ressaltadas por autores como Sturdevant, 2 3 Gilmore et al, Celenza e Litvak, entre outros. O 4 - PDF
Download "ressaltadas por autores como Sturdevant, 2 3 Gilmore et al, Celenza e Litvak, entre outros. O 4"
Júlio César Aires Lagos
1 VERTICULADOR
3 EMPREGO DO VERTICULADOR EM DENTÍSTICA RESTAURADORA A técnica de utilização dos verticuladores foi desenvolvida há cerca de 50 anos atualmente encontra-se em grande evidência graças a precisão que oferece, aliada à facilidade de trabalho. As vantagens de seu emprego têm sido 1 ressaltadas por autores como Sturdevant, 2 3 Gilmore et al, Celenza e Litvak, entre outros. O 4 professor Waldyr Antonio Janson, recentemente chegado dos Estados Unidos, verificou pessoalmente a grande difusão desse tipo de técnica para confecção de restaurações fundidas, entre profissionais americanos altamente diferencia-dos. O Verticulador tem sido adotado nos Departamentos de Prótese e Dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru e suas vantagens podem ser resumidas nos seguintes aspectos: 1) A técnica dispensa o uso de registros de mordida, modelos de gesso antagonistas, articuladores totalmente ou semi-ajustáveis; 2) O dentista conhece a exata forma da restauração final antes que ela seja confeccionada; 3) O ajuste oclusal é mínimo depois das restaurações a serem fundidas; 4) Pode ser empregado para restaurações unitárias, coroas totais e pequenas próteses fixas. O verticulador pode ser utilizado com três
4 tipos de matrizes : anatômicas, funcional com cera e funcional com restauração provisória. A matriz anatômica é utilizada quando o dente a ser preparado apresenta-se com morfologia satisfatória bem como as relações de contato e antagonismo. Ela é confeccionada antes do preparo cavitário, pincelando-se gesso de endurecimento rápido (Snow White nº 2, da Kerr) sobre o dente a ser preparado e pelo menos 1 dente para anterior e para posterior do preparo e colocando uma pequena moldeira carregada com o mesmo gesso sobre essa superfície. A moldeira adequada para esse fim poderá ser uma placa de plástico onde vêm montados dentes para dentadura. Após 2 a 3 minutos a moldagem de gesso é removida, recortada convenientemente, constituindo-se na matriz anatômica. A matriz funcional com cera é obtida após o preparo cavitário, colocando-se cera amolecida sobre o preparo, previamente seco, solicitando ao paciente que oclua e realiza todos os movimentos mandibulares. Então o gesso é pincelado e a matriz de gesso obtida da forma já descrita. TÉCNICA DE UTILIZAÇÃO DO VERTICULADOR 1) Após o preparo cavitário, faz-se a moldagem da região preparada, englobando no mínimo 1 dente para anterior e para posterior dos preparados e vaza-se o gesso especial para troquel;
5 2) Feita a restauração provisória com resina acrílica, sua superfície oclusal é d e s g a s t a d a e é a d i c i o n a d a r e s i n a autopolimerizável, com pincel de pelo de camelo. O paciente é instruído a manter os dentes ocluídos até que a polimerização seja completada. Em seguida é feita a escultura e o ajuste oclusal da provisória na relação habitual do paciente e nas excursões laterais e de protusão; 3) A matriz funcional é obtida pincelando-se o gesso sobre a restauração provisória e os dentes adjacentes do modo anteriormente descrito; 4) O modelo-mestre e respectivos troquéis dos dentes preparados são montados no Verticulador, previamente lubrificados, tendo o cuidado de manter o pino-trava em posição; 5) A matriz funcional é então montada na parte oponente do Verticulador. Fixa-se com cera a matriz ao modelo de gesso. Fecha-se o Verticulador e adiciona-se gesso até preencher toda a porção oponente do Verticulador, tomando-se o cuidado de manter a trava em posição; 6) Após a lubrificação do modelo e matriz, cera azul liquefeita é corrida no interior das cavidades acrescentada com ligeiro excesso na superfície oclusal e próximas dos troquéis. Em
6 seguida a cera é ligeiramente aquecida e fecha-se o Verticulador a fim de se obter a escultura dos padrões. Essa manobra, quando existir mais de um troquel, deve ser realizada individualmente. O padrão é removido do troquel e examinado quanto ao contorno interno; os contornos proximais são estabelecidos e as suas bordas refinadas. A escultura da plataforma oclusal pode ser testada pincelando-se talco na superfície do padrão de cera, fechando o Verticulador e removendo os contatos prematuros. Em seguida o padrão de cera é incluído e fundido. A fundição é também inserida no troquel e removido algum contato prematuro, observado pela colocação de mercúrio-cromo na matriz, como umcorante indicador. A peça ao ser adaptada na boca não exigirá praticamente nenhum ajuste oclusal. GARANTIA Este aparelho está garantido contra defeitos de fabricação por um período de 1(um) ano a contar da data de venda da respectiva NOTA FISCAL.
7 LISTA DE PEÇAS DO VERTICULADOR Nº CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 01 FBAS0178 Base inferior (3 furos) FBAS0179 Base superior (2 furos) FPIN0180 Pino guia FPIN0183 Pino da mola FPIN0359 Pino trava SCRE0011 Cabo Recartilhado M FPAR0055 Parafuso do cabo CMOL0180 Mola CPAR0181 Parafuso Allen 01
8 BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Rua Teotônio Vilela, Jardim Tangará - CEP São Carlos - SP - Brasil Tel. +55 (16) Fax +55 (16) CNPJ / I.E MS Rev: CMAN0599 b - Abr/2014