Medição, Controle e Monitoramento de Processos Industriais. Manual de Instruções Controlador Digital Microprocessado C130. V.1. - PDF Download grátis
Download "Medição, Controle e Monitoramento de Processos Industriais. Manual de Instruções Controlador Digital Microprocessado C130. V.1."
Maria de Lourdes de Mendonça Silva
1 Medição, Controle e Monitoramento de Processos Industriais Manual de Instruções Controlador Digital Microprocessado C130 V.1.01 / Revisão 4
3 ÍNDICE Item Página 1. Introdução Características Especificações Entrada Saída de controle Display e led Generalidades Instalação Mecânica Elétrica Esquemas de Ligação Painel de Operação Sinalização Display Teclado Início de Operação Tela principal Parametrização Lógica Fuzzy Calibração Indicações de Falhas Garantia... 08
4 1. INTRODUÇÃO O controlador C130 foi desenvolvido para atender uma demanda crescente de fabricantes de máquinas e equipamentos que necessitam ter em seus processos precisão no controle, flexibilidade, facilidade de operação e de instalação além de dimensões reduzidas. O controlador C130 permite obter um bom desempenho no controle de processos, dada à simplicidade de programação e graças aos níveis de otimização de controle disponíveis. O display, utilizado para apresentar a leitura (PV) ou parâmetros, é do tipo LED com 14mm de altura permitindo fácil leitura. Quanto à tecnologia utilizada no C130, esta é baseada em microcontrolador RISC de alto desempenho. Este permite que operações matemáticas e algoritmos de controle sejam implementados em 32 bits com ponto flutuante garantindo precisão no controle. 2. CARACTERÍSTICAS Entrada termopar tipo K. Saída de controle: pulso (PWM) Controle PID. Auto-tunning. Lógica Fuzzy. Tempo de ciclo. Ajuste de histerese. Controle para refrigeração ou aquecimento. Ajuste de offset. Limite de escala. Alimentação universal 85~265Vac/dc. 3. ESPECIFICAÇÕES 3.1. Entrada Termopar tipo K (ASTM E230) 0 a 600ºC Impedância de entrada: >10MOhms; Precisão: ±3ºC a 25ºC ; Amostragem: A cada 200ms; Estabilidade Térmica: 50ppm; 3.2. Saída de Controle (Especificar no pedido): PULSO (PWM) Nível lógico: 50mA (máx); Resolução: 10bits; Precisão: ±0,5% Fundo de escala; 01
5 3.3. Display e Led Display: 14mm, 4 dígitos tipo LED Led: 3mm, indicação de controle 3.4. Generalidades Temperatura de operação: -10 a 55ºC Temperatura de armazenagem: -25 a 70ºC Umidade relativa: 5 a 95% - sem condensação Alimentação: 85 a 265Vac/dc Consumo: 4VA; Dimensões: 95mm x 62mm x 30mm (LxAxP) Grau de proteção: IP00 Peso: 50g (sem embalagem); 4. Instalação 4.1. Mecânica (dimensões em mm): A placa de circuito impresso do C130 é fornecida sem caixa e deve ser montada na parte interna do painel sendo fixada ao mesmo por 4 parafusos M3. As dimensões e o recorte no painel são mostrados na figura abaixo: 02
6 4.2. Elétrica As conexões com o C130 são feitas através de conectores do tipo plug. Utilizar condutores de 0,5 a 1,5mm². Na figura abaixo estão identificados os bornes do instrumento. Legenda Bornes 1 e 2: Ligação do Sensor. Bornes 3 e 4: Saída Controle Pulso. Bornes 5 e 6: Alimentação 85~265V STRAP: L - Libera bloco de configuração, D - Desabilita bloco de configuração 4.3 Esquema de Ligação Um esquema de ligação típica para o controlador C130 é mostrado na figura abaixo: 03
7 Cuidados a serem tomados na instalação O C130 é fornecido sem caixa, portanto cuidados especiais devem ser tomados principalmente na área de entrada da alimentação CA e componentes relacionados à fonte de alimentação conforme indicado na figura abaixo: Os condutores de sinais de entrada devem estar separados dos condutores de alimentação e de potência; Utilizar filtro de linha na alimentação (sugestão); Utilizar filtros RC em paralelo com bobinas de contatores ou solenóides próximos da placa ou da fiação (sugestão); Utilizar cabo de extensão ou compensação para ligar um termopar ao controlador observando a polaridade; 5. Painel de Operação Na figura abaixo estão identificados: o teclado, o display e o led de sinalização existente no C
8 5.1. Sinalização A saída de controle é identificada pelo led C de acordo com o estado ligado (aceso) ou desligado (apagado) Display O display permite visualizar a leitura da temperatura (PV), bem como todos os parâmetros e variáveis associadas Teclado O teclado é composto por 3 teclas, do tipo táctil, com as seguintes funções: - Entra e/ou sai dos parâmetros/configuração; - Incrementa variável ou navega entre parâmetros; - Decrementa variável ou navega entre parâmetros; 6. Início de Operação Ao ser energizado, o C130 entra no ciclo de inicialização. Neste, o display apresentará a versão do programa instalado (1.XX - C130) 6.1. Tela Principal O display indica a leitura da temperatura (PV). 7. Parametrização Ajuste do SP Pressione a tecla. O display mostrará SP alternado com o respectivo valor Para alterar o valor do SP, pressionar as teclas ou Para salvar e retornar a tela principal pressionar a tecla. Configuração Posicionar o strap da pci para L Manter pressionada a tecla até o display apresentar CFG Selecionar os parâmetros, com as teclas ou Para entrar ou sair no parâmetro, pressionar a tecla. Ajustar o parâmetro com as teclas ou. 05
