Microscópio Estéreo SZ61/SZ51
Trabalho Conforto: A Chave para Resultados Consistentes e Precisos
Esses estereomicroscópios ajudam você a se manter confortável com oculares que reduzem a fadiga ocular, um suporte de LED universal que fornece fácil acesso à sua amostra e um sistema ótico Greenough que proporciona excelente nivelamento. Fidelidade de alta cor e materiais e revestimentos antiestáticos tornam esses microscópios adequados para aplicações de ciências da vida de rotina ou avançadas.
Estéreo Compacto com Ótica de Alta Qualidade
Sistema óptico de Greenough
O ângulo de convergência de 10 graus no sistema óptico Greenough assegura excelente nivelamento de imagem com grande profundidade de campo. A seleção cuidadosa dos revestimentos da superfície da lente e dos materiais de vidro em todo o sistema ótico possibilita observar e documentar os espécimes em suas cores originais e autênticas. O caminho óptico em forma de V atinge um corpo de zoom fino - adequado para integração com outro equipamento ou uso independente.
Taxa de zoom amplo
A faixa de ampliação da SZ61 se estende de 6,7x a 45x (usando oculares de 10x), com uma ampla taxa de zoom de 6,7: 1, permitindo um zoom suave de macro para micro que acelera os fluxos de trabalho de rotina. O SZ51 fornece a ampliação de 8x a 40x (usando oculares de 10x), com uma ampla taxa de zoom de 5: 1.
O ângulo interno adequado permite a combinação certa de planicidade de alto nível e profundidade de foco para visualização em 3D. Mesmo um espécime com profundidade significativa pode ser focado de cima para baixo para uma inspeção mais rápida.
O suporte de iluminação LED refletido / transmitido universal reúne todas as vantagens da tecnologia LED. Os LEDs planos e de alto brilho permitem uma integração bem-sucedida da iluminação transmitida em uma base muito fina, o que facilita o fácil acesso e manipulação das amostras.
O corpo principal e os principais acessórios podem eliminar rapidamente a eletricidade estática com o uso de materiais e revestimentos antiestáticos. Isso evita que um espécime seja observado por danos eletrostáticos.
Os corpos de zoom SZ61 e SZ51 fornecem 2 ampliações diferentes, e cada um é ergonomicamente projetado com um tubo de inclinação de 45 graus como modelo padrão. Para aplicações especiais em que o corpo do zoom precisa ser inclinado para uso com outros equipamentos de montagem em um suporte universal, os modelos embutidos com tubo de inclinação de 60 graus estão disponíveis. Para fins de documentação, um modelo trinocular está disponível para a fixação rápida e fácil de câmeras digitais .
Escolha do Método de Contraste e Observação Adequado
SZX2-ILLTQ / SZX2-ILLTS
Com um design fino de 41,5 mm, que é aproximadamente metade da espessura das bases de iluminação de luz transmitida por halogéneo anteriores, as novas bases de iluminação LED transmitidas têm uma altura mais baixa para permitir um ponto ocular baixo e fácil acesso a amostras montadas na base durante a observação e operação.
Cartuchos para SZX2-ILLTQ / SZX2-ILLTS
Nova base de iluminação LED A torre SZX2-ILLTQ de quatro posições (SZX2-ILLTS uma posição) permite ao utilizador escolher cartuchos e mudar de campo claro (Standard / Alto / Baixo), oblíquo (Standard / Alto / Baixo), campo escuro, iluminação polarizada e obturador com um simples giro. Isso torna o SZ61 / 51 um microscópio flexível para várias amostras e tarefas de observação.
Suporte de iluminação LED / SZ2-ILST
O suporte LED possui um design fino para manter as posições da amostra baixas e para otimizar a operabilidade. Luz transmitida e refletida simultânea estão disponíveis neste suporte. A luz LED oferece longa vida útil e temperatura de cor constante em qualquer intensidade.
Acessório de iluminação transmitida / SZ2-ILA
Usado com o suporte SZ2-ST, este suporte de iluminação econômico oferece iluminação uniforme e brilhante de ampliações baixas a altas. O espelho inclinável fornece iluminação direta e oblíqua para amostras de baixo contraste. A fonte de luz LED disponível (SZ2-CLS ou BX3M-LEDT) fornece energia necessária para uma variedade de necessidades de iluminação.
Guia de luz flexível / SZ2-CLGSF
Uma única guia de fibra óptica é fixada na parte de trás da objetiva para não perturbar a operação do microscópio.
Guia de luz de bloqueio duplo / SZ2-CLGDI
Guia de luz de fibra óptica semi-rígida padrão oblíqua. A posição da fonte de luz na parte traseira do suporte economiza espaço na mesa.
Guia de luz de seis pontos / SZ2-CLGR
Usado com o sistema de iluminação SZ2-CLS, este guia de luz de anel fornece imagens brilhantes e uniformes.
Refletor de luz coaxial refletida / SZ2-ILLC
Ele combina um polarizador e uma placa de 1/4 λ, para facilitar a visualização de amostras difíceis de serem examinadas sob iluminação de luz refletida oblíqua.
Método de Observação Luz polarizada simples ✓
Oblíquo ✓
Zoom Taxa de zoom SZ61: 6,7, SZ51: 5
Indicação de Ampliação SZ61: 0,67, 1, 2, 3, 4,5
Características Botão horizontal esquerdo / direito de eixo único
Intervalo de alta / baixa ampliação de distância interpupilar incorporado.
Óptica Sistema óptico de Greenough ✓
Foco Mecanismo de Focalização Foco grosseiro ✓
Curso de cabo grosso
Ângulo de inclinação do tubo 45 °
Selecção do Caminho da Luz do Tubo Trinocular (Câmara: Observação) 0%: 100%, 100%: 0%
Ajuste de Distância Interpupilar 52 - 76 mm
Suportes Stand padrão ✓
Bases e Suportes Opcionais Base da iluminação clara transmitida diodo emissor de luz da posição do quadrilátero ✓