Selo diafragma com conexão flangeada Projeto rosqueado e de grande volume Modelo - PDF
Selo diafragma com conexão flangeada Projeto rosqueado e de grande volume Modelo
Download "Selo diafragma com conexão flangeada Projeto rosqueado e de grande volume Modelo 990.41"
Alessandra César Bacelar
1 Selos diafragma Selo diafragma com conexão flangeada Projeto rosqueado e de grande volume Modelo WIKA folha de dados DS outras aprovações veja página 3 Aplicações Para montagem (montagem direta, através um elemento de resfriamento ou capilar) acoplado aos instrumentos de medição para pressões baixas e para instrumentos de medição de pressão diferencial Para meios agressivos, contaminados ou quentes Indústria de processos químicos, indústria petroquímica Medição de nível, monitoramento de filtros Características especiais Selo diafragma interno de grande volume Materiais especiais disponíveis Baixo erro de temperatura devido ao grande diâmetro do selo diafragma (realização de baixas faixas de pressão possível) Ampla aplicação de temperatura devido ao grande volume Conexõe de limpeza integrada (opcional) Descrição Selos são utilizados para proteger o instrumento de medição de pressão contra meios agressivos, adesivos, cristalizantes, corrosivos, altamente viscosos, prejudicial ao meio ambiente ou tóxico. Um diafragma produzido a partir de um material apropriado serve para a separação do meio a ser medido. Com este processo, mesmo as mais difíceis necessidades de medição podem ser realizadas com a combinação dos instrumentos de medição e selos diafragma. Um líquido dentro do sistema, que pode ser adaptado para as aplicações individuais, transmite a pressão por meios hidráulicos para o instrumento de medição. As aplicações são quase ilimitadas por conta de um grande número de variedades disponíveis, por exemplo, modelos de selo diafragma e materiais. O tipo de conexão ao processo (conexão flangeada, roscada e higiênica) e o método básico de produção são critérios importantes para a distinção. Para mais informações técnicas de selo diafragma e sistemas de selos de proteção, veja IN "Uso - Funcionamento - Tipos". Selo diafragma com conexão flangeada, modelo O selo diafragma, modelo com conexão tipo flange e diafragma interno é idealmente adequado para aplicações com conexões pequenas ao processo. Devido seu diafragma interno (diâmetro grande de diafragma) baixas faixas de medição podem ser realizadas. Quando a temperatura muda, o diafragma contraria o volume do enchimento, assim garantindo um menor desvio no instrumento de medição. A montagem do selo diafragma ao instrumento de medição ocorre de forma direta como padronizado ou, opcionalmente, por meio de uma torre de resfriamento ou através de extensão de capilar. Para a seleção de materiais, a WIKA oferece uma variedade de soluções nas quais o corpo superior do selo diafragma, o diafragma e corpo/parte inferior do selo podem ser produzidos com os mesmos materiais ou com materiais diferentes. Ou ainda, o selo e o diafragma podem ser oferecidos revestidos ou cobertos com película. Sistemas de medição com o selo diafragma da WIKA, modelo , são utilizados com sucesso mundialmente, com altos requisitos de medição, na indústria de processamento químico e petroquímico. WIKA folha de dados DS /2013 Página 1 de 6 Folha de dados mostrando instrumentos similares: Selo diafragma com conexão rosqueada, modelo ; veja folha de dados DS 99.06
