Modelo CM-P - Allcrom tudo para cromatografia
Balanças Micro Série CMP
Balanças Micro Série CMA
Balanças Micro Série CMF
Balanças Micro Série CM
Balanças Micro para calibração de Pipeta série CM P
As Balanças Micro modelo CM P foram especialmente projetados para a calibração de pipetas e atender os requisitos mais exigentes para medir pequenas massas e com capacidade de leitura de d = 1 µg .
A câmara de pesagem foi especialmente concebida para a calibração de pipetas possuindo uma abertura não centralizada localizada na parte superior da câmara fazendo com que a inserção da pipeta seja mais fácil, isso permite que a calibração da pipeta seja feita com a câmara de pesagem fechada para atingir a precisão na ordem de micro grama.
Esta solução limita a possibilidade de formação de bolhas de ar.
Elas possuem um mostrador gráfico digital e menu interativo com o usuário.
A fim de garantir a precisão adequada da medição a calibração é automática com um peso interno.
As balanças Micro CM P consistem de dois componentes principais, um deles contém os módulos eletrônicos e o outro com o sistema de medição mecânico de alta precisão.
Esta configuração é a solução ideal para garantir a eliminação das variações de temperatura que influenciam as medições.
Elas apresentam um câmara de pesagem ampla, transparente em forma cilíndrica com protetor em vidro.
Todos os elementos da câmara de pesagem são fabricados em vidro ou metal que minimizam a influência de cargas eletrostáticas no resultado da pesagem.
A balança Micro da série CM 21P apresenta a capacidades máxima de 21 gm com capacidade de leitura de 1 µg,
As balanças Micro tem um menu amigável onde o usuário tem acesso a várias funções e unidades de medição que permitem atender a qualquer requisito específico de trabalho.
O Software de coleta de dados permite atender procedimentos de BPL (Boas Práticas de Laboratório) com a impressão de relatórios padronizados ou configuráveis de acordo com a necessidade do usuário.
A série de balanças Micro CM 21P possuem saída padrão RS 232, uma saída PS 2 para ligação de um teclado de computador e uma saída para a ligação de um mostrador padrão adicional.
As balança Micro da série MXA 1P possui sensores infravermelhos que permite a abertura da porta da câmara de pesagem ativando ainda funções definidas pelo usuário como a tara ou impressão.
Modelo CM 21P
Capacidade 21 g
Resolução 1 µg
Repetibilidade (+/-) 2 µg
Resolução (+/-) 2 µg
Tamanho do Prato Ø 20 / 0,8 milímetros
Tempo de Resposta 10 segundos
Calibração Perfeito Calibração Interna Automática
Mostrador Tela de Cristal Líquido LCD retroiluminado
Unidade de Medida g, mg, ct, GN, mo,oz, dwt.
Temperatura da Operação 18 ~ 30 ºC
Alimentação 115 ~ 230 Volts 60Hz
Conformidade Normas ISO, BPL e BPF
Câmara de Pesagem Ø 90 x 90 milímetros
Peso líquido / Peso bruto 9,80 kg / 14,30 kg
Tamanho do Pacote 565 x 565 x 355 (Altura x Largura x Profundidade)
Modelo CMA11 P CMA 61/1/P
Capacidade 11g 61 g
Resolução 2 µg 10 µg
Resolução 4 µg 10 µg
Linearidade +/- 15 µg
Tamanho do Prato Ø 50 milímetros
Dimensão Câmara de Pesagem Ø 90 x 90 milímetros
Tempo de Estabilização 10 segundos
Calibração Automática (Interna)
Temperatura de Trabalho 18 ~ 30 ºC
• Mostrador adicional
• Software de coleta de Dados
• Mesa antivibração
• Kit de Pesos padrão para Calibração.
• Faixa de pesagem Computador Software
• Calibração da pesagem E2, F1, F2, M1 ( NABL, NPL, RRSL, Padrão)
• Mostrador Remoto
Bancada para a Calibração de Pipetas
A fim de garantir a estabilidade mecânica, para manter a precisão da medição, e o cumprimento de todos os requisitos técnicos na calibração de pipetas automáticas, fixas e variáveis a solução completa que recomendamos é esta bancada ergonômica que facilita a rotina do usuário.