Coluna Kinetex, Ultra Alto Desempenho em qualquer Sistema de HPLC ou UHPLC/UPLC. - Allcrom tudo para cromatografia
Kinetex™ Tecnologia Core-Shell
Ultra Alto Desempenho em qualquer
Sistema de HPLC ou UHPLC/UPLC*
KINETEX 1,3 e 1,7 µm
KINETEX 2,6 µm
KINTEX 5 µm
O Estado da Arte na Inovação da Tecnologia de Partículas
A partícula core-shell da Kinetex™ foi projetada para tornar os benefícios do UHPLC acessíveis a todos.
Nós nunca nos convencemos de que a pressão ultra alta era o único caminho para o desempenho ultra alto.
As colunas Kinetex 2,6 µm oferecem a eficiência de uma coluna Sub-2 µm operando com pressão abaixo de 400 bar (6.000 PSI), o que permite utilizá-la em qualquer sistema de HPLC.
C8 C18 XB-C18 PFP HILIC FENIL-HEXIL
Nós mencionamos seletividade?
Vários parâmetros, tais como a composição da fase móvel e o pH desempenham um papel importante na realização de uma separação ideal. Mudar a seletividade da sua coluna é o jeito mais fácil de otimizar seus resultados.
A Kinetex™ tem cinco fases complementares para a sua escolha.
Não há necessidade de comprar sistemas caros de alta pressão.
Use as colunas Kinetex™ em seus sistemas de HPLC existentes e execute seus métodos em uma fração do tempo. O que você economiza só com os custos de consumo e eliminação de solventes já paga a sua coluna!
Transferência de Método
As colunas Kinetex™ oferecem a possibilidade de desenvolver métodos e transferí-los para qualquer sistema de Cromatografia Líquida, novo ou antigo, de pressão alta (UHPLC/UPLC) ou baixa (HPLC).
Agora você tem a flexibilidade de enviar o seu método para o outro lado do corredor ou do outro lado do mundo!
As colunas Kinetex™ de 1,3 e 1,7 µm são completamente escaláveis para as colunas Kinetex 2,6 e 5 µm.
Se o seu método foi desenvolvido com a Kinetex 1,7 µm e precisa ser transferido para um sistema de HPLC tradicional, simplesmente troque o método pela Kinetex 2,6 µm e obtenha a mesma seletividade sem uma pressão tão elevada.
A coluna Kinetex™ duplica ou triplica a sua produtividade permitindo que você faça mais com os equipamentos que você já tem. Libere seus sistemas de Cromatografia Líquida e com o tempo que você economiza, inicie os novos projetos que você estava esperando para começar.
na Inovação da Tecnologia de Partículas
A partícula core-shell da Kinetex™ não é totalmente porosa.
Usando técnicas de processo sol-gel, que incorpora a tecnologia de nano estruturas, onde um recobrimento (camada) durável, homogeneamente poroso cresce ao redor de um núcleo sólido de sílica.
Este processo altamente otimizado, combinado com uma distribuição uniforme do tamanho da partícula, produz uma coluna que gera contagens de pratos teóricos altíssimos.
Com tamanho das partículas de 2,6 µm uma pressão menor é gerada, eliminando a necessidade de Sistemas capazes de atingir altas pressões (UHPLC).**
allc allcrom
Obtenha o máximo de desempenho de seu sistema de UHPLC
As colunas Kinetex™ 1,3 e 1,7 µm com tecnologia core-shell apresentam excelente eficiência Cromatográfica com picos mais altos e maior sensibilidade, sendo as colunas mais indicadas para os usuários de UHPLC/HPLC que queiram aumentar ao máximo a eficiência do sistema cromatográfico.
As colunas Kinetex™ 1,3 e 1,7 µm são as primeiras e únicas com partículas core-shell sub-2 µm disponíveis no mercado.
Ganhos incríveis de eficiência
Waters® ACQUITY® BEH™ 1,7 µm C18
Kinetex® 1,7 µm C18
Kinetex® 1,3 µm C18
Condição para todas as colunas:
Colunas: Kinetex 1,7 μm C18
Kinetex 1,3 μm C18
ACQUITY UPLC® BEH 1,7 μm C18
Fase móvel: Acetonitrila/Água (50:50)
Instrumento: Waters® ACQUITY® UPLC®
Amostra: 1. Acetofenona
4. Naftaleno
Desempenho Ultra Alto
Condições para ambas colunas:
Colunas: Kinetex 1,7 µm C18
Tradicional 1,7 µm C18
Dimensões: 50 x 2,1 mm
Fase Móvel: Acetonitrila / Água (50:50)
Fluxo: 0,6 mL/min
Detector: UV em 254 nm
Instrumento: *Waters® ACQUITY® UPLC®
Uma atualização versátil para HPLC e UHPLC
Em um sistema de HPLC ou UHPLC de baixo volume morto as colunas Kinetex 2,6 µm terão desempenho similar as Colunas sub-2 µm totalmente porosas, gerando até 3x a eficiência de uma coluna 5 µm e o dobro de uma 3 µm (totalmente porosas). Aumenta consideravelmente a produtividade e o desempenho dos seus métodos com o uso de Colunas Kinetex mais curtas, tudo isso somado a redução de solvente.
