Cód.: DLF21488A
Destinado à administração de gases e/ou vapores anestésicos através de respiração espontânea ou controlada, manual ou mecânica.Equipamento exclusivo de uso veterinário destinado à administração de gases e/ou vapores anestésicos.
- Vaporizador, ajustes para diferentes tipos de anestésicos;
- Equipamento móvel sem pedestal.
- Fabricado, em chapa de aço carbono, alumínio e pintado com tinta a pó eletrostática híbrida a produtos químicos, formado por: Módulo de ventilação e fluxo para administração de oxigênio e gases anestésicos;
- Opcionalmente pode ser oferecido com base de sustentação DL740 formado por rodízios de 2'' polegadas com pistas de rolagem em poliuretano para deslizamento suave e sem trepidações sendo os dianteiros com trava;
- Ventilador Micro Processado Digital, ciclado a tempo e limitado ou ciclado a pressão, composto de Display LCD Gráfico colorido de alta definição de 7'' polegadas para registro dos valores dos parâmetros ajustados e medidos, gráfico em tempo real da pressão endo traqueal, manômetro digital para registro da pressão endo traqueal do tipo Bar Graf, inclusive durante a ventilação manual além das informações de pressão de pico e informações de texto para a indicação de alarmes e modos de ventilação. A programação e ajustes são realizados por botão do tipo** ONE TOUCH*, para os seguintes parâmetros: Frequência, Relação I/E, Tempo, Inspiratório, Alarme de Pressão Mínima e Alarme de Pressão Máxima. Possui ainda fole intercambiável de 1000ml e alimentação por oxigênio;
- Rotâmetro para oxigênio com escala de 0 a 8lpm;
- Vaporizador universal de 100ml para uso com qualquer agente anestésico, de conexão rápida por um click e sem tubulação aparente, provido de câmara de vidro transparente na cor e seletor para identificação do anestésico em uso, e formado por controle de ajuste fino do borbulhamento, funil e enchimento e dreno para esvaziamento do conteúdo da câmara;
- Saída comum de gases por bico e botão de oxigênio direto;
- Filtro Valvular completo para utilização em circuito fechado, semifechado e aberto, para ventilação manual, espontânea ou controlada mecânica, formado de um reservatório de fechamento rápido com a capacidade para 1000grs. de cal sodada, válvulas inspiratórias, expiratórias e válvula pop off incorporada. Acompanha circuito paciente completo, composto de traqueias de PVC e balão de látex e conector paciente com bocal giratório fabricado em polisulfona. Opcionalmente pode ser oferecido com traqueias e balão de silicone;