O CPAP Automático DreamStation Philips Respironics, com novo sistema de Performance Check, simplifica a avaliação do equipamento no domicílio, usando tecnologia avançada para fornecer cuidados excelentes, seguindo as necessidades indicadas, enquanto facilita o acompanhamento do paciente.
EZ-Start: automático, ajustes personalizáveis a` pressão do CPAP. Desenvolvido para ajudar os pacientes a uma aclimatização gradual aos ni´veis de terapia prescritos.
Feedback da utilização diária: apresenta a duração e o progresso do sono, desenvolvido para motivar os pacientes nos primeiros dias de terapia.
Performance Check: simplifica a avaliação do equipamento no domicílio permitindo uma fácil resolução remota de possíveis problemas.
O sistema de terapia do sono da Philips Respironics apresenta todos os novos níveis de controle, conformidade e eficiência ao seu alcance. Nosso novo sistema foi projetado para fornecer mais do que terapia, por ser mais moderno, leve e silencioso.
CPAP automático:
O CPAP Automático DreamStation Philips Respironics, ajusta toda a terapia para se acomodar às necessidades terapêuticas do paciente, devido a mudanças no estilo de vida ou na progressão do estado da doença.
COMPARATIVO DE MODELOS DE CPAP DA LINHA DREAMSTATION:
Ele possui 5 modalidades de terapia:
CPAP: Modalidade de pressão fixa, regulada conforme prescrição médica;
Auto - CPAP: Modalidade de pressão automática, que se ajusta conforme necessidade do paciente;
Auto - Trial: Modalidade limitada a um número de dias definido pelo seu médico (3-30 dias). Este modo fornece terapia de CPAP enquanto se ajusta automaticamente o nível de pressão para atender suas necessidades. Passados os dias selecionado pelo médico o modo muda sozinho para o CPAP-Check (CPAP com pressão fixa);
CPAP - Check: Esse modo faz uma regulagem a cada 30 horas de uso, adequando a pressão ± 3 cm H2O conforme o índice de eventos obstrutivos;
EZ-Start: automático, ajustes personalizáveis a` pressão do CPAP. Desenvolvido para ajudar os pacientes a uma aclimatização gradual aos níveis de terapia prescritos.
Tecnologia Flex: Graças ao avançado algoritmo Digital Auto-Trak, consegue detectar o início da inspiração e expiração para fornecer os valores corretos de alívio de pressão no momento exato, facilitando a adaptação dos pacientes à terapia. O A-Flex funciona por meio do nosso auto algoritmo clinicamente comprovado, que mantém a terapia eficiente em pressões mínimas, tornando essa combinação ainda melhor para os pacientes.
Função Opti Start: ¨Rampa automática ¨ A cada 30 horas de terapia de Auto- CPAP, a pressão inicial ideal será calculada a partir da pressão 90% que você usou nas 30 horas anteriores. Sendo assim a pressão inicial fica mais adequada ao início da terapia todas as noites. Essa função pode ser ativa ou ficar desativa, conforme seu provedor de cuidados em domicilio.
Controle de Resistência: O novo sistema de controle de resistência, entrega a pressão otimizada independente da máscara utilizada.
Detecção avançada de eventos: Identificação das complicadas e transitórias condições que podem indicar uma terapia alternativa. Monitora apneia, hipopneia, limitação de fluxo, ronco, vazamento. Monitora e reconhece RERA (despertar relacionado ao esforço respiratório). Respiração periódica como o Cheyne-Stokes, e também distingue apneia obstrutiva de apneia de vias aéreas desobstruídas, informando quando uma terapia avançada pode ser necessária.
Armazenamento de Informações: Sistema de gerenciamento de pacientes mais complexos, possui armazenamento de informações com detecção avançada de eventos em um cartão de memória SD de 2GB, além de mostrar os dados por meio do visor da máquina e disponibilidade de instalação em rede possui relatórios de curva de fluxo, detecção de eventos e adesão.
Recurso de Rampa: Os recursos de rampa permitem um período de 0 a 45 minutos com pressão de início da rampa ajustável pelo paciente. As almofadas da parte de baixo resistem ao deslizamento para evitar a movimentação do dispositivo durante o sono.
Contraindicações
Ao avaliar os riscos e benefícios relativos de utilizar este equipamento, o médico deve compreender que este dispositivo pode administrar
pressões de até 20 cm de H2O. No caso de determinadas condições de avaria, é possível uma pressão máxima de 40 cm de H2O. Estudos demonstraram que as seguintes condições pré-existentes podem contraindicar a utilização de terapia CPAP para alguns pacientes:
Doença Pulmonar Bolhosa
Pressão arterial patologicamente baixa
Bypass das vias respiratórias superiores
Pneumotórax
Foi referido pneumocéfalo num paciente com utilização de pressão positiva contínua nas vias respiratórias. Deve ter-se cuidado ao prescrever CPAP a pacientes suscetíveis, tais como pacientes com: fugas de líquido cefalorraquidiano (LCR), anomalias da placa cribriforme, história prévia de traumatismo craniano e/ou pneumocéfalo. (Chest 1989; 96:1425-1426)
A utilização de terapia de pressão positiva nas vias respiratórias pode estar contraindicada temporariamente se exibir sinais de sinusite ou infeção no ouvido médio. Este sistema não se destina a ser utilizado com pacientes que tenham sido submetidos a um bypass das vias respiratórias superiores. Contacte o seu profissional de cuidados médicos se tiver questões sobre a sua terapia.
Tecnologia Sem Fio DreamStation
Para usuários do CPAP DreamStation ou BiPAP DreamStation Philips Respironics está disponível o aplicativo DreamMapper para iOS na Apple Store ou para Android na Play Store para conectar o seu equipamento no celular.
Pelo aplicativo DreamMapper o usuário que utiliza DreamStation CPAP ou BiPAP recebe relatórios diários da utilização do seu equipamento, das noites de sono e dicas para melhorar o tratamento.