Desempenho Sub-2 µm com Kinetex 2,6µm
em sistemas de HPLC e UHPLC
Kinetex® 2,6 µm C18 Kinetex® 2,6 µm C18
Agilent® ZORBAX® 1,8 µm SB-C18
Mesma condição para todas as colunas exceto quando mencionado:
Colunas: Kinetex 2,6 μm C18 (Agilent 1100*)
Kinetex 2,6 μm C18 (Agilent 1290)
ZORBAX 1,8 μm SB-C18 (Agilent 1290)
Dimensão: 100 x 2,1 mm
Fase móvel: A: Água com 0,1% TFA
B: Acetonitrila COM 0,1% TFA
Gradiente: Tempo (mín.) % B
Fluxo: 1,2 mL/min
Detecção: UV em 210 nm
Amostra: Degradantes de mupirocina
Aumente ainda mais o desempenho das Colunas Kinetex 2,6 µm
Com a redução do volume morto do seu sistema de HPLC usando tubos pré cortados e os parafusos e anilhas do Kit de aumento de desempenho Core-Shell (AQ0-8892), você terá um aumento ainda maior no desempenho da sua coluna Kinetex 2,6 µm.
Melhor desempenho com Kinetex 5 μm do que com as colunas totalmente porosas de 5 e 3 μm
Método Isocrático - As colunas Kinetex 5 μm apresentam excelentes ganhos de eficiência comparado a colunas totalmente porosas de 3 e 5 μm com uma pressão de trabalho comparável as de 5 μm.
Método Gradiente - As colunas Kinetex 5 μm possuem capacidades de pico iguais as de 3 μm com uma pressão de trabalho similiar até 5 μm.
Kinetex Core-Shell Totalmente Porosas Kinetex Core-Shell Totalmente Porosas
Solução simples de usar para melhor desempenho
Agilent® ZORBAX® 5 µm Kinetex® 5 µm XB-C18
Waters® SunFire™
ZORBAX 5 μm SB-C18
SunFire 3,5 μm C18
Dimensão: 150 x 4,6 mm
Amostra: Degradação de um Fármaco.
Colunas Kinetex
A combinação da Fase C18 e da superfície Polar modificada proporciona a retenção de compostos
Polares e não Polares, e a estabilidade em
Fase móvel 100% Aquosa
Métodos robustos de Fase Reversa, mesmo em
condições alcalinas com formato de pico melhor para
compostos Básicos Polares
Fase multiuso com seletividade do
Metileno e a Retenção Hidrofóbica
esperada pelos Analistas de uma coluna C18
Estabilidade de pH: 1,5 - 8,5*
Tamanho(s) de partícula(s): 2,6μm
Lista de fases da Farmacopéia
Americana (USP):
Estabilidade de pH: 1 - 12
Tamanho(s) de partícula(s): 5μm, 2,6μm, 1,7μm
Tamanho(s) de partícula(s): 5μm, 2,6μm, 1,7μm, 1,3μm
Fase C18 com cadeias laterais protetoras de Butil para compostos Básicos para melhores formatos de
Pico, sob condições Neutras e Ácidas
A fase USP L7 proporciona menor seletividade
Hidrofóbica e do Metileno do que a C18
Fase de Pentafluorfenil Propil altamente reprodutível
que oferece uma combinação única de seletividade
Polar, Hidrofóbica, Aromática e de Forma
Tamanho(s) de partícula(s): 5μm, 3,5μm, 2,6μm, 1,7μm
Estabilidade de pH: 1,5 - 8,5
Estável em Fase 100 % aquosa,
permitindo excelente Retenção em
Fase Reversa e melhor Seletividade
Aromática e Polar
Química de Fase Reversa que leva em
conta a maior Retenção e Separação
de Hidrocarbonetos Aromáticos
Fase de Sílica não ligada para
condições HILIC que oferece
excelente Seletividade para
*Estabilidade de pH sob condição Gradiente. A estabilidade do pH é 1,5 ~ 10 sob condição Isocrática.
Primeira e única Coluna Core-Shell para Purificação em escala Preparativa com a Tecnologia Axia™
A coluna Kinetex com partículas de 1,7 μm e 2,6 μm Kinetex® é completamente escalável com a coluna de 5 μm e está disponível com a tecnologia revolucionária Axia.
As colunas Kinetex 5 μm modelo Axia fornecerão ganhos incríveis na eficiência e performance para todos os métodos de cromatografia preparativa de fase reversa.