9 Na tabela abaixo estão descritos os parâmetros disponíveis: Display Função Condicional Faixa de Ajuste Unidade Default PV leitura principal - PV 0 a 600 ºC SP set-point - SP in.l~in.h C 0 CFG bloco de configuração 4 seg. com strap = L A.t sintonia automática do processo off; on off Fus lógica Fuzzy off, on on P banda proporcional off;1 a 999 C 40 I tempo da integral P off off,1 a 999 seg 240 d tempo da diferencial off,1 a 999 seg 60 C.t Tempo de ciclo 1 a 999 seg 2 PL HYS histerese do controle P=oFF 0~50% f.e C 1 A.C ação do controle (aquec/refrig) rev;dir rev in.l limite inferior do SP 0 a in.h ºC 0 in.h limite superior do SP in.l a 600 C 200 of.s deslocamento da leitura - offset ±100 C 0 8. Lógica Fuzzy É um algoritmo avançado que permite minimizar os efeitos de distúrbios de processo. Essa função opera em conjunto com o PID, monitorando constantemente a variável de processo. 06
10 9. Calibração Navegação posicionar o strap da pci para L manter pressionada a tecla até o display apresentar CAL selecionar o parâmetro desejado utilizando as teclas ou. entrar no parâmetro desejado pressionando a tecla. alterar o parâmetro desejado utilizando as teclas ou. salvar a alteração do parâmetro pressionando a tecla. para retornar a tela principal manter pressionada a tecla. Display Função Condicional Faixa de ajuste Unidade Default CAL Bloco de calibração 6 seg. com strap = L C.L Ajuste de zero da entrada sinal 0mV ret / CAL / Std ret C.H Ajuste de span da entrada sinal 25mV ret / CAL / Std ret of.j Offset da junta-fria ±10,0 C 0,0 Obs. Os parâmetros C.L e C.H possuem as seguintes opções: ret > retornar sem alterar a calibração CAL > aceitar a nova calibração STd > retornar a calibração de fábrica Ajuste de zero Injetar 0 mv na entrada de sinal, utilizando fio de cobre comum Selecionar o parâmetro C.L Selecionar a opção CAL Pressionar a tecla para validar a calibração. Ajuste de span Injetar 25 mv na entrada de sinal, utilizando fio de cobre comum Selecionar o parâmetro C.H Selecionar a opção CAL Pressionar a tecla para validar a calibração Ajuste da junta fria Injetar 0 C na entrada de sinal, utilizando cabo de compensação tipo K Observar na tela principal, a diferença entre a leitura e o valor injetado (0 C) Selecionar o parâmetro of.j Corrigir o desvio da leitura utilizando as teclas ou Pressionar a tecla para validar a calibração 07
11 Retornar a calibração de fábrica Selecionar C.L e/ou C.H Selecionar a opção STd Pressionar a tecla para retornar a calibração de fábrica Selecionar of.j Ajustar of.j = 0,0 Pressionar a tecla para retornar a calibração de fábrica 10. Indicações de Falhas Erros de ligação e configuração representam a maioria dos problemas e chamados de assistência técnica, ocasionando: custos adicionais, perda de tempo e insatisfação. É importante fazer a revisão das ligações elétricas e dos parâmetros ajustados de forma a evitar problemas durante os testes de início de operação. O C130 possui uma ferramenta de diagnóstico que indica, através do display, o tipo de falha. Segue abaixo os tipos de falha e sua respectiva indicação no display: Fio de sensor interrompido ou temperatura acima do limite superior (InH) Temperatura do sensor abaixo do limite inferior (InL) 11. Garantia A Contemp Ind. Com. e Serviços Ltda garante que o controlador C130, relacionado na Nota Fiscal de venda, está isento de defeitos e coberto por garantia de 12 meses a contar da data de emissão da referida Nota Fiscal. Ocorrendo defeito dentro do prazo da garantia, o produto deverá ser enviado à Contemp, onde será reparado ou substituído sem ônus, desde que comprovado o uso dentro das especificações técnicas do produto. O Que a Garantia não cobre Despesas indiretas como: fretes, viagens e estadias. Perda da Garantia A garantia será perdida quando: Não forem observadas e respeitadas as especificações técnicas (item 3); Apresentar sinais de violação; Utilizado em ambiente corrosivo. A Contemp Ind. Com. e Serviços Ltda reserva o direito de alterar qualquer informação desse manual e/ou do produto sem aviso prévio. 08
12 CONTEMP IND. COM. E SERVIÇOS LTDA. Al. Araguaia, CEP S. Caetano do Sul - SP - Brasil Fone: (+55 11) Fax: (+55 11) SUPORTE TÉCNICO: