Multímetro analógico SH-105 - Paulo Brites Eletrônica & etc
Multímetro analógico SH-105
17/09/2016 Paulo BritesEletrônica Básica • Eletrônica Reparação
O objetivo deste post é ajudar àqueles que possuem uma raridade como o multímetro analógico SH-105 fabricado pela japonesa Shimizu.
Multímetro SH-105
Dia destes um leitor do meu site ao descobrir através de um dos meus posts que eu possuía uma raridade destas pediu-me se eu poderia fotografar a parte externa da placa para que ele pudesse tentar reparar o seu instrumento que estava com alguns resistores queimados e ele não tinha como indentificar.
Sei muito bem que uma das maiores tristezas de um técnico é não poder reparar um equipamento por falta de informações técnicas.
Antigamente, quando os animais falavam e os fabricantes eram mais honestos, o esquema vinha colado no interior do gabinete ou, no caso de instrumentos de teste, acompanhavam o mesmo quando comprados.
Se por acaso o esquema não estivesse lá escrevia-se uma carta (ainda não existia o e-mail) ao fabricante pedindo o esquema (fora do Brasil) ele quase sempre ele lhe envia pelo correio. Fiz isto muitas vezes.
Aprendi muito sobre vídeo cassetes estudando os manuais da Panasonic e da JCV que eram verdadeiros cursos sobre o assunto.
Sempre defendi a transparência das informações, em todos os sentidos, porque ela é um principio básica para o aprimoramento da cidadania e repudio quem esconde informações e esquemas.
Para alegria do meu leitor além de fotografar o instrumento cuja foto está abaixo eu encontrei no "meu baú" o esquema do bichinho que ora disponibilizo para o mundo inteiro.
Vista da placa do SH-105
Basta clicar em SH-105 multimeter schematic e baixar.
E-book Eletrônica para Estudantes, Hobistas & Inventores
Paulo, tudo bem??? Peguei um destes para consertar. Está acontecendo o seguinte: ao colocar na escala X 10K, o ponteiro se movimenta até 200 ohms, mesmo sem curto circuitar as ponteiras. Será problema na chave ou na placa do circuito? Obs.: estava com as pilhas vazadas e cheio de zinabre, foi feita a limpeza e troca das pilhas (2 X 1,5V) e bateria (2 X 12 V). Obrigado, um abraço.
Difícil dizer sem ver. Não sei a que ponto o vazamento pode ter comprometido a PCI que é de fenolite.
Pelo que você relata parece que há uma fuga na PCI.
Tem um outro post com mais detalhes
https://www.paulobrites.com.br/multimetro-sh-105-com-um-resistor-queimado/
eduardo basile junior
Paulo, veja se pode me ajudar…tenho um multimetro SH105 a anos…, além da questão da bateria de 22,5 v, cuja dica que vc deu é fantástica! Tenho um outro desafio que ao tentar substituir uma resistência do lado interno da placa, dois jumpers se soltaram e mesmo com o diagrama não estou conseguindo encontrar o ponto correto da conexão. Poderia me ajudar ?
Muito obrigado por ora !
Olá mande umas fotos do que está precisando que eu vou tentar. Muitas vezes estes aparelhos, embora com mesmo modelo, são iguais "por dentro"
Preciso ver se o meu tem a mesma configuração e que exatamente se soltou.
Mande para o e-mail paulobrites@gmail.com
Paulo, maravilha a foto, porém, preciso da foto do outro lado da placa. Será que poderia fazer a gentileza de enviar-me.
Ne dá um tempo para fazer isso porque estou bem enrolado no momento.
Como usar uma bateria de 22,5 , já que não fabricam mais!
Já apresentei uma solução aqui no site no link abaixo
https://www.paulobrites.com.br/ressuscitando-o-multimetro-hioki-as-100d/
Sugiro pesquisar outros posts meus
Na lateral esquerda tem um banner que leva a uma listagem com todos os artigos publicados
Tenho esse multimetro parado há algum tempo devido aos resistores queimados. Agora vou consertar. Obrigado amigo!