Filtro HME com conector extensível - HSINER ref. 2002545
ref. 2002545
Em pacientes recebendo suporte ventilatório, os mecanismos naturais de umidificação e aquecimento estão suprimidos pela utilização das vias aéreas artificiais (tubo endotraqueal ou traqueostomia). Dessa forma, a administração de gases frios e não umidificados pode causar sérios problemas. Dentro de minutos a viscosidade das mucosas e a perda de calor favorecem complicações mais sérias, a menos que providências sejam tomadas para corrigir as funções de calor e umidificação.
O FILTRO HME com conector extensível HSINER é um umidificador passivo e filtro eletrostático para pacientes adultos e pediátricos; recomendado para Vt > 150 ml; espaço morto 51 ml; peso 28 g; capacidade de umidificação > 30 mg H2O/l, conector intermediário extensível (Catéter Mount/ traqueinha) e entrada para capnografia e suplementação de oxigênio tipo Luer-Lock.
É composto por cápsula de plástico rígido transparente contendo no interior disco HME. Possui espuma em poliuretano com impregnação de Cloreto de Cálcio e filtro bi-direcional hidrofóbico de alta capacidade como barreira bactéria / vírus, composto de fibras de polipropileno, confere uma filtração eletrostática retendo em sua estrutura partículas acima de 0,3 microns de diâmetro.