Medidor de Campo Magnético MGM-20 - PDF
Download "Medidor de Campo Magnético MGM-20"
Matheus Chaplin Anjos
1 Medidor de Campo Magnético MGM-20 MANUAL DE OPERAÇÃO TEKNIKAO Indústria e Comércio Ltda.
2 ÍNDICE INTRODUÇÃO...2 ESCALAS DE MEDIÇÃO...2 APLICAÇÕES...2 OPERAÇÃO...3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS...5 OBSERVAÇÕES...6 Sr. Consumidor, a TEKNIKAO agradece a sua aquisição e recomenda ler atentamente todo este manual antes de utilizar o aparelho. 1
3 A - INTRODUÇÃO O medidor Mag Meter MGM - 20 é um instrumento portátil, especialmente desenvolvido para a medição da intensidade de campos magnéticos e densidade de fluxos magnéticos AC e DC, utilizando o principio do efeito Hall. È um instrumento com características digitais que opera com um microprocessador interno o que permite medições repetitivas, confiáveis e com um grau elevado de precisão e estabilidade, na medição de campos magnéticos normais, transversais e tangenciais. Utiliza bateria alcalina de 9 (nove) volts e possui baixo consumo, o que possibilita longos períodos de operação sem necessidade de substituição da mesma. B - ESCALAS DE MEDIÇÃO O MGM 20 permite medições automáticas e diretas de 1 Gauss até Gauss (no sistema CGS). Possui também escala de medição automática em A/ cm (Sistema Internacional de Medidas) Outras unidades poderão ser utilizadas por simples conversão matemática, como por exemplo em tesla onde: 1 tesla = Gauss C - APLICAÇÕES O instrumento possui inúmeras aplicações nas áreas de medições tais como: Determinação do estado de desmagnetização de peças; Medição da direção e intensidade de campos magnéticos AC e DC; Determinação das constantes de bobinas de magnetização; Medidas da homogeneidade de campo magnéticos de arranjos de bobinas de magnetização; Medidas do efeito de blindagens magnéticas; Medidas da intensidade de campos magnéticos em dois pontos e de sua distribuição ao longo dos materiais; Medidas de campos resultantes da aplicação de campos magnéticos em varias direções nos materiais. O equipamento pode ser utilizado como uma unidade estacionária de medição continua e permanente em processos industriais, para monitorar parâmetros magnéticos ou na forma de instrumentos portátil, para medições pontuais. 2
4 D - OPERAÇÃO Por ser um instrumento com características digitais e microprocessado, o MGM 20 possui operação extremamente simplificada por simples toque nos 3 (três) comandos existentes no painel. A operação se processa como segue: 1 Acionar (ligar) o aparelho: Pressionar a tecla L uma única vez. Neste momento aparecerá na tela a inscrição MAGMETER MGM Selecionar a função de operação Pressionar a tecla superior com seta para a direita. Através desta tecla serão selecionadas as funções: Gauss DC Gauss AC Gauss DC Max Gauss AC Max Zero Unidade Gauss Desligar Gauss DC O equipamento executará medições automáticas de campos magnéticos alternados (AC). Gauss AC O equipamento executará medições automáticas de campos magnéticos alternados (AC). Gauss DC Max 3
5 Nesta função o equipamento irá registrar o maior valor medido do campo magnético DC e o manterá em Hold. Gauss AC Max Executa a mesma função para campos alternados. Zero Executa a função de zeragem automática do equipamento. Deve ser sempre executada antes de qualquer medida. Para que o valor zero seja correto, a sonda sensora deve estar afastada pelo menos 50 cm de qualquer campo magnético. Unidade Gauss É a função de medição do equipamento. Pode ser alterada para A/cm através do acionamento da subfunção conforme veremos seguir. Desligar É a função que permite o desligamento do equipamento. 3 Selecionar as subfunções (Enter) As subfunções são aplicáveis ás Funções acima através do acionamento da tecla, como segue: Função Subfunção (Entra) Gauss DC Gauss AC Gauss DC Max Gauss AC Max Zero Executa as medições Executa as medições Executa medição do máximo valor DC do campo magnético Executa a medição do máximo valor AC do campo magnético Executa automaticamente o processo de zeragem do equipamento 4
6 Unidade Gauss Desligar Altera a unidade de medida de gauss para A/cm e vice verso Desliga o equipamento Quando o aparelho encontra-se operando com uma subfunção selecionada, o retorno à seleção de funções básicas é realizado mediante pressão tecla de subfunção (enter) que está em operação. E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Zeragem: Automática, mediante referência interna Max/: Retenção automática do valor máximo medido Valor RMS: Indicado na condição normal de operação Escalas: Seleção automática até o valor de 20 KG. Acuidade: 2% Banda de Medição: dc - 20 KG Resolução: 0,1 G até 1 KG 1 G até 2 KG 10 G até 20 KG Display: Digitos: Leituras: Cristal Líquido 3 ½ Gauss (G) Ampére/ Centímetro (A/C) Temperatura de operação: 0ºC à + 50ºC Alimentação: Bateria de 9 volts do tipo alcalina, não carregável 5
7 F OBSERVAÇÕES No sentido de poupar a bateria do equipamento o mesmo possui um temporizador automático que irá desligar o equipamento caso uma função selecionada não seja seguida da seleção de sua subfunção (Enter).Caso isto ocorra, o aparelho deve ser reiniciado na tecla LIG. A calibração do equipamento e da sonda são realizados em laboratório e por meio de software. Não se recomenda abrir e tentar ajustar o equipamento. O mesmo deve retornar ao laboratório para fins de verificação e calibração. O presente equipamento foi desenvolvido em parceria tecnológica com o laboratório Inter-Metro Serviços Especiais ltda, responsável pela execução de manutenções e calibrações deste equipamento. Fabricação: Teknikao Indústria e Comércio Ltda. Av. Agenor Couto de Magalhães, Jd. Regina São Paulo/SP. Cep: Fone/Fax: (11) / / Manutenção/ Assistência Técnica e Calibração: Inter-Metro Serviços Especiais Ltda. Rua Joaquim de Almeida, 223 Mirandópolis São Paulo SP Cep: Fone/Fax: (11)
8 TERMOS DE GARANTIA Sr. Consumidor: A TEKNIKAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. garante este aparelho contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 24 (vinte e quatro meses) a partir da data da Nota Fiscal de venda. São condições desta Garantia: 1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Departamento Técnico, sendo que o reparo do produto somente poderá ser realizado pela TEKNIKAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em nossa sede situada na Av. Agenor Couto de Magalhães, 1110, Jardim Regina, Pirituba, em São Paulo/SP CEP: Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo. A Garantia perderá a Validade quando: 1. Houver remoção do número de série ou etiqueta de identificação do produto; 2. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado ou sofrer descarga elétrica por falta de aterramento de máquinas; 3. O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não credenciadas. A Garantia não Cobre: - Despesas de transporte do equipamento; - Despesas com instalação do produto; - Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio. Certificado de Garantia Modelo do Aparelho: MGM-20 Número de Série: Número da Nota Fiscal: Data de Compra: 7
MEDLIQ manual do Ind. E Com. de Controle de Líquidos Ltda. INTERPOLADOR..05 Rua Casemiro José Marques de Abreu, 153 Vila Osasco versão: 01 dez 92 06080-030 Osasco - SP Fone: (011) 3684-0702 *****************************************************************************
SagaSys. Especificações do sistema de telemetria para condomínios
SagaSys Especificações do sistema de telemetria para condomínios Informações sobre este manual Este manual tem o objetivo de orientar os usuários na utilização da Solução de Medição Individualizada de