Neurocirurgia | Surgical Line
Radiofrequência pra Veias Varicosas
Navegue pela página: Cânula de aspiração com mapeamento cerebral Neuroestimulador
CÂNULA DE ASPIRAÇÃO PARA MAPEAMENTO RAABE
All-in-one – Cânula de Aspiração Cirúrgica e Sonda de Estimulação
Especialmente para o novo método de mapeamento subcortical dinâmico contínuo, a sonda de aspiração e mapeamento foi desenvolvido em cooperação com o Prof. Dr. Raabe. A combinação de um tubo de sucção cirúrgico e uma sonda de estimulação elétrica monopolar combina a sucção durante a ressecção do tumor com mapeamento dinâmico simultâneo contínuo do trato corticoespinhal
Mapeamento subcortical com aspiração síncronizada.
Ressecção tumoral máxima simplificada.
Sem troca de instrumentos durante o procedimento.
O método oferece um feedback contínuo de áudio:
Um som de baixa frequência é emitido se houver uma
resposta do motor.
Um som agudo é emitido quando a confirmação atual é ativada e não há resposta motora permitindo a continuação da ressecção
MÉTODO DE MAPEAMENTO POR RAABE
O mapeamento subcortical contínuo dinâmico simplifica uma ressecção segura do tumor. A capacidade de ressecar um tumor até baixos limiares motores é um refinamento significativo do mapeamento subcortical clássico do trato corticoespinhal. O uso da Sonda de Sucção de Mapeamento possibilita a remoção máxima do tumor, minimizando a possibilidade de dano ao trato corticoespinhal.
O mapeamento começa com 10 mA (distância de cerca de 10 mm atém o trato corticospinal)
A intensidade da corrente é proporcional
à distância do trato corticoespinhal (Regra de ouro: 1mm ≈ 1 mA)
Se uma resposta do motor for acionada, a corrente deve ser reduzida em passos de 2 mA até que seja atingido 5 mA.
Assim que uma resposta motora é desencadeada, a ressecção deve continuar em uma posição mais distante ao trato corticoespinhal.
A ponta de sucção é a qualquer momento no mesmo local onde a ressecção é realizada e permite o mapeamento contínuo.
A ressecção do tumor deve ser terminado pelo cirurgião considerando o progresso da operação e a intensidade de corrente apropriada dos eurodeputados corticais.
A estimulação elétrica monopolar é fornecida na ponta da cânula de aspiração e mapeamento.
O eixo da cânula de aspiração e mapeamento é isolado para garantir que o contato elétrico esteja restrito apenas à ponta da Sonda de Sucção de Mapeamento.
O cabo de conexão vermelho do estimulador é conectado diretamente da cânula de aspiração e mapeamento. Os parâmetros de estimulação e a aplicação de rotina são idênticos aos parâmetros de uma sonda de estimulação monopolar padrão.
Ponta ativa de 2mm.
Fácil conexão com estimuladores com conectores touch proof de 1,5 mm.
Parâmetros de estimulação idênticos aos parâmetros de uma sonda de estimulação monopolar padrão.
Conexão de aspiração padrão.
(*) Raabe A, Beck J, Schucht P, Seidel K: "Continuous dynamic mapping of the corticospinal tract during surgery of motor eloquent brain tumors: evaluation of a new method" in Journal of Neurosurgery 03/2014.
(**) corticospinal tract
Estimulação Cortical e Periférica
É uma grande e importante ferramenta para o cirurgião em procedimentos de ressecção de tumor cerebral. Permite mapear estruturas importantes do cérebro como área da fala ou motora através da estimulação cortical.
O ISIS Neuroestimulador realiza uma ampla possibilidade de métodos de estimulação, fazendo mapeamento de estruturas importantes adjacentes ao tumor ou atuando no diagnóstico clínico intraoperatório para procedimentos cirúrgicos para o tratamento de epilepsia.
O ISIS Neuroestimulador proporciona segurança e precisão ao procedimento cirúrgico, diminuindo os riscos de complicações cirúrgicas e possibilitando melhor recuperação e qualidade de vida para o paciente.
Os seus 12 canais de alto poder de estimulação (máx. 250 mA) e o canal para estimulação direta do nervo (máx. 25 mA) permitem o uso simultâneo de procedimentos diferentes de medições neurofisiológicas em neurocirurgia, cirurgia de epilepsia, cirurgia geral, entre outras. Os parâmetros de estimulação podem ser modificados e salvos no software, possibilitando uma gama de cenários para os mais diversos procedimentos.
Estimulação direta no córtex motor e de fala
Estimulação de nervos craniais e periféricos
Estimulação intracerebral direta para localização de distúrbios funcionais em diagnósticos pré-cirúrgicos de algumas epilepsias resistentes a medicamentos
Ressecção de tumores
Estimulação de corrente continua com 12+1 saídas para estimulação elétrica neural, cortical, muscular, transcutânea e transcraniana direta