Medidor de Cloro Livre, Cloro Total e pH - MI411 - ASA Instrumentos de medição
Home>Análise de Água>Medidores de Cloro>
Akso1567
Medições rápidas, fáceis e confiáveis são sinônimos de MI411. De fácil operação, é possível efetuar medições de cloro e pH no mesmo instrumento, com o uso de reagentes líquidos. Possui alimentação por uma pilha 9V, o que lhe confere um longo tempo de uso sem a necessidade de troca de pilhas. Sua maleta em conjunto com a praticidade de não necessitar de conexão com rede elétrica facilita o transporte e consequentemente o uso em diferentes locais de maneira extremamente ágil.
Acompanha maleta para transporte, kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3) – 100 testes, frasco de reagente para medição de pH – 100 testes, duas cubetas com tampa, flanela para limpeza e bateria 9V.
O medidor de cloro é utilizado para análises da água em piscinas, reservatórios, poços, estações de tratamento de água (ETA), estações de tratamento de efluentes (ETE), rios, lagos, etc.
Cloro: 0 a 5 mg/L (ppm)
pH: 6.5 a 8.0 pH
Cloro: 0.01 mg/L (0.00 a 3.49 mg/L) / 0.1 mg/L (3.50 a 5.0 mg/L)
pH: 0.1pH
Cloro: ± 0.05 mg/L + 3% da leitura
pH: ± 0.2pH
Temperatura de amostra: 15 a 30°C
Comprimento de onda: 525nm (com filtro de interferências)
Alimentação: 9Vdc (1 bateria 6LR61)
Dimensões (LxAxP): 192 x 52 x 104 mm
Peso: 350g (com bateria)
- Adaptação dos métodos US EPA 330.5 e Standard Method 4500-Cl G para medição de cloro
- Adaptação do método vermelho de fenol para medição de pH (para MI411)
2072-6-26 https://www.asainstrumento.com.br/analise-de-agua/medidores-de-cloro/mi411-medidor-de-cloro-livre-cloro-total-e-ph
Medidor de Cloro Livre, Cloro Total e pH - MI411
Cód: 29934
Marca: AksoModelo:MI411Disponibilidade: Disponível em 10 dias úteis Referência: 29934
Itens que acompanham o MI411:
01 Kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3) 100 testes
02 Cubetas de vidro com tampa
01 Maleta para transporte e armazenamento
Manual MI411 - Download
https://www.asainstrumento.com.br/analise-de-agua/fotometros-medidores-de-cor-para-agua/mw11-fotometro-de-bolso-para-cloro-livre-e-total 2072-6-21 https://www.asainstrumento.com.br/analise-de-agua/fotometros-medidores-de-cor-para-agua/mw11-fotometro-de-bolso-para-cloro-livre-e-total R$ 0,00
Akso1565AK90 - Medidor de pH de Bolso (phmetro)1565AK90 - Medidor de pH de Bolso (phmetro)
Medidor de pH AK90 é um instrumento prático e versátil indicado para o controle do parâmetro de pH e temperatura em efluentes, indústrias alimentícias e soluções aquosas em geral, garantindo a qualidade do produto final. Possui eletrodo substituível e compensação automática de temperatura (ATC), assegurando medições rápidas e práticas. Através de seu ajuste em até 3 pontos fixos e sua interface de fácil manuseio, a verificação de seus resultados é simples e eficaz.
O AK90 é um phmetro econômico, eficiente e de fácil manutenção. *As soluções de calibração (pH4, pH7 e pH10) e a solução de armazenamento (KCl) devem ser adquiridas separadamente. Entre em contato com a ASA para informações adicionais.
Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm Peso: 85g
https://www.asainstrumento.com.br/analise-de-agua/medidores-de-ph-phmetro/medidores-de-ph-de-bolso/ak90-medidor-de-ph-de-bolso-phmetro 2072-6-28 https://www.asainstrumento.com.br/analise-de-agua/medidores-de-ph-phmetro/medidores-de-ph-de-bolso/ak90-medidor-de-ph-de-bolso-phmetro R$ 0,00
AK90 - Medidor de pH de Bolso (phmetro)
FORMIS1403Medidor de pH digital de bolso FOR-9111403Medidor de pH digital de bolso FOR-911
Medidor de pH digital portátil tipo caneta, com faixa de 0,00 a 14,0pH e resolução de 0,01. Com tampa de preservação do eletrodo, alimentação por bateria, leve e compacto acomodável ao bolso.
Amplamente utilizado para verificação rápida do pH de soluções na indústria química, alimentícia, fabricação de soluções diversas, piscicultura, carcinicultura, agricultura, etc.
Ponto de calibração de fácil acesso
Acomodável ao bolso;
Alimentação por baterias e com baixo consumo;
Display LCD de 3 dígitos
Escala: 0,00 a 14,0pH
Resolução: 0,01pH
Precisão: ± 0,1pH
Sensor incorporado ao aparelho
Alimentação: 4 baterias AG-13 de 1,5V
Dimensões (LxAxP): 150 x 30 x 20 mm
https://www.asainstrumento.com.br/analise-de-agua/medidores-de-ph-phmetro/medidores-de-ph-de-bolso/medidor-de-ph-for-911 2072-6-31 https://www.asainstrumento.com.br/analise-de-agua/medidores-de-ph-phmetro/medidores-de-ph-de-bolso/medidor-de-ph-for-911 In stock R$ 0,00
Medidor de pH digital de bolso FOR-911
ASA1283Calibração com Rastreabilidade RBC Inmetro - Medidor de ph1283Calibração com Rastreabilidade RBC Inmetro - Medidor de ph
https://www.asainstrumento.com.br/seguranca-do-trabalho/certificado-de-calibracao/calibracao-com-rastreabilidade-rbcinmetro-medidor-de-ph 2022-03-15 https://www.asainstrumento.com.br/seguranca-do-trabalho/certificado-de-calibracao/calibracao-com-rastreabilidade-rbcinmetro-medidor-de-ph R$ 0,00