Bomba Uniphos ASP-40 >
Bomba Racco Uniphos ASP-40 >
A Bomba Racco Uniphos ASP-40 é de fácil operação. Projetada para uso através de um pistão, permite que o cabo seja puxado com quase nenhum esforço. Sua principal diferença é que para medição se faz necessário que o cabo seja puxado uma única vez, deixando-o estático na marcação de 50ml (meia puxada) ou 100ml (puxada completa) dependendo do tipo de gás e aguardar.
Já as Bombas Racco Kwik Draw/Uniphos (antiga marca MSA) e Drager precisam ser bombeadas diversas vezes dependendo do tipo de gás.
- As posições de meia puxada (50ml) e puxada completa (100ml) são precisamente indicadas pelos desníveis no corpo do pistão. O Pistão é devidamente travado nestes estágios.
- O indicador de fim de fluxo localizado na ponta do pistão, avisa automaticamente o término da puxada. A amostra está completa quando o indicador passar de transparente para cor branca.
- Cortador de pontas de tubo colorimétrico embutido com borda de diamante
1) Quebrar as duas pontas do tubo colorimétrico com o cortador de diamante embutido. Certifique-se o pistão esteja totalmente inserido na bomba.
2) Inserir o tubo colorimétrico na ponta da bomba com a seta voltada para a mesma.
3) Puxar o pistão até as marcações de 50ml ou 100ml conforme a orientação do tubo que estiver usando.
4) Aguardar o tempo de amostragem. Que é mostrado pela mudança de cor no indicador de fim de fluxo.
5) Com a sucção do gás para dentro do tubo colorimétrico, o mesmo passará a mudar de cor.
6) Finalizado o tempo de amostragem leia na escala do tubo o valor encontrado. Armazene essa informação imediatamente pois mesmo após o termino da medição o tubo pode continuar sofrendo reação química e mudando de cor.
- Além dos tubos Racco Uniphos, pode ser utilizada também com os tubos Gastec, RAE e Kitagawa(Sensidyne).
- Em conformidade com a norma européia EN1231 para sistemas de detecção de gás através de tubos colorimétricos
- Bolsa em couro UNIPHOS ™ com fechadura e chave
- um recipiente com graxa para manutenção
- Um recipiente com conectores reservas de borracha
Características - Certeza da exata sucção de 50mg ou 100mg, em comparação com outros métodos de bombas - Extremamente leve e com a ponta para acoplamento do tubo rígida e resistente - Cortador de ponta integrado para cortar as duas extremidades dos tubos - Indicador de vácuo para a conclusão da amostragem do ar - 5 anos de garantia - Em conformidade com a norma européia EN1231 para sistemas de detecção de gás através de tubos colorimétricos Acompanha: - Bolsa em couro UNIPHOS ™ com fechadura e chave - um recipiente com graxa para manutenção - Um recipiente com conectores reservas de borracha