Master Screen PFT - Jaeger (Alemanha) - Bioscan | Solutions for Life
Início/Função Pulmonar PFT, MasterScreen/Master Screen PFT – Jaeger (Alemanha)
Master Screen PFT – Jaeger (Alemanha)
Tipos de manobras: Espirometria, Difusão, Volumes (Lavagem), MIP-MEP, Broncoprovocação
Tempo de troca da célula de O2 para lavagem: 4 anos
Sistema Master Screen PFT
Sistema completo de testes de função pulmonar
O MasterScreen PFT System combina o hardware do instrumento conhecido por sua precisão e estabilidade ao longo do tempo para testes de função pulmonar, desde a espirometria simples até o teste completo da função pulmonar.
Os clientes podem medir a capacidade residual funcional CRF usando a técnica de lavagem de Hélio, Capacidade de Difusão DLCO por simples respiração em tempo real ou intrabreath.
Nós individualmente construímos instrumentos para atender às necessidades específicas de teste, revisão, interpretação e acessibilidade de dados.
O analisador de gás de três reagentes de medição rápida mede a análise de gás em tempo real independente da velocidade de fluxo expirada.
Os nossos testes de simples respiração única e de intrabreath são ferramentas usadas para diagnosticar de forma eficaz os pacientes que sofrem de fibrose pulmonar ou enfisema pulmonar.
Apenas o MasterScreen PFT pode medir com precisão a capacidade de difusão e os volumes pulmonares durante a mesma manobra de teste de respiração repetida para fornecer aos médicos uma avaliação da difusão pulmonar durante a respiração em repouso.
Expanda seu teste de diagnóstico adicionando uma cabine pletismografica. A Vyaire é a única empresa que oferece a você tanto uma cabine padrão quanto uma ampla gama de tamanhos de cabine (a 1.350L nossa cabine cadeirante é a maior cabine do mercado).
O MasterScreen Suite oferece a linha mais completa de produtos, desde PFT infantil com BabyScreen BabyBody até Pediatria MasterScreen para 0-3 anos de idade, até testes IOS que podem ser completados a partir dos 3 anos de idade, até testes PFT completos em adultos.
Os sistemas MasterScreen PFT são equipados com o nosso novo pacote de software SentrySuite ™.
Sentry.Net é o seu portal de comunicação, permitindo analisar e interpretar os dados medidos pela Internet.
Opcional sistema de nebulização totalmente integrado APS Pro para teste de desafio brônquico com ótimo controle ; também disponivel dentro da cabine.
Adicione tecnologias adicionais do MasterScreen Suite, como teste de exercício cardiopulmonar, Pmax, P0.1, Rocc, complacência e rinomanometria por uma fração do custo de comprar um segundo sistema.
Fluxo / Volume
Resolução: 10 mL / s
Resistência: <0,5 cmH2O / L / s (0,05 kPa / l / s) @ 10 l / s
CMRR: 60 dB a 50 Hz
Alcance: 0 a 20 l
Precisão: ± 5 mL
Tipo: Célula eletroquímica
Alcance: 0 a 0,4%
Precisão: 3.0E-6
Analisador de HE
Tipo: Condutividade térmica
Alcance: 0 a 9,5%
Precisão: 0.0005
Celula multi-gás *
Tipo: Infravermelho não dispersivo , termopilha
Alcance: 0–0,33% CO
0–0,33% CH4
0–0,33% C2H2 †
Resolução: 0,0005% CO
0,0005% CH4
0,0005% C2H2 †
Precisão: ± 0,003% CO
± 0,003% CH4
± 0,003% C2H2 †
Requisitos elétricos (sistema típico)
Voltagem: 100–240 VAC
Fase: simples
Corrente de fuga à terra: <300µA na tensão nominal
Console com área de trabalho montada em giro (fora dos EUA): 155 cm (A) x 100 cm (L) x 78 cm (D) (61 "x 39" x 31 ")