG
Além de contar com a TCG, o recurso de fácil conversão em DAC facilita o uso por inspetores que preferem inspecionar por um modo, mas tem de laudar pelo outro.
A função reject não é comumente utilizada, por conta de restrições em várias normas e procedimentos.
Isto porque a função, em sua forma original, atenua o sinal apresentado no A-Scan. O que pode mascarar descontinuidades que deveriam ser consideradas defeitos pela sua amplitude original. Ainda assim, é um bom recurso para medição de espessura, onde se busca apenas o tempo de voo até a reflexão.
Nos novos modelos da Sonatest, além deste tipo de reject, chamado de supressivo, existe o modo linear. Este permite ao usuário definir qual nível de ruído deve ser removido. Por exemplo, pode-se remover todos os ecos abaixo de 10% de amplitude, mantendo os demais acima deste patamar intactos.
O usuário conta os níveis de amortecimento tradicionais. (50 ohms para melhor resolução próximo à superfície e 400 ohms para maior sensibilidade no campo distante)
Além disso, há a exclusiva tecnologia ActiveEdgeTM, que entrega a melhor resolução e sensibilidade.
Medição Ângulo Transdutor
Uma das etapas que antecedem a inspeção é a identificação do ângulo real do transdutor. Pois esta ação ficou ainda mais simplificada com o recurso de medição de ângulo. A partir de um refletor conhecido, basta informar o diâmetro do mesmo e sua profundidade central para que o aparelho retorne o ângulo correto.
B-Scan com Encoder
A vista B-Scan é um recurso de grande utilidade quando se está mapeando corrosão. Com o auxílio de um encoder, tal representação fica ainda mais fiel. Isto porque o desgaste do material pode ser visto de maneira proporcional, como uma verdadeira fotografia da corrosão.
A presença do encoder também possibilita a utilização de scanners manuais e automatizados. O que torna a solução mais barata e versátil.
Modo Fade
O procedimento de varredura deve ser ágil, a fim de garantir a alta produtividade. Mas pode ser rápido demais para que descontinuidades passem despercebidas.
O modo Fade é um ajuste de persistência do sinal na tela A-Scan. Pode-se ajustar o tempo de permanência do eco na tela, fazendo com que a possível descontinuidade seja visualizada, por menor que seja.
Os filtros analógicos são pouco comuns nos ultrassons de baixo custo e, por isso, seus benefícios são pouco conhecidos.
A escolha do filtro analógico adequado à frequência do transdutor, permite que a banda ótima do mesmo seja utilizada. Assim, retorno-se a melhor relação sinal ruído. Ao todo, são 8 filtros disponíveis apenas nas versões Masterscan.
Modo Dryscan
O modo Dryscan é voltado para inspeção em materiais compósitos. Utilizando transdutores especiais de acoplamento a seco, é possível detectar vazios e delaminações com maior facilidade.
Com tantas funções, é possível que um usuário básico se perca entre os menus. Para tal, o menu personalizável das linhas Sitescan e Masterscan possui a opção de desativar determinados recursos que não são utilizados ou que não devem ser alterados pelo usuário.
Entrada/Saída de Sinal
Software UTility para PC
O Software para PC SDMS sofreu várias modificações e melhorias e agora se chama UTLity. Com ele, o usuário pode transferir facilmente os arquivos de inspeção, visualizá-los e anexá-los e modelos de relatórios próprios.
O novo modo de conexão ainda permite descarregar para o PC ou importar para o equipamento arquivos de inspeção. Como em um pendrive, sem a necessidade de possuir o software UTLity instalado.
Além da bolsa de transporte, os modelos série D agora possuem uma capa emborrachada de alta resistência. Ela também é compatível com as versões anteriores (D-10, D-10+, D-20 e D-20+).
08/05/2015 às 09:55
Tenho um 250 S ,adquirido de vcs com nf e tudo.
Ha possibilidade de negocio a base de troca?
Rendtec
Bom dia, Régis!
É possível, sim! Nosso departamento comercial entrará em contato para informar-lhe sobre os detalhes dessa condição.
Silvio Roberto S. Santos disse:
05/11/2015 às 23:38
Boa noite!! Me interessei pelo D-70 , gostaria de saber se este equipamento já vem alem do A-SCAN vem também B-CAN + ENCODER e AWS ! Com uma entrada de R$ 10,000 (dez mil reais) em até quanto é possível parcelar e quanto ficaria as demais parcelas!!! e se para pessoa jurídica fica mais fácil estar adquirindo o D-70 . Aguardo retorno o mais breve possível , desde já agradeço a atenção.
Boa tarde, Sílvio!
Pode-se instalar o B-Scan e a curva AWS, como opcionais. O Encoder é de série em todas as versões.
Nosso departamento comercial entrará em contato para lhe informar a condições de compra para nossa linha de detectores de falhas.