MARH-VM - Analisador Monofásico de Tensão
Analisador Monofásico de Tensão
PA_REGMHVM512KB REGISTRADOR DE TENSAO MONOFASICO MARH-VM PARA TOMADA
Registrador de tensão digital, portátil, monofásico, programável, com 1 canal de entrada para tensão. Destina-se ao registro e análise da tensão diretamente em tomadas.
Dotado de memória interna estática tipo "RAM" e porta serial para leitura dos dados registrados e programação através do PC local. O programa ANAWIN (para Windows), fornecido juntamente com o registrador e sem custo adicional, possibilita a análise dos dados de forma prática e direta através de gráficos e relatórios.
Análise dos valores de tensão.
Gráficos e relatórios de tensão segundo PRODIST / ANEEL.
Grandezas Registradas
Valores médios da tensão para cada período de integração (100 ms a 1 hora) programado (ver lista acima).
Relatório de Função Distribuição de Tensão (FDT), incluindo gráfico respectivo (ANEEL, PRODIST).
Datas e horários das alterações de parâmetros efetuadas no MARH-VM.
Leitura dos dados registrados na memória de massa do MARH-VM.
Leitura dos parâmetros programados e programação do MARH-VM.
Visualização "on-line", na tela do PC, da forma de onda da tensão (1 ciclo por segundo, aprox.), incluindo análise harmônica.
Canais de Entrada (1 canal)
Tensão: 80 a 300 Vrms direto e 0 a 999.9 kVrms, via TP's.
Taxa de amostragem de 64 amostras por ciclo.
Período de Integração (registro dos valores das grandezas) programável de 1 minuto a 1 hora.
Registro da tensão, valores eficazes, integração de 10 minutos: Autonomia de aproximadamente 180 dias.