O aparelho trabalha com base no princípio de medição por ultrassons. Este foi desenvolvido especialmente para vazões volumétricas de baixa pulsação. A instalação é feita cerca de 30 cm a jusante da bomba dosadora, para garantir a disponibilidade de pulsação suficiente no vazão volumétrico. Todos os líquidos condutores de ondas de ultrassom são passíveis de medição.
Nenhum esmagamento no tubo de medição. Meios com pequenas partículas dissolvidas ou com elevada viscosidade também podem ser medidos.
Para a transmissão remota dos valores medidos está disponível uma saída de corrente de 0/4 – 20 mA, bem como uma saída de frequência.
Não indicado para líquidos que registrem um nível baixo de condutibilidade acústica, por ex. hipoclorito de sódio (NaOH) com uma concentração superior a aprox. 20%.
Em emulsões e suspensões, recomenda-se que, em primeiro lugar, se efetue um teste da capacidade de medição.
Nos meios como a solução de dióxido de cloro podem desgastar materiais em PVDF, o que pode levar a uma redução do tempo de vida do Transdutor.