TRANSMISSOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA TT301 TT301 TECNOLOGIA SMAR INTRODUÇÃO. Uma Família Completa de Instrumentos de Campo - PDF Download grátis
Download "TRANSMISSOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA TT301 TT301 TECNOLOGIA SMAR INTRODUÇÃO. Uma Família Completa de Instrumentos de Campo"
Luna Amaro Porto
1 TRANSMISSOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA TECNOLOGIA SMAR Uma Família Completa de Instrumentos de Campo INTRODUÇÃO O é um transmissor de temperatura programável, extremamente versátil, que pode ser usado com praticamente todos os sensores termométricos, ou seja : termopar; termoresistência; dispositivo que gere mv dispositivo que gere Ohms. Conversão dos sinais dos elementos de medição para saída em ~ 20 ma.
2 2 CARACTERÍSTICAS 0.02% de precisão (em relação ao Span); Entrada Universal: Termopares, RTDs, sinais mv de Pirômetros de Radiação e Células de Carga, sinais em Ohm de encoders, etc.; Tabela configurável para entradas especiais. Totalmente configurável através de chaves de ajuste local ou remotamente por Programador HART. CARACTERÍSTICAS Transmissor Inteligente e Transmissor com Controlador em um único instrumento. Gerador de Set Point com 6 pontos configuráveis. Imunidade a Interferência Eletromagnética de acordo com a Norma IEC80/. À Prova de Explosão e Intrinsecamente Seguro. CARACTERÍSTICAS a 20 ma + Protocolo HART no mesmo par de fios. Entradas e saídas isoladas (optocouplers). Gerador de Corrente para Loop Teste. Carcaça em Alumínio ou Aço Inox 6 (opcional). Compensação de junta fria através de Pt00 na borneira.
3 RECONHECIMENTO Identificação Carcaça Entradas de cabeamento Display TERMOPARES Fios Selo Termopar Capa Óxido de Magnésio Plug Termopar RTD Termoresistência ( RTD ) Sensor Fios de Platina Isolador Selo Fios de conexão Óxido de Magnésio
4 SENSOR RTD Efeito da Resistência dos Fios R 2 Fios I V2 2 RTD R2 R = R2 =R V2 = [ RTD + 2 R ]. I T= ƒ [ V2 ] Aqui temse um erro devido à resistência dos fios de conexão I V2 V 2 R R2 R = R2 = R RTD V2 V = [ RTD + R ]. I R. I V2 V = RTD. I T= ƒ [V2 V ] Fios Aqui a resistência dos fios é compensada antes do cálculo de temperatura SENSOR RTD Efeito da Resistência dos Fios R 2 R2 I = 0 V2 = RTD. I Fios I V2 R I = 0 RTD T= ƒ [ V2 ] R R = R2 =R Devido à alta impedância, a influência de R2 e R é nula R Diferencial I V2 V 2 R2 RTD_2 RTD_ R = R2 =R V2 = [ RTD_2 + R ]. I V = [ RTD_ + R ]. I T = ƒ [ V2 ] T2 = ƒ [ V ] Δ T = T T2 Se Sensor = Sensor 2, o erro é mínimo DIAGRAMA DE BLOCOS PLACA DE ENTRADA ANALÓGICA PLACA PRINCIPAL POWER ISOLATION LOCAL ADJUST MUX A/D CONVERTER SIGNAL ISOLATION CPU PROM MEMORY TEMP EEPROM RAM MEMORY D/A CONVERTER HART MODEM OUTPUT AND POWER SUPPLY DISPLAY CONTROLLER DISPLAY PLACA DE DISPLAY
5 CONEXÃO DO SENSOR Termopar ou Entrada em mv Único H L Diferencial DISPLAY SP generator ativo Modo Controlador Modo Saída Constante Controlador em modo Automático A M Funções PID ACK MD Fix F(t) F(x) 5 % min Alarme não reconhecido Sensor Especial ativo Modo Multidrop Não usado no TT Campo de Variável Unidade em % Controlador em modo Manual Unidade Tempo Ajusta Indicação do SP SP PV Campo de Unidade e Função Indicação da PV DISPLAY Alterna a indicação de duas variáveis diferentes Podem ser selecionadas : 59.9 ºC * PV, SP, MV em % ou em Unid. Engenharia * ERRO % * Saída em Corrente (ma) * Temperatura Ambiente (ºC) 5
