QCM-D Microbalança de Cristal de Quartzo com Dissipação | dpUNION
Home » Divisão Analítica » Análise de Superfície » QCM-D Microbalança de Cristal de Quartzo com Dissipação
QCM-D Microbalança de Cristal de Quartzo com Dissipação
Tecnologia patenteada pela Q-SENSE para análise de superfícies.
A técnica QCM-D permite medições livres,em tempo real, de adsorção molecular e / ou interações em várias superfícies. Em adição à massa adsorvida (sensibilidade de ng/cm2), medidas como alterações na frequência do cristal de quartzo, o parâmetro de dissipação (D) proporciona novos conhecimentos das propriedades de relação estrutural (viscoelásticos) de camadas adsorvidas.
QCM-D mede tanto a frequência quanto a dissipação do cristal de quartzo. A dissipação ocorre quando a tensão de condução para o cristal é desligada e a energia do cristal oscilante se dissipa do sistema. D é definido como:
D = Eperdida / 2πEarmazenada
Medições de dissipação permitem a análise qualitativa das propriedades estruturais de camadas moleculares adsorvidas. Diferentes materiais podem ser facilmente comparados e pode-se verificar se a relação de Sauerbrey terá a precisão aproximada da massa adsorvida ou não. Além disso, a tecnologia QCM-D permite, por exemplo, formar um filme em fluxo que se está estudando em uma superfície (sensor de quartzo) como ouro, ou platina, por exemplo, e estudar a interação entre as camadas, massa adsorvida, etc.
Além da massa adsorvida (sensibilidade em ng/cm2), medida como alterações na frequência do cristal de quartzo, o parâmetro de dissipação (D) proporciona novos conhecimentos sobre propriedades estruturais (viscoelásticas) de camadas adsorvidas, e também ESPESSURA, INTERAÇÃO, RIGIDEZ e DEFORMAÇÃO, EM TEMPO REAL.
Vasta gama de sensores para as mais variadas aplicações (eletrodeposições, biologia molecular, biotecnologia, pesquisas farmacêuticas, eletroquímica, polímeros, entre outras).
Excelente variedade de módulos para deposições em fluxo, eletroquímicas entre outras.
A QCM-D Q-SENSE O sistema Q-Sense pode analisar ainda, por exemplo:
• Teor de água, inchaço
• Mudanças em massa
• Mudanças estruturais
• Ligações cruzadas
O MODELO E1 permite um experimento por vez, e é a versão mais simples com apenas um canal. Plataforma que permite que vários tipos de câmara de medição pode ser utilizada.
• Unidade Eletrônica para uma câmara de sensores
• Plataforma de câmara
• Módulo de fluxo para 5 MHz QSX
• 10 Sensores de Ouro padrão 14mm 5 MHz
• QSoft, Q-Sense – Software de aquisição
• QTools, Q-Sense – Software de Análise (5 usuários)
• Kit para manuseio de líquidos
• Bomba Peristáltica, Ismatec Reglo Digital
O MODELO E4 permite até quatro experimentos por vez, tendo quatro canais que permitem que até quatro experimentos totalmente diferentes ou não sejam feitos simultaneamente. Plataforma que permite que vários tipos de câmara de medição pode ser utilizada.