Voluminometro Scott (Medidor de Densidade Aparente em Pós)
Voluminometro Scott (Medidor de Densidade Aparente em Pós) – Em Aço Inoxidável – Em conformidade com ASTM B 329-06 e ASTM B 873 – COLE-PARMER
Você está em: Home | Equipamentos de Laboratório | Voluminometro | Voluminometro Scott (Medidor de Densidade Aparente em Pós) – Em Aço Inoxidável – Em conformidade com ASTM B 329-06 e ASTM B 873 – COLE-PARMER
Voluminometro Scott (Medidor de Densidade Aparente em Pós) – Em Aço Inoxidável – Em conformidade com ASTM B 329-06 e ASTM B 873 – Modelo 00312-ZZ
Equipamento utilizado para determinar a "densidade aparente" de uma variedade de pós (fluxo livre).
O equipamento é composto por uma estrutura totalmente em aço inoxidável, o que agiliza o procedimento de limpeza.
Inclui um funil (10 mesh) e também um copo de densidade em bronze – volume de 25 cm³ (mL).
Exemplo de aplicações deste equipamento: determinação de densidade aparente de celulose microcristalina ou qualquer outro produto farmacêutico e cáustico de fluxo livre.
Verifique a massa do copo de densidade, utilizando uma balança com sensibilidade de pelo menos 0,1 grama;
Posicione o copo de densidade abaixo da abertura do defletor e funil inferior;
Derrame cuidadosamente, a amostra a ser testada, no funil superior e permita que a mesma percorra o trajeto até o copo de densidade. Quando o copo de densidade estiver cheio e transbordar, nivele-o com a espátula para que ele fique completamente cheio – tome cuidado para não comprimir ou sacudir a amostra no copo;
Pese novamente o copo de densidade com a amostra contida em seu interior;
Subtraia o valor equivalente a massa do copo vazio. A diferença será a "densidade aparente" em termos de peso por 25 mL (volume do copo de densidade em questão). Você pode dividir a massa obtida (em gramas) por 25 (que é o volume do copo), para obter o resultado em "g/mL".
Após cada medição, os funis e copo devem ser removidos e limpos com uma escova macia. Os mesmos podem ser lavados. O defletor deve ser agitado (batido levemente) e também pode ser lavado, para livrá-lo de qualquer pigmento aderente que possa ter ficado em sua estrutura.
Obs: Se estiver seguindo a designação ASTM B329-90, utilize um fator de correção de 0,0610. Divida quando g/cm³ (g/mL) for conhecida. Multiplique quando grama por polegada cúbica for conhecida.
Volume do copo de densidade: 25 cm³ (mL);
Estrutura do voluminômetro;
Voluminômetro (Medidor de Densidade em Pós e Grãos) – Com 1 Proveta ou 2 Provetas – Velocidade de 250 OPM – Modelo SP-VOL – SPLABOR