2 Série standard Conexão ao processo Flanges Exemplo de montagem Selo diafragma, conexão flangeada, modelo com manômetro Padrão Dimensão nominal Face de vedação conforme EN DN 15 Forma B1 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 conforme ASME B /2" RF AA 3/4" 1" 1 1/2" 2" Instrumento para medição de pressão (manômetro ou transmissor de pressão) Montagem direta Líquido de enchimento Diafragma (parte molhada, soldada com parte superior de selo diafragma) Pressão nominal PN 100 com diafragma Ø 89 mm Faixa de medição máx bar (diafragma Ø 89 mm e máx. 200 C) Material da parte superior Aço inoxidável (316 L) Roscas de conexão Vedação Selo diafragma Parte superior Parte inferior Face de vedação Material das partes molhadas Diafragma: aço inoxidável (316L) Parte inferior/face de vedação: aço inoxidável (316L) Vedação: PTFE, até máx. 260 C Parte inferior (conexão ao processo) Flanges de conexão conforme EN ou ASME B 16.5 (para possíveis dimensões nominais veja página 5 seguintes.) Partes de fixação Parafusos de conexão de aço inoxidável Grau de limpeza de partes molhadas Livre de óleo e graxa conforme ASTM G93-03 nível E (padrão WIKA) e ISO (< 550 mg/m 2 ) Conexão ao instrumento de medição Conexão solda axial Página 2 de 6 WIKA folha de dados DS /2013
3 Opções Conexão ao processo Padrão conforme EN Dimensão nominal DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50 Face de vedação Forma B2 Forma C (macho) Forma D (fêmea) Forma E (ressalto com forma B1) Forma E (ressalto com forma B2) Forma F (rebaixo com forma B1) Forma F (rebaixo com forma B2) Forma G (ressalto anel em "O") Forma H (macho anel em "O") conforme ASME B /2" RFSF Small tongue 3/4" 1" Large tongue Large male face Small male face Small groove Large groove 1 1/2" Small female face Large female face 2" RJF groove Conforme DN 25A RF AA JIS DN 40A DN 50A (limitado com materiais especiais, sob consulta) Outras flanges sob consulta Pressão nominal - PN 16 com diafragma Ø 124 mm Parte inferior (conexão ao processo) - Materiais especiais, sólido, cobertura ou revestimentos - Parte inferior com 1 ou 2 anéis de limpeza 1/4 NPT, 1/8 NPT, G 1/8 - Parafuso de fechamento no anel de limpeza Vedação - Statotherm (grafite), até máx. 400 C Partes de fixação Parafusos de conexão de aço inoxidável, altamente resistente contra calor -alta temperatura Conexão ao instrumento de medição - G 1/2, G 1/4, 1/2 NPT ou 1/4 NPT (fêmea) Alto grau de limpeza de materiais das partes molhadas - Livre de óleo e graxa conforme ASTM G93-03 nível D e ISO (< 220 mg/m 2 ) - Livre de óleo e graxa conforme ASTM G93-03 nível C e ISO (< 66 mg/m 2 ) Projeto conforme NACE (MR 0175 ou MR 0103) Origem das partes molhadas (UE, CH, EUA) Informações adicionais para sistemas de selo diafragma Veja a informação técnica IN "Selos diafragma - Uso - Funcionamento - Tipos" Modelo de instrumento para medição de pressão Conexão ao instrumento de medição: montagem direta (calibragem em posição de montagem vertical, conexão ao processo para baixo) Temperatura de processo Temperatura ambiente Líquido de enchimento Opções para sistemas de selos diafragmas Conexão ao instrumento de medição através torre de resfriamento ou extensão de capilar Diferença de altura entre ponto de medição e instrumento de medição com extensão de capilar (máx. 7 m com óleos de silicone) Serviço de vácuo (adequado para operações de