Manômetro com diafragma e contatos - 432.36+8xx, 432.56+8xx - WIKA Brasil
Modelos 432.36+8xx, 432.56+8xx
Manômetro com diafragma e contatos
Para a indústria de processos, alta proteção contra sobrecarrega de até 40, 100 ou 400 bar
Folha de dados PV 24.07
Controle e regularização de processos industriais em pontos de medição com sobrepressão elevada e faixa de medição de 0 ... 25 mbar
Monitoramento de plantas e comutação de contatos
Processos industriais: químico/petro‐químico, geração e distribuição de energia elétrica, mineração, on- e offshore, tecnologia ambiental, fabricação de máquinas e desenvolvimento de plantas
Alta proteção contra sobrepressão, opcionalmente até 40, 100 ou 400 bar, devido ao amortecimento metálico do diafragma, sem enchimento de líquido
Ampla variedade de materiais especiais
Também disponível com caixa com enchimento de líquido para aplicações com pressões pulsantes ou vibrações
Manômetros com contatos indutivos para uso em áreas classificadas
Instrumentos com contato eletrônico para aplicações em CLP's
Quando a pressão de processo tem que ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, necessita uma conexão com contatos, o manômetro switchGAUGE modelo 432.56 ou 432.36 podem ser utilizados.
Contatos elétricos (contatos de alarmes) podem estabelecer ou cortar circuitos elétricos dependendo da posição do ponteiro do instrumento. Os contatos elétricos são ajustáveis na faixa inteira de medição (ver DIN 16085), e são montados predominantemente abaixo do mostrador, no entanto as vezes no topo do mostrador. O ponteiro do instrumento (ponteiro do valor atual) se move livremente na escala inteira, independente das configurações.
O ponteiro pode ser ajustado usando uma chave de ajuste no visor.
Manômetros com várias contatos elétricos também podem ser configurados com um ponto só. A atuação do contato acontece quando o ponteiro de valor atual é movido acima ou abaixo do ponto desejado.
O manômetro é fabricado conforme DIN 16085 e cumpre todas as normas relevantes (EN 837-3) e regulamentos para a indicação da pressão de operação de tanques de pressão. Também disponíveis como contatos magnéticos "snap-action", contatos tipo reed, contatos indutivos e contatos eletrônicos. Contatos indutivos poder ser usados em áreas classificadas. Para controladores CLP's, contatos eletrônicos e tipo reed podem ser usados.