Flávio de Almada Bardini
1 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 221, de 09 de dezembro de O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de , conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea g, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve: Aprovar, os medidores de vazão, por efeito Coriolis, conforme modelos constantes na tabela do item 1.4, marca METROVAL, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização do controle metrológico. 1 CARACTERÍSTICOS DO MODELO: 1.1 Fabricante : METROVAL CONTROLE DE FLUÍDOS LTDA. Endereço: Rua Christiano Kilmeyers, 819 Nova Odessa SP. 1.2 Descrição: Medidor de vazão por efeito Coriolis. 1.3 Dispositivo indicador: Conversor eletrônico de sinais modelos RHE 07, CMM01 e CMM 01-GNV. 1.4 Faixa de medição: Modelos DN* () Tubos em série Tubos em paralelo RHM Vazão mínima (kg/min) Vazão máxima (kg/min) Vazão mínima (kg/min) ,002 0,3 0,004 0, ,05 2,5 0, ,1 5 0, ,25 12,5 0, , ** ** ** ** Vazão máxima (kg/min)
2 DN Diâmetro Nominal * O diâmetro da conexão pode variar de acordo com as necessidades do cliente. ** Modelos não fabricados na versão de tubos em série. 2 ESPECIFICAÇÕES: 2.1 Faixa de temperatura: -20ºC à +350ºC. 2.2 Pressão admissível Modelos Dimensões dos tubos Pressão máxima em bar (Material aço inox 316) RHM Diâmetro externo () Espessura () 50 C 100 C 150 C 250 C 350 C 015 0,6 0, , , , ,5 0, ,5 0, ,5 0, , , , , , , ,5 0, ,5 0, , , , , ,
3 , , , Continuação da tabela 2.2 Modelos Dimensões dos tubos Pressão máxima em bar (Material aço inox 316Ti) RHM Diâmetro externo () Espessura () 50 C 100 C 150 C 250 C 350 C , ,4 2, ,2 3, ,2 4, ,3 2, ,3 5, , ,9 6, , FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS: 3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo n.º /05. 4 CONTROLE METROLÓGICO: 4.1 Verificações e erros máximos permitidos: As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente. 4.2 A utilização do referido medidor nas medições fiscais, apropriação e transferência de custódia de óleo e gás está condicionada ao atendimento dos requisitos constantes nesta Portaria de Aprovação de Modelo e na Portaria Conjunta ANP/Inmetro n.º 01 de 19/06/2000, ou regulamento que vier substituí-la; O sistema de medição deverá ser submetido à avaliação pelo Inmetro, visando sua aprovação provisória nos termos desta Portaria, apresentando os seguintes dados:
4 a) Empresa que adquiriu o instrumento de medição; b) Local de instalação do instrumento de medição; c) Certificado de verificação do instrumento de medição; d) Esquema de instalação do sistema de medição ao qual o instrumento de medição será incorporado. e) O campo de funcionamento do sistema de medição caracterizado pelas seguintes informações, quando em transferência de custódia de óleo: - natureza do(s) líquido(s) a ser(em) medido(s) e os limites de viscosidade cinemática do líquido (ou dinâmica quando somente a indicação da natureza do líquido não seja suficiente para caracterização de sua viscosidade); - quantidade mínima mensurável pelo sistema; - faixa de medição limitada pela vazão mínima e máxima; - temperatura máxima do líquido a ser medido; - temperatura mínima do líquido a ser medido; - pressão máxima do líquido a ser medido; f) a classe de exatidão na qual o sistema será classificado, conforme estabelecido na tabela 1 da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou tabela 1 da Portaria Inmetro n.º 064/2003, quando em transferência de custódia de óleo Na verificação serão realizados os seguintes procedimentos: a) exame visual para verificação se o instrumento de medição está de acordo com as características apresentadas no certificado de verificação; b) exame metrológico quanto ao atendimento aos erros máximos admissíveis estabelecidos para o sistema de medição, conforme sua classificação na tabela 2 da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou da Portaria Inmetro n.º 064/2003; quando da medição fiscal e transferência de custódia de gás, atender aos requisitos estabelecidos no regulamento vigente; c) inspeção quanto ao atendimento aos itens 3 e 4 e subitens e 6.2 da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou subitens 6.11, 6.23 e 9.2 da Portaria Inmetro n.º 064/2003; aplicável somente à medição fiscal e transferência de custódia de óleo; d) outros que se fizerem necessários, a serem estabelecidos com os seguimentos envolvidos no processo de medição e controle metrológico; e) inspeção quanto ao atendimento às exigência na Portaria Conjunta ANP/Inmetro n.º 01 de 19/06/2000, em função da sua utilização O proprietário do sistema de medição deverá disponibilizar os meios necessários e adequados para viabilizar a execução do controle metrológico quanto ao atendimento à Regulamentação vigente. 4.3 Periodicidade da verificação: As verificações metrológicas serão realizadas anualmente. 5 MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM: 5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma SIMBOLO DO INMETRO ML--/-- (n.º e ano); 5.2 A marca de selagem do instrumento de medição obedecerá ao plano de localização constante dos desenhos anexo à presente Portaria; 5.3 Será aposta em local a ser definido pelo Inmetro, a marca de selagem relativa ao controle metrológico do sistema de medição, ao qual o instrumento de medição será incorporado; 5.4 O sistema de medição de óleo, no qual será incorporado o instrumento de medição deve possuir uma placa de identificação, na qual deverá constar as inscrições estabelecidas no subitem 2.19, da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou item 8 da Portaria Inmetro nº 064/2003;
5 5.5 O sistema de medição de gás, no qual será incorporado o instrumento de medição deve possuir uma placa de identificação, na qual deverá constar as inscrições a serem definidas pelo Inmetro; 5.6 O instrumento de medição deve possuir uma placa de identificação, na qual deverá constar as inscrições estabelecidas no item 10 da Portaria Inmetro nº 113/ DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA: 6.1 TUBOS INTERNOS DO SENSOR RHM 6.2 CONVERSOR CMM 01 REMOTO 6.3 CONVERSOR CMM 01 GNV 6.4 CONVERSOR RHE SENSOR RHM 015/03/ SENSOR RHM 06/ SENSOR RHM 12/ SENSOR RHM SENSOR RHM 30/40/ SENSOR RHM SENSOR RHM SENSOR RHM ENTRADA EM VIGOR: 7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES Diretor de Metrologia Legal