vácuo) Selos diafragma para montagem em zona 0 - com contra-chamas - com contra-chamas e certificado PTB Suporte do aparelho de medição (necessário para a conexão dos instrumentos de capilar) - Forma H conforme DIN 16281, 100 mm, alumínio, preto - Forma H conforme DIN 16281, 100 mm, aço inoxidável - Suporte para a montagem de tubo, para tubo de Ø mm, aço Aprovações GOST-R, certificado de importação, Rússia CRN, segurança (por exemplo, segurança elétrica, pressão excessiva,...) Canadá Certificados 1) 2.2 relatório de controle conforme EN (Conformidade, material, calibração para sistemas de selos diafragmas) 3.1 certificações de inspeção conforme EN (Material das partes metálicas molhadas, calibração para sistemas de selos diafragmas) 1) Opção Aprovações e certificados, veja o site. WIKA folha de dados DS /2013 Página 3 de 6
4 Materiais Parte superior Partes molhadas Limite de temperatura Diafragma Parte inferior/face de vedação de processo em C Padrão Aço inoxidável (316L) Aço inoxidável (316L) Aço inoxidável (316L) 400 Opção Aço inoxidável (316L) Revestimento de ECTFE Revestimento de ECTFE 150 1) 2) Revestimento de PFA Revestimento de PFA 260 1) 2) Revestimento em ouro Revestimento em ouro 400 2) 3) Película PTFE Aço inoxidável (316L) com 260 1) 2) película PTFE Wikaramic Wikaramic 400 1) 2) 3) Hastelloy C22 (2.4602) Hastelloy C22 (2.4602) 260 Hastelloy C276 (2.4819) Hastelloy C276 (2.4819) 400 Inconel 600 (2.4816) Inconel 600 (2.4816) 400 Inconel 625 (2.4856) Inconel 625 (2.4856) 400 Incoloy 825 (2.4858) Incoloy 825 (2.4858) 400 Monel 400 (2.4360) Monel 400 (2.4360) 400 Tântalo Aço inoxidável (316L) com 300 1) 2) Tântalo Aço inoxidável (316L) Aço inoxidável (316L) Aço inoxidável (316L) 400 Aço inoxidável (904L) Aço inoxidável (904L) Aço inoxidável (904L) 400 Aço inoxidável (321) Aço inoxidável (321) Aço inoxidável (321) 400 Aço inoxidável (316Ti) Aço inoxidável (316Ti) Aço inoxidável (316Ti) 400 Duplex 2205 (1.4462) Duplex 2205 (1.4462) Duplex 2205 (1.4462) 300 Superduplex (1.4410) Superduplex (1.4410) Superduplex (1.4410) 300 Hastelloy C22 (2.4602) Hastelloy C22 (2.4602) Hastelloy C22 (2.4602) 400 Hastelloy C276 (2.4819) Hastelloy C276 (2.4819) Hastelloy C276 (2.4819) 400 Inconel 600 (2.4816) Inconel 600 (2.4816) Inconel 600 (2.4816) 400 Inconel 625 (2.4856) Inconel 625 (2.4856) Inconel 625 (2.4856) 400 Incoloy 825 (2.4558) Incoloy 825 (2.4858) Incoloy 825 (2.4858) 400 Monel 400 (2.4360) Monel 400 (2.4360) Monel 400 (2.4360) 400 1) Combinação de materiais para parte superior e partes molhadas com face de vedação somente possíveis com forma B2 e RFSF 2) Combinação com conexão faceada ao processo não é possível, utilize um anel de limpeza onde aplicável (folha de dados AC 91.05) 3) Combinação com conexão faceado ao processo somente possível em conjunto com aço inoxidável como material de parte inferior Outras combinações ou materiais e limites de temperatura de processo sob consulta Página 4 de 6 WIKA folha de dados DS /2013
5 Dimensões em mm Série standard 1) PN 100 Diâmetro efetivo do diafragma Mb = 89 mm ) Dimensões para materiais especiais sob consulta Opção 1) PN Diâmetro efetivo do diafragma Mb = 124 mm 1) Dimensões para materiais especiais sob consulta Conexão conforme EN DN PN Dimensões em mm Roscas/furos em mm em bar D Mb d 1 d 3 k H b f G 1 Quantidade M M M M M M M M M M24 4 WIKA folha de dados DS /2013 Página 5 de 6