6 6 ROTAÇÃO DO DISPLAY 02 C 02 C 02 C 02 C RETA DE CARGA 650 Resistência (ohm) ma e Comunicaçào digital ma Tensão (V) Um mínimo de 2 V é necessário para alimentar o transmissor; Uma impedância mínima de 250 ohm é requerida na malha para se ter comunicação digital. CONEXÕES O acesso ao bloco de ligação elétrica do transmissor é possível removendose a tampa, que é travada através do parafuso de trava. Para soltar a tampa, girar o parafuso de trava no sentido horário. O bloco de ligação possui parafusos que podem receber terminais tipo garfo ou olhal. Para maior conveniência, existem dois terminais terra: um interno, próximo à borneira e um externo, na carcaça, localizado próximo à entrada do eletroduto.
7 7 MODO TRANSMISSOR A resistência de 250 ohm é necessária, porém é muitas vezes encontrada como resistores shunt em indicadores, registradores e controladores, ou no próprio cabo. Raramente resistência extra necessita ser conectada. MODO CONTROLADOR MULTIDROP FONTE + PSI0 + + # + #2 + # + # #5 Necessita Fonte de Alimentação; Não recomendável para Segurança Intrínseca; Os devices devem ser endereçados de a 5; Dispositivos de diferentes fabricantes podem ser conectados; Cada dispositivo consome aproximadamente ma.
8 8 FAIL SAFE (Saída de Segurança) CONFORME NAMUR NE A saída dos transmissores pode ser configurada para.6 ma ou 2 ma em caso de falha do sensor Corrente de Saída Falha Saturado Faixa Ajustada Saturado Falha Temperatura TRIM DE LEITURA Raramente necessário devido à calibração de fábrica, todavia, pode ser feita usando dois pontos. Ω Utilizar uma fonte de tensão (milivoltagem) de precisão como referência; Para melhor exatidão fazer o trim de zero e span; Cada vez que o sensor é mudado o trim retorna ao de fábrica. TRIM DE CORRENTE O Trim de Corrente é feito ajustando o conversor D/A de bits 0 ma Raramente necessário. Não corrigir mais que 0.00 ma. Um Multímetro / dígitos é o mais indicado.
9 CONFIGURAÇÃO Quatro métodos de programação: Ajuste Local (Chave de Fenda Magnética) Configurador de bolso HART (Palm Top) Configurador de bolso HART (Genérico) Computador pessoal (Conf 0) AJUSTE LOCAL Simples Calibração com referência Span Zero Completo Calibração com referência Calibração sem referência Damping Unidade Sensor Seleção de Display Modo de Operação Sintonia do PID Modo PID Set point Saída Manual Gerador de SP e muito mais... Seleciona/ Ajusta Navega CONF SENSOR Ohm e mv Sensor Faixa Minimum Span Precisão Digital mv mv Diferencial 6 a 22 0 a a a 28 0 a ± 0.02 % or 2 μv ± 0.02 % or 0 μv ± 0.02 % or 50 μv ± 0. % or 0 μv ± 0. % or 50 μv Sensor Faixa Minimum Span Precisão Digital Ohm Ohm Diferencial 0 a 00 0 a 00 0 a a a ± 0.02 % or 0.0 Ω ± 0.02 % or 0.0 Ω ± 0.02 % or 0.20 Ω ± 0.08 % or 0.0 Ω ± 0. % or 0.2 Ω 9
