Analisadores de Cloro, PH, Temp e ORP (Controle de Processos)
Analisadores de Cloro, PH, Temperatura e ORP (Controle de Processos) – HANNA Você está em:
Home | Equipamentos | Analisadores de Cloro, PH, Temperatura e ORP | Analisadores de Cloro, PH, Temperatura e ORP (Controle de Processos) – HANNA Produto
Analisador de cloro livre ou total - Modelo PCA-310 - 110 Volts -
Analisador de cloro livre ou total - Modelo PCA-310 - 220 Volts
Analisador de cloro livre ou total, Temperatura e pH - Modelo PCA-320 - 110 Volts
Analizador de cloro livre ou total, Temperatura e pH - Modelo PCA-320 - 220 Volts
Analisador de cloro livre ou total, Temperatura e pH e ORP - Modelo PCA-330 - 110 Volts
Analisador de cloro livre ou total, Temperatura e pH e ORP - Modelo PCA-330 - 230 Volts -
O cloro é o desinfectante mais comummente utilizado no tratamento das águas, na potabilização, na depuração e nas piscinas.
O cloro presente na água neutraliza em parte as bactérias, enquanto que o restante (cloro livre) tem a apacidade de efectuar ainda uma acção desinfectante.
A monitorização dos níveis de cloro tem uma grande importância quer para a saúde pública, quer em * várias aplicações industriais.
Nas águas potáveis, uma quantidade excessiva de cloro provoca odor e sabor desagradáveis e pode também ser danoso, enquanto que concentrações demasiado baixas podem resultar insuficientes para uma eficaz desinfecção.
Junto com a gama de fotômetros portáteis para a medição do cloro, propõe, para o controlo de processo, os analisadores para cloro livre e total da série PCA.
Estes instrumentos, com microprocessador, são capazes de monitorizar continuamente a concentração de cloro numa instalação, na gama de 0 a 5 mg/l, com resolução 0.01.
O seu principio de funcionamento baseia-se numa adaptação do método DPD 330.5 recomendado pela EPA (Agência de Protecção Ambiental dos EUA).
Os frascos de soluções padrão e indicador são alojados no interior do instrumento.
Com um intervalo de amostragem de 3 minutos, por exemplo, os reagentes possuem uma duração de cerca de um mês.
Os frascos com os reagentes são perfeitamente visíveis através da porta transparente do instrumento, de modo a poder verificar o nível.
O utilizador programa um ponto de definição para a dosagem do cloro; quando o valor da medição é inferior ao ponto de definição, é activado um relé que permite a dosagem proporcional com um Δ selecionável entre 0.1 e 5.0 mg/l.
Para além da tradicional medição do cloro, a HANNA instruments tem introduzido nos novos analisadores PCA 320 e PCA 330 o controle do pH/temperatura e pH/temperatura/ORP respectivamente. * Com estes dois modelos, é possível efetuar também o controle do pH através de dosagem ácida ou alcalina, quer em modalidade ON/OFF quer proporcional.
Todos os parâmetros analisados podem ser enviados através de SMS para um telemóvel através do módulo GSM opcional.
Nível mínimo reconhecível Cl2 livre e total: 0.05 mg/l
Calibração de Cl2 livre e total: a um ponto;
Calibração de pH: 1 ou 2 pontos;
Tempo de amostragem de Cl2 livre e total: regulável entre 3 e 90 minutos;
Tempo de amostragem de pHregulável entre 3 e 120 segundos;
Dosagem de Cl2 livre e total: proporcional com saída 4-20mA;
Dosagem de pH: ON/OFF com relé ou proporcional com saída 4-20 mA;
Delta de Cl2 livre e total: selecionável de 0.1 a 5 mg/l;
Delta de pH: selecionável de 0.1 a 2 pH (histerese regulável de 0.05 a 2 pH);
Saída para registador: 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 4-20 mA o 0-20 mA;
Porta de comunicação serial: RS485, isolada galvanizante;
Baud Rate: 1200, 2400, 4800, 9600 bps;
Memorização dados: até 3500 série de dados;
Comunicação GSM: 2 números, SMS de alarme e informações com módulo HI 504900 (opcional);
Relé de alarme: contato SPDT 5A, 220V;
Relé de dosagem: contato SPDT 5A, 220V;
Relé de erro sistema: contato SPDT 5A, 220V;
Pressão em entrada: de 0.07 a 4 bar sem um controlador de pressão externo (para pressões superiores a 4 bar é necessário um controlador de pressão);