Nossas sondas e sensores são usados ​​em muitos setores da indústria, agricultura e serviços onde o monitoramento da temperatura é um parâmetro importante.
Nossos domínios
O médico
Ar condicionado
Agroalimentar
motores elétricos
Sistemas de aquecimento
borracha e plástico
maquinaria e equipamento
transformadores elétricos
medidores de energia
Trens e veículos ferroviários
Minhas solicitações de preço
pedido de Orçamento
Retorno
Inicio
Temperatura
transmissores
Transmissor de temperatura de campo HART
Transmissor de temperatura de campo HART
Referência GSEM320/55R
Compatível com Hart 5,6,7.
Exibição do valor do processo, texto e gráfico de barras.
Entradas duplas com funções matemáticas.
(4 a 20) ma ou saída hart multiponto.
Opção *
Escolha um valor da lista HART
-
+
Peça um preço Adicionar em andamento ...
Produto de características Transmissor de temperatura de campo HART
DADOS TÉCNICOS
O SEM320 é um transmissor de temperatura de campo HART (dispositivo genérico), que é um transmissor de temperatura universal compatível com HART 5,6,7 com display. Ele aceita RTD, termopar, potenciômetro ou sinais de entrada em milivolt e os converte em um sinal de transmissão mA padrão (4 a 20). Alternativamente, o modo multiponto HART pode ser selecionado.
Alojado em seu próprio cabeçote de conexão personalizado, é programado usando um cabo de comunicação (USB Config) com nosso software de configuração USBSpeedlink gratuito. As funções HART padrão também podem ser programadas usando a comunicação HART.
O transmissor de temperatura de campo HART possui um display rotativo de cinco dígitos para o valor do processo e um display de 5 dígitos para mensagens, além de um gráfico de barras para a% de saída de mA.
É usado com nossas sondas de temperatura. Podemos fabricá-los de acordo com suas especificações. Os tipos mais populares podem ser vistos aqui
REFERÊNCIA DO SENSOR
Fazer referência ao sensor SEM320, por meio do software USBSpeedlink baseado em Windows, permite uma correspondência próxima com um sensor de referência conhecido, eliminando assim possíveis erros do sensor.
CALIBRAÇÃO DO USUÁRIO
Além do referenciamento dos sensores, o ajuste da saída de corrente é possível através dos comandos USB e HART.
LINEARIZAÇÃO PERSONALIZADA
O SEM320 pode ser programado com linearização personalizada para acomodar sensores não padrão ou sensores com características incomuns ou exclusivas. Consulte o escritório de vendas para obter mais detalhes.
DETECÇÃO DE QUEIMADURA DE SENSOR
Se um fio do sensor for quebrado ou desconectado, a saída do SEM320 irá automaticamente para seu nível definido pelo usuário (alto ou baixo) ou para seu valor predefinido.
CORRENTE DE SAÍDA PREDEFINIDA
Para facilitar a calibração e o comissionamento do sistema, a saída pode ser configurada para um nível predefinido em qualquer lugar na faixa (4 a 20) mA.
Esses produtos podem Interessa você
Transmissor de temperatura Pt1000 -50 ° C a + 50 ° C / 4 a 20 mA
Transmissor para Pt1000. Exterior e interior. Faixa de saída -50 ° C a + 50 ° C. Sinal de 4 ... 20 mA.
Condicionador com canais de 2 mA / tensão na entrada e na saída.
Tensão de canal duplo ou entradas e saídas de corrente (ativa / passiva). Isolamento 5 portas em 3.75Kv. Pode ser ...