10 0 CONF SENSOR Sensor de Temperatura 2, ou fios RTD Tipo Cu0 GE Ni20 DIN Pt50 IEC Pt00 IEC Pt500 IEC Pt50 JIS Pt00 JIS Faixa ºC 20 a a a a a a a 600 Faixa ºF a a a a a a 2 28 a 2 Min. Span Precisão Digital ±.0 ±0. ±0.25 ±0.2 ±0.25 ±0.25 ±0.25 B NBS 00 a a ±0.5 E NBS 00 a a ±0.2 J NBS 50 a a 82 0 ±0. TERMOPAR K NBS N NBS R NBS S NBS T NBS 200 a a 00 0 a a a a a a 82 2 a a ±0.6 ±0.5 ±0. ±0. ±0.5 L DIN 200 a a ±0.5 U DIN 200 a a 2 50 ±0.5 CONF Sensor Especial Sensor Especial Sensor Especial Ohm 2. 6 Ohm T (ºC) ºC Resistência Posição RTD Nonstandard Sensor Especial Milivolt I 2. 6 mv T (ºC) ºC Tensão Célula de Carga SPG Set point Generator 6 Pontos (%) Set Point (min) Tempo Tabela do Gerador SP PID T (min) SP (%) AI PV PV% SP% MV% AO SPG
11 LOOP TEST 50 % 50 % 50 % MODO SAÍDA CONSTANTE 2 ma Permite que uma corrente fixa entre.9 2 ma seja colocada na saída do transmissor independente da temperatura medida; Faz teste e calibração da leitura em indicadores, registradores, controladores e PLC facilmente; Simula condições de processo para teste de trips, alarmes, shutdowns automáticos, etc. Configuração com Palm Top HPC0 O menor e mais leve Configurador HART no mercado Online Configuração, calibração, monitoração e diagnóstico Offline Configuração Gerenciamento de Instrumentos BASEADO NA PLATAFORMA PALM USADO ACOPLADO COM INTERFACE DE BOLSO HART HPC0 E HPIV
12 2 CONFIGURAÇÃO COM PC CONF0 Software HI Interface Novo configurador para toda a linha HART da SMAR F I M
Transmissor de Temperatura sem Visor
MANUAL DE INSTRUÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO Transmissor de Temperatura sem Visor TT1.0 T T 1. 0 M P smar www.smar.com.br Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta.
MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO Abril/2016 VTT10-PH. TRANSMISSOR DE TEMPERATURA HART 7 modelo painel
Abril/2016 VTT10-PH TRANSMISSOR DE TEMPERATURA HART 7 modelo painel COPYRIGHT Todos os direitos reservados, inclusive traduções, reimpressões, reproduções integrais ou parciais deste manual, concessão
Transmissor Inteligente de Temperatura com Controle PID Incorporado
MANUAL DE INSTRUÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO Transmissor Inteligente de Temperatura com Controle PID Incorporado TT301 T T 3 0 1 M P smar www.smar.com.br Especificações e informações estão sujeitas a modificações
T T 3 0 2 M P smar web: www.smar.com.br Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta. Para atualizações mais recentes veja o site da smar acima. BRASIL Smar Equipamentos
TRANSMISSOR DIGITAL DE TEMPERATURA 4-20 ma + HART R, Montagem em Cabeçote
MANUAL DE INSTRUÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO TRANSMISSOR DIGITAL DE TEMPERATURA 4-20 ma + HART R, Montagem em Cabeçote MAIO / 04 TT421 VERSÃO 1 T T 4 2 1 M P www.smar.com.br Especificações e informações
TRANSMISSOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA PARA SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURANÇA (SIS)
MANUAL DE INSTRUÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO TRANSMISSOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA PARA SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURANÇA (SIS) TT400SIS T T 4 0 0 S I S M P smar www.smar.com.br Especificações e informações