Sistema de Titulação Automática (pH/mV/ISE) com duas placas analógicas - Hanna Instruments Brasil
Sistema de Titulação Automática (pH/mV/ISE) com duas placas analógicas
O HI902C é um titulador automático que abrange e complementa uma ampla faixa de produtos dedicados à eficiência e precisão em análises de laboratório. Este pode realizar titulações ácido-base, redox (ORP), complexométricas, de precipitação, argentométricas, titulações de íon seletivo, assim como retrotitulações e determinações de título. Este poderoso titulador dispensa o uso de titulante, detecta o ponto final das medições, e realiza todos os cálculos e gráficos necessários automaticamente. Adicionalmente ao modo de titulação, o HI902C também opera como um medidor completo e funcional para pH, mV/ORP, e medições com ISE.
Dosagem linear e dinâmica
Porta USB para transferência de dados com PC
Modelos com uma ou duas entradas para sensores
Porta RS232 para conexão com balança analítica de laboratório
Tags: ISE, ORP, pH, pH-mV.
Customização Poderosa e Análises Precisas
O HI902C é um titulador automático que contempla umas vasta área de produtos dedicados à análises laboratoriais rápidas e precisas. O HI902C pode executar, redox ácido-base, análises complexométricas, precipitação, não aquosos e titulações argentométricas. O HI902C dispensa o titulante, detectando o endpoint e executando todos os cálculos necessários automaticamente. Este versátil titulador suporta até 100 métodos padrões ou definidos pelo usuário. Quando o instrumento é ligado, este inicia um diagnóstico interno e configura-se para a primeira análise de titulação do dia. Uma larga tela de LCD exibe claramente o método escolhido e relata as informações necessárias. Uma cuva de titulação em tempo real pode ser exibida no display:essa função é útil quando novos métodos são testados ou quando o procedimento precisa ser otimizado. Ao fim da titulação, os dados são automaticamente armazenados e podem ser transferidos para o PC via Pen Drive ou bia conexão USB com o PC.
Sistema Clip-Lock™ de troca de buretas
Com a tecnologia Clip-Lock™, tomará de seu tempo apenas alguns segundos para a troca de buretas de reagentes e executar uma nova titulação O sistema de troca de buretas Clip-Lock™ previne contaminações entre trocas enquanto reduz o tempo de trocas de buretas e seus reagentes. Com o simples deslizar das buretas e separa-la dos tubos de distribuição. Possuindo diversas buretas já preparadas em mãos fará com que o HI902C seja um dos mais rápidos e versáteis sistemas de titulação do mercado.
Escolha da detecção de endpoint: ponto de equivalência ou valor fixo de pH/mV Pode realizar titulações: ácido-base, não-aquoso, redox, complexométrico, precipitação e titulações argentométricas. Suporta até 100 métodos de titulação
(padrão e definidos pelo usuário). Acompanha pacotes de métodos padrão
ou podem ser customizados pelo usuário.
Gráfico de titulação pode ser exibido em tela e salvo em formato bitmap. Lembretes para idade do titulante e expiração do padrão. Titulações de endpoint de equivalência múltipla com pesos moleculares diversos e razões de reação Suporta duas buretas de bombas dosadoras com a habilidade de realizar titulações de retorno.
Diversos Modos de Operação
Medidor de pH de bancada completo
Medidor de mV (ORP)
De um a cinco pontos de calibração com reconhecimento automático de tampões padrão e até 5 tampões customizados
Calibração relativa de mV
Numerosa concentração de unidades incluindo: mol/L, mmol/L, mg/L, mg/mL, μg/L, %, ppt, ppm, g/L e definido pelo usuário
Até cinco pontos de calibração e
cinco padrões customizados
Calibração up to five-point calibration, eight standard buffers and five custom buffers
Calibração de mV Offset em um ponto
Especificações ISE
Precisão ±0.5% monovalente; ±1% bivalente
Calibração Até cinco pontos de calibração, sete soluções padrões e cinco padrões definidos pelo usuário.
Precisão (@25ºC/77ºF) ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluindo erro pela sonda
Agitador Programável Tipo hélice, 100 a 2500 rpm, com resolução de 100 rpm
Display 5.7" (320 x 240 pixel) LCD retroiluminado
Precisão da Bureta ±0.1% do volume da bureta
Autodetecção de Buretas Tamanho da bureta automaticamente reconhecido quando inserido à unidade
Faixa de Fluxo Selecionável pelo usuário 0.1 mL/min a 2 x volume da bureta/min
Determinação de Endpoint Ponto de equivalência (1º ou 2ª derivativa) ou valor de pH/mV fixo
Titulações Potenciométricas Ácido/base (Modo pH ou mV-), redox, precipitação, complexométrica, não-aquosa, íon-seletivo, argentométrica
Unidades de Medição Especificado pelo usuário a expressão de concentração de unidade
Gráficos Armazenados e em Tempo Real Curva de titulação para volume de mV ou volume de pH, 1ª curva derivativa ou 2ª curva derivativa; modo de pH, mV ou ISE: Concentração de mH/mV versus tempo
USB Host (lateral) Compatibilidade com flash drive para transferência de dados e métodos.
Periféricos (traseira) Conexão para display VGA, teclado, impressora paralela, entrada USB, RS232, interface para auto-amostrador.