Sistemas de Pesagem - GAP Pesagem
Sistemas com Microcélulas
Para silos de grande porte, acima de 35000kg, que possuem "saia" em suas bases, estão sujeitos ao tempo e cuja movimentação e deslocamento para a instalação de células de carga é inviável, podem ser utilizadas Microsensores.
O Microsensor é um sensor semicondutor (tecnologia strain gage) altamente sensível e termicamente estável, de eixo único aparafusado (bolt-on) ideal para medir a tensão induzida por peso em um recipiente com uma estrutura de apoio.
Quando os microsensores são aparafusadas nas vigas verticais ou horizontais, faz converter o recipiente em um sistema de pesagem. A adição ou subtração de peso no recipiente comprime o sensor, mudando a resistência do Microsensor que produz uma saída elétrica proporcional à alteração da quantidade de material.
São instaladas em pares, simetricamente posicionadas, em determinados pontos da estrutura (colunas de sustentação e/ou paredes) enquanto o recipiente está em utilização produtiva. Não é necessário que o recipiente esteja vazio para a instalação ou calibração.
Precisão Média: 3 a 5%
Tensão de Excitação: 10 a 30 VDC
Corrente de Excitação: Aproximadamente 3 mA
Integridade Funcional (vida útil):> 20 milhões de ciclos
Temperatura de operação: -34 ° a 66 ° C
Certificações: ATEX, CE, UL
Peso próprio da estrutura (Peso Morto= PM)
Peso a ser medido (produto) (Peso Líquido=PL)
Coeficiênte dinâmico: Geralmente 1,4 em relação ao peso a ser medido. Para o caso de trabalho dinâmico, em freqüência, utilizar 1,7