Guia do Usuário. Registrador de Dados da Umidade + Temperatura + Pressão. Modelo RHT50 - PDF Free Download
Download "Guia do Usuário. Registrador de Dados da Umidade + Temperatura + Pressão. Modelo RHT50"
Vítor Moreira Bicalho
1 Guia do Usuário Registrador de Dados da Umidade + Temperatura + Pressão Modelo RHT50
2 Introdução Parabéns pela sua compra do Registrador de Dados de Umidade Relativa/Temperatura/Pressão. Este registrador de dados pode medir e armazenar até leituras. O usuário pode configurar facilmente a taxa de registro de utilização, modo de partida e alarme alto/baixo e fazer o download dos dados armazenados plugando o módulo na porta USB do PC e executando o software do PC fornecido. Os dados podem depois ser representados graficamente, impressos e exportados para outras aplicações. O registrador de dados é fornecido com uma bateria de lítio de longa vida, que pode tipicamente permitir o registro de utilização por um ano. Este medidor é enviado totalmente testado e calibrado e, com uso apropriado, fornecerá anos de serviço confiável. Recursos Memória de leituras de temperatura, umidade e pressão Taxa de amostragem de dados selecionáveis: 1 minuto a 18 horas Partida manual e automática Indicação de estado através de LED Vermelho/Amarelo e LED Verde Interface USB para Configuração e Download de Dados Limiares de Alarme Programáveis pelo Usuário Vida longa da bateria Descrições 1. Conector USB 2. LED Alarme (vermelho/amarelo) 3. LED Registro (verde) 4. Botão partida 5. Trava da tampa da bateria 6. Montagem do tripé 7. Sensores RH, Temperatura, Pressão 8. Braçadeira de montagem 2
3 Operação INSTALANDO O SOFTWARE DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA Instale o Software do Registrador de Dados PC da Windows TM colocando o disco do programa fornecido na unidade de CD-ROM do PC. Se o programa de instalação não se abre automaticamente e fornece avisos na tela, abra e navegue a unidade de CD-ROM, depois procure e faça um clique duplo no arquivo SETUP.EXE incluído no disco do programa. Siga os avisos na tela para completar a instalação. Antes de executar o software de representação gráfica, por favor, conecte o RHT50 ao PC e instale o software do Driver USB como descrito na próxima seção. INSTALANDO O DRIVER USB Plugue o RHT50 em uma porta USB disponível no PC. Se esta é a primeira vez que o RHT50 tiver sido conectado à porta particular no PC, a seguinte tela aparecerá: Certifique-se que o disco do programa ainda está na unidade de CD-ROM do PC. Selecione a instalação recomendada e siga os avisos na tela para completar a instalação do driver. Se está é uma conexão repetida do RHT50 à porta USB, o processo de instalação do driver será automaticamente saltado. Consulte a utilidade AJUDA no programa do software para obter instruções detalhadas sobre o uso do software para fazer o download e processar os dados registrados. A guia de estado do LED fornecida abaixo é oferecida para uma fácil referência. 3
4 GUIA DO ESTADO DO LED LEDs Registro Alarme Verde Vermelho Significado Sem LED Registro de dados não iniciado Sem LED Registro de dados parado * Sem LED Bateria descarregada ** Intermitência verde (simples): Indicação registro de dados ***** Verde intermitente (cinco) Reinicializar Verde intermitente (seis) Iniciar registro de dados Intermitência dupla vermelha a cada 30 seg. Bateria baixa *** Intermitência simples vermelha Registro dados, evento alarme **** Vermelho intermitente (seis) Parar registro de dados * Intermitência amarela a cada 20 segundos Memória cheia * Amarelo * Conecte o registrador de dados ao PC e realize o download de dados ** Substitua a bateria, os dados não serão perdidos *** O registro de dados irá parar, os dados permanecerão na memória **** Ocorre se um alarme é excedido ***** O tempo de ciclo de intermitência é definido no software 4
