S0100-39842012000100008
SciELO Bookmark|MaisPermalinkRadiologia Brasileiraversão impressa ISSN 0100-3984ResumoPINTO, Márcia; PEDRO, Maria; SANTOS, António
e SARAIVA, António. Controle de qualidade de monitores de diagnóstico por imagem e iluminância nos espaços de pós-processamento em serviços de imagiologia. Radiol Bras [online].
vol.45, n.1, pp. 29-34.
ISSN 0100-3984. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-39842012000100008.OBJETIVO: Avaliar a qualidade dos monitores de diagnóstico e tratamento de imagem digital em radiologia convencional (raios X) com base nos níveis de luminância. Fez-se a medição da iluminância dos postos de trabalho onde estavam os monitores. MATERIAIS E MÉTODOS: A medição da luminância foi realizada usando-se um detector Unfors Xi Light em cinco instituições, com 23 monitores primários e 22 secundários, sendo 6 usados em urgência, seguindo o método descrito no relatório TG18 da American Association of Physicists in Medicine (AAPM). O instrumento de medida utilizado foi o Delta Ohm HD 9221 luximeter. RESULTADOS: Para as recomendações da AAPM, tanto monitores primários como secundários cumpriram, no geral, os níveis de tolerância. No caso dos níveis de iluminância, nos locais de trabalho dos monitores primários encontravam-se ligeiramente acima do intervalo recomendado. Quanto às recomendações do The Royal College of Radiologists (RCR), os monitores que respeitaram os níveis recomendados estavam em minoria, embora as diferenças não fossem significativas. CONCLUSÃO: Em geral, os resultados foram satisfatórios, embora os monitores não fossem adequados para atingir as recomendações exigentes do RCR. Os níveis de referência entre os monitores primários e secundários deveriam aproximar-se, de modo a garantir a qualidade de imagem. Os monitores para visualização e diagnóstico de imagens médicas devem ser regularmente avaliados para manter um sistema com a qualidade exigida, dada a função que desempenham.Palavras-chave
Controle da qualidade; Luminância; Iluminância.
· pdf em Português | Inglês Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por ImagemAv. Paulista, 37 - 7º andar - conjunto 7101311-902 - São Paulo - SPTel.: +55 11 3372-4541Fax: 3285-1690Fax: +55 11 3285-1690secretariaeditorial@cbr.org.br