Medidor de Bancada para DBO e Oxigênio Dissolvido - Hanna Instruments Brasil
Medidor de Bancada para DBO e Oxigênio Dissolvido
O HI5421 é um medidor de bancada de oxigênio dissolvido e DBO de nível avançado para pesquisa, totalmente personalizável com um grande LCD colorido, teclas de toque capacitivas e porta USB para conectividade com um computador. O HI5421 é rico em recursos, incluindo registro de dados, alarmes de limite, GLP abrangente e muito mais.
Barômetro integrado para compensação automática de pressão
Métodos BOD, OUR e SOUR
O HI5421 é um medidor de bancada para oxigênio dissolvido e DBO de nível avançado para pesquisa, totalmente personalizável com um grande LCD colorido, teclas sensíveis ao toque e porta USB para conectividade com um computador.
O HI5421 é fornecido com a sonda Polarográfica tipo Clark HI76483, que mede uma ampla faixa de oxigênio dissolvido de 0.0 a 600% de saturação e de 0.00 a 90.00 mg/L (ppm). A HI76483 tem apenas 12 mm de diâmetro e possui um sensor de temperatura termistor integrado que compensa as variações de temperatura de 0 a 50 °C.
O HI5421 pode ser calibrado automaticamente para dois pontos (0% e 100% de saturação ou 0.00 mg/L e 8.26 mg/L) ou para um valor definido pelo usuário. Os dados de calibração, incluindo data, hora e pontos de calibração, podem ser acessados ​​a qualquer momento, juntamente com a medição atual, selecionando a opção de exibição Boas Práticas de Laboratório (GLP).
As leituras são compensadas para pressão barométrica por um transdutor de pressão integrado localizado dentro do medidor. A calibração da pressão barométrica é um ponto único com entrada manual do valor atual obtido do serviço meteorológico local ou de outro dispositivo. A pressão barométrica é exibida em uma variedade de unidades, incluindo mmHg, mbar, kPa, mHg, psi e atm. O HI5421 também permite a compensação automática de salinidade com uma faixa de salinidade selecionável de 0 a 45 g/L.
O HI5421 oferece três modos de medição adicionais: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), taxa de absorção de oxigênio (OUR) e taxa específica de absorção de oxigênio (SOUR). Apenas insira os valores e faça as leituras nos momentos apropriados, e o medidor calculará automaticamente os valores.
Estão disponíveis três modos de registro selecionáveis: registro automático, manual e AutoHold. Até 100.000 pontos de dados podem ser registrados em 100 lotes com 50.000 registros no máximo/lote e exportados para um computador para análise e armazenamento de dados.
Interface altamente personalizável – A interface do HI5421 permite que o usuário visualize as medições em vários modos: medição básica com ou sem informações de GLP, gráficos em tempo real e dados de registro. Os critérios de estabilidade da calibração podem ser ajustados de maneira rápida, moderada e precisa. Os limites de alarme programáveis ​​podem ser configurados para dentro ou fora dos limites permitidos.
LCD gráfico colorido – O HI5421 possui um gráfico colorido com ajuda na tela, configurações gráficas e de cores personalizadas. O visor permite gráficos em tempo real e o uso de teclas virtuais fornece uma interface de usuário intuitiva.
Toque capacitivo – O HI5421 possui botões sensíveis ao toque capacitivo para pressionar as teclas com precisão ao navegar pelos menus e telas. Existem quatro teclas dedicadas usadas para operações de rotina, incluindo calibração e comutação dos modos de medição e quatro teclas virtuais que são alteradas com base no uso. A tecnologia de toque capacitivo garante que os botões nunca fiquem entupidos com o resíduo da amostra.
Barômetro embutido – O HI5421 possui um transdutor de pressão integrado para compensação automática de pressão barométrica em todas as medições de oxigênio dissolvido. A pressão barométrica pode ser calibrada em um único ponto.
Modos de medição de DBO, OUR e SOUR – Estão disponíveis três modos de medição adicionais para medir a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), a taxa de absorção de oxigênio (OUR) e a taxa específica de absorção de oxigênio (SOUR). Apenas insira os valores e faça as leituras nos momentos apropriados, e o medidor calculará automaticamente os valores.
Opção de calibração – O reconhecimento padrão automático está disponível para dois pontos com saturação de 0% e 100% ou 0 mg/L e 8.26 mg/L. Uma opção padrão do usuário está disponível para um valor definido pelo usuário.
Dados GLP – O HI5421 possui um recurso GLP que permite aos usuários visualizar dados de calibração e informações de expiração de calibração com o toque de uma tecla. Os dados de calibração incluem data, hora e pontos de calibração.
Registro de dados – Três modos de registro selecionáveis ​​estão disponíveis no HI5421: registro automático, manual e AutoHold. Registros automáticos e manuais de até 100 lotes com 50.000 registros no máximo/lote, com até 100.000 pontos de dados totais. O registro automático possui a opção de salvar dados de acordo com o período e o intervalo de amostragem.
Ajuda contextual – A ajuda contextual está sempre disponível por meio de uma tecla dedicada "HELP". Mensagens e instruções claras do tutorial estão disponíveis na tela para orientar rápida e facilmente os usuários através da configuração e calibração. As informações de ajuda exibidas são relativas à configuração/opção que está sendo visualizada.
0.00 a 90.00 ppm (mg/L); 0.0 a 600.0 % de saturação
0.01 ppm (mg/L); 0.1% de saturação
Precisão de OD (@25ºC/77ºF)
±1.5% de leitura ±1 dígito
automática usando um ou dois pontos; calibração do usuário em um ponto
Compensação de Temperatura para OD
Especificações de Pressão Barométrica
450 a 850 mmHg; 560 a 1133 mBar ( unidades adicionais disponíveis: kPa, mHg, psi, atm)
±3 mm Hg + 1 dígito menos significante
±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (sem a sonda)
HI76483 sonda polarográfica de oxigênio dissolvido com corpo fino, sensor interno de temperatura e cabo de 1 m (incluso)
OD direto; DBO (demanda bioquímica de oxigênio); OUR (taxa de absorção de oxigênio); SOUR (taxa específica de absorção de oxigênio)
dados de calibração incluem: data, hora e pontos de calibração
armazenamento de até 100.000 pontos de dados, 100 lotes com 50,000 registros/lote; intervalo: configurável entre 1 segundo e 180 minutos; tipo: automático, manual, AutoHold
tela LCD gráfica colorida com ajuda na tela, gráficos e configuração de cor personalizável
0 a 50°C (32 a 122°F; 273 to 323 K), RH max 95% sem condensação
HI5421 é fornecido com HI76483 sonda de OD, HI76404W suporte de eletrodo, HI7041S solução eletrolítica (30 mL), HI76483A tampas de membrana de OD (2), adaptador 12 VDC, certificado de qualidade do instrumento e manual de instrução