6 Conexão conforme ASME B 16.5 NPS Classe Dimensões em mm Roscas/furos em polegadas D Mb d 1 d 3 k H b f G 1 Quantidade ½ , ½-13UNC ,9 60, ½-13UNC ,9 66, ½-13UNC ,9 66, ½-13UNC 4 ¾ ½-13UNC ,9 69, ½-13UNC ,9 82, ⅝-11UNC ,9 82, ⅝-11UNC , ½-13UNC ,8 79, ½-13UNC ,8 88, ⅝-11UNC ,8 88, ⅝-11UNC 4 1 ½ , ½-13UNC , ½-13UNC , ¾-10UNC , ¾-10UNC ⅝-11UNC ,1 120, ⅝-11UNC , ⅝-11UNC , ⅝-11UNC 8 Informações para cotações Selo diafragma: Modelo de selo diafragma / conexão ao processo (standard, dimensão nominal, pressão nominal, face de vedação) / materiais (parte superior, diafragma, parte inferior) / vedação / partes de fixação / conexão faceado ao processo / parafuso de fixação da conexão faceado ao processo / conexão ao instrumento de medição / grau de pureza das partes molhadas / projeto conforme NACE / origem das partes molhadas / certificados Sistema de selo diafragma: Modelo de selo diafragma / conexão ao processo (standard, dimensão nominal, pressão nominal, face de vedação) / materiais (parte superior, diafragma, parte inferior) / vedação / partes de fixação / conexão faceado ao processo / parafuso de fixação da conexão faceado ao processo / modelo de instrumento para medição de pressão (conforme folha de dados) / montagem (montagem direta, através torre de resfriamento ou extensão de capilar) / temperatura de processo mín. e máx. / temperatura ambiente mín. e máx. / serviço de vácuo / líquido de enchimento para transmissão de pressão / certificados / projeto conforme NACE / selo diafragma para montagem em zona 0 / adaptador para montagem 2012 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos são reservados. Especificações e dimensões apresentadas neste folheto representam a condição de engenharia no período da publicação. Modificações podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituídos por outros sem aviso prévio. Página 6 de 6 WIKA folha de dados DS / /2015 PT based on 03/2013 EN WIKA DO BRASIL Indústria e Comércio Ltda. Av. Ursula Wiegand, 03 Polígono Industrial Iperó - SP / Brasil Tel / Fax
Dependendo da aplicação, as juntas espirais podem ser solicitadas com anel externo e/ou interno.
JUNTAS ESPIRAIS Juntas Espirais As juntas espirais são também conhecidas como juntas espirometálicas. onsistem em uma fita de metal em forma de V que forma um espiral junto com um material vedante macio.
Bombas centrífugas de acionamento magnético em aço inox eficientes robustas seguras
Bombas centrífugas de acionamento magnético em aço inox eficientes robustas seguras MKP Bombas de acionamento magnético para processos químicos MKP-S Bomba auto escorvante de acionamento magnético para
40.69-PORB V33, K8.0 PRODUTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS SPRINKLERS AUTOMÁTICOS
PARA MAIS DETALHES, CONSULTE A PUBLICAÇÃO VICTAULIC 10.01 O Sprinkler do tipo embutido, pendente, via-seca, Série V33 com tampa de proteção roscada e ajuste de ½" utiliza componentes internos de aço inox.
Série RTA Reator de Alta Pressão
Série RTA Reator de Alta Pressão Figura 1 RTA 450 cc Série RTA 100 A 2000 Capacidades 100 a 2000 cc Pressão de Trabalho (PMT) -1.0 / + 140.0 bar (2000 psi) Pressão de Estudo (PMTA) -1.2 / + 168.0 bar (2400
Fitting INLINE com turbina para medição de vazão
Fitting ININE com turbina para medição de vazão Tipo pode ser combinado com N 06 a N 65 Sistema de canalização fechada, i.e. sensor dentro do fitting Tecnologia Quarto de Volta Componentes eletrônicos