CAMSIZER M1 | Microtrac | Scansci
Analisador de Tamanho/Formato de Partícula
Quantidade de CAMSIZER M1
Categorias: Análise de Tamanho e Forma de Partículas, Análise Estática de imagem, Equipamentos Analíticos
ANÁLISE DE IMAGEM ESTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA PARA PÓS MUITO FINOS
O CAMSIZER M1 usa o princípio de medição da análise de imagem estática para determinar o tamanho e a forma da partícula numa faixa de 0,5 μm a 1500 μm. A base do analisador é um microscópio poderoso cujo hardware e software são otimizados para análise automatizada de partículas.
Para análise de imagem estática (de acordo com a ISO 13322-1), a amostra precisa ser colocada num suporte e é movida por uma plataforma de amostra automática para ser fotografada passo a passo por uma câmara de 18,1 megapíxeis. A amostra permanece estática durante a aquisição da imagem, o que garante imagens de alta qualidade e riqueza de detalhes.
Até seis ampliações diferentes e o estágio de amostra preciso com uma precisão de posição de < 3 μm garantem condições de medição ideais em toda a faixa de medição. Os resultados são exibidos como distribuições de tamanho e forma com uma variedade de parâmetros de medição configuráveis. O software Particle X-Plorer permite a exibição e análise subsequentes de cada partícula registada.
Análise de imagem estática de alta resolução (ISO 13322-1) de 0,5 μm a 1500 μm
Câmara colorida de 18,1 megapixels
Até 6 ampliações
Análise precisa de partículas muito pequenas
Análise de forma altamente precisa
Módulo de dispersão M-Jet
Medição automática, operação fácil
Função de costura
Possibilidades de avaliação abrangentes com o Particle X-Plorer
DISPERSÃO DE PÓ PERFEITA COM O M-JET – PREPARAÇÃO DE AMOSTRA EFICIENTE PARA ANÁLISE MICROSCÓPICA
Como qualquer análise é tão boa quanto a preparação de amostra anterior, o módulo de dispersão M-Jet foi desenvolvido para garantir uma distribuição homogénea e dispersão eficiente de pós-secos antes da medição com CAMSIZER M1.
A nova unidade de dispersão M-Jet garante a preparação ideal da amostra em vários suportes para análise microscópica. O princípio de funcionamento é baseado na pressão negativa, não é necessário fornecimento de ar comprimido. Graças à geometria exclusiva do bico, até os pós mais finos são efetivamente separados e distribuídos uniformemente na placa de objeto.