5 Especificações Variação Precisão Umidade relativa 0 a 20 e 80 a 100% ±5.0% 20 a 80% ±3.5% Temperatura -40 a 32 o F e 104 o F a 158 o F -40 a 0 o C e +40 a +70 o C ±3.6 o F/±2 o C 32 o F to104 o F/0 o C to +40 o C ±1.8 o F/±1 o C Pressão 950 a 1050hPa (kpa, Bar, PSI) Precisão: (25 o C) Repetibilidade: ±0.25%Max+±0.3%FSO) Linearidade/Histeresis: ±0.24%FSO Coeficiente de temperatura: ±0.1%FSO Notas: FSO: Saída de Escala Completa 1psi = mbar = bar 1 psi = Pa = hpa = kpa Resolução Armazenamento de dados Taxa de registro de dados Temperatura de operação Tipo de bateria Vida da bateria Dimensões/Peso 0.1%RH, 0.1 o C/F, 0.1hPa medições Intervalo de amostragem selecionável: De 1 minuto às 18 horas -35 a 80 o C (-31 a 176 o F) Lítio 3.6V (1/2 AA) (SAFT LS14250, Xeno XL050F ou equivalente) 1 ano (tip.) dependendo da taxa de registro de dados, temperatura ambiente e uso dos LEDs de Alarme 101 x 25 x 23 mm (4x1x.9 ) / 172g (6oz) 5
6 Substituição da Bateria É altamente recomendável que a bateria seja substituída a cada 12 meses ou antes para o registro de dados críticos. O RHT50 não perde suas leituras armazenadas quando a bateria enfraquece ou quando a bateria é substituída; o processo de registro de dados será, entretanto, parado e não poderá ser reiniciado até que a bateria tenha sido substituída e tenha sido feito o download dos dados registrados no PC. Use apenas baterias de lítio de 3.6V. Antes de substituir a bateria, remova o registrador de dados do PC. Siga as etapas do diagrama abaixo. NOTA: Deixar o RHT50 plugado na porta USB do PC USB por mais tempo que o necessário, fará com que parte da capacidade da bateria seja perdida. 1. Desenrosque a tampa do sensor protecção anti-horário. 2. Retire a tampa de protecção e segurança coloque-o de lado. 3. Ao inserir uma chave de fenda pequena na ranhura e aplicando pressão moderada para o guia de travamento, puxe a parte frontal (USB) do RHT50 para fora. 4. Desmontar completamente o medidor para acessar o compartimento da bateria. 5. Insira a bateria. 6. Re-montar o medidor. 7. Recoloque a tampa. 8. Aperte com as mãos a tampa no sentido horário. Não aperte em demasia ALERTA: Manuseie baterias de lítio cuidadosamente, observe os alertas sobre a caixa da bateria. Elimine de acordo com os regulamentos locais. Você, como usuário final, é obrigado legalmente (regulamento de Baterias EU) para devolver todas as baterias usadas, a eliminação no lixo doméstico é proibida! Você pode levar suas baterias/acumuladores usados para os pontos de coleta em sua comunidade ou onde as baterias/acumuladores foram comprados! Eliminação: Siga as estipulações válidas legais em relação à eliminação do dispositivo no final de seu ciclo de vida Copyright FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte de qualquer forma 6
Registrador de dados G-Force com 3 eixos
Manual do Usuário Registrador de dados G-Force com 3 eixos Modelo VB300 Introdução Parabenizamos-lhe pela aquisição do registrador de dados G-Force VB300. O modelo VB300 consegue medir e gravar leituras
Software para Leitura de Dados ITSW-U801
Software para Leitura de Dados ITSW-U801 CONTEÚDO 1. INTRODUÇÃO... 1 2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS... 1 3. INSTALAÇÃO E USO INICIAL... 1 3-1 INSTALAÇÃO... 1 3-2 INICIANDO O PROGRAMA... 1 3-3 Uso com cabo de