Cálculo e avaliação da incerteza estimada de medição dos ensaios de análise de tamanho de partículas - espalhamento de luz (DLS) | Cotta Dinisb | Revista IPT: Tecnologia e Inovação
Capa > v. 1, n. 5 (2017) >	Cotta Dinisb
Cálculo e avaliação da incerteza estimada de medição dos ensaios de análise de tamanho de partículas - espalhamento de luz (DLS)
Aline Cotta Dinisb, Kleber Lanigra Guimarãesc, Cyntia Matteucci
A análise de tamanho de partículas por espalhamento dinâmico de luz é uma técnica aplicada na caracterização de (nano) dispersões, (micro) emulsões e soluções coloidais. Se o resultado do ensaio for apresentado sem a incerteza estimada de medição, a falta desta informação poderá ser relevante para validade ou aplicação dos resultados do ensaio ou até mesmo afetar a conclusão sobre a conformidade com um limite especificado. Este artigo tem objetivo de calcular e avaliar a incerteza estimada de medição dos ensaios de análise de tamanho de partículas - espalhamento de luz (DLS). O método para o cálculo foi a "lei de propagação de incertezas" e identificou 14 fontes de incerteza. O resultado da incerteza expandida é de 4,0 % com probabilidade de abrangência de 95 % para um material de 101,8 nm de diâmetro, atendendo as expectativas do laboratório, baseada nas informações encontradas na literatura. A repetibilidade obtida foi de 1,0 %, dentro da faixa de valores estipulada na norma de referência (menor que 2 %). A partir da avaliação da contribuição de cada fonte de incerteza foram selecionadas as que terão maior impacto se implementadas ações para diminuí-las.
Número de visualizações: 484
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
BARATTO, A. C. et al. (Coord.) Avaliação de dados de medição: guia para a expressão de incerteza de medição: GUM 2008. Rio de Janeiro: INMETRO, 2012. 141 p. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2017.
BOYD, R. D. et al. Good practice guide for the determination of the size and size distribution of spherical nanoparticle sample. Teddington, UK: NPL, 2011. (Measurement Good Practice Guide, n. 119). Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2017.
ELLISON, S. L. R.; ROSSLEIN, M.; WILLIAMS, A. (Ed.). Guia EURACHEM/CITAC determinando a incerteza na medição analítica. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Metrologia, 2002. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2017.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 22412: Particle size analysis - Dynamic light scattering (DLS). Geneve: ISO, 2017. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2017.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/TR 3666: Viscosity of water. Geneve: ISO, 1998. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2017.
MOHR, P. J.; NEWELL, D. B.; TAYLOR, B. N. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014. Reviews of Modern Physics, Minneapolis, v. 88, p. 1-77, July/Sept. 2016.
NANOREG. NRCWE SOP for measurement of hydrodynamic Size- Distribution and Dispersion Stability by Dynamic Light Scattering (DLS). 2017. 11 p. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2017.
RÓZ, A. L. D. , LEITE, F. De L. , FERREIRA, M. , OLIVEIRA JR,O. N. De. Técnicas de Nanocaracterização: Princípios e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, v. 3, 2015.
VARENNE, F., BOTTON, J., MERLET, C. Standardization and validation of a protocol of size measurements by dynamic light scattering for monodispersed stable nanomaterial characterization. Colloids And Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 486, p. 124-138, 2015. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.08.043.
VARENNE, F.; BOTTON, J.;MERLET, C.; HILLAIREAU, H.; LEGRAND, F. X.; BARRAT, G.; VAUTHIER, C. Size of monodispersed nanomaterials evaluated by dynamic light scattering: Protocol validated for measurements of 60 and 203nm diameter nanomaterials is now extended to 100 and 400nm. International Journal Of Pharmaceutics, v. 515, n. 1-2, p. 245-253, 2016. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.10.016.