Otimização da Técnica Radiográfica por Simulação Computacional - ppt carregar
PublicouGabrielhenrique Recio Alterado mais de 4 anos atrás
Apresentação em tema: "Otimização da Técnica Radiográfica por Simulação Computacional"— Transcrição da apresentação:
1 Otimização da Técnica Radiográfica por Simulação Computacional
Engenharia Biomédica Universidade de Mogi das Cruzes Otimização da Técnica Radiográfica por Simulação Computacional Rosane Tondo Marcia A. S. Bissaco
2 Justificativa / Motivação
Imagens de boa qualidade (diagnóstico e dose no paciente baixa) Relação complexa entre os parâmetros da técnica (qualidade x dose) Adaptação da técnica radiográfica às características físicas do paciente Valores tabelados (referencial)
3 Justificativa / Motivação
Experiência dos profissionais Repetições de exames Procedimento experimental (fantomas são caros) Não há método computacional específico para otimização da técnica Simulação seria interessante devido a possibilidade de variações
4 Objetivo Desenvolvimento de um método computacional para auxiliar na escolha da técnica radiográfica mais adequada a um dado exame, que proporcione um alto nível de contraste ao mesmo tempo em que mantém a dose baixa no paciente.
5 Metodologia Modelos desenvolvidos:
- Cálculo do feixe de raios X (fluência de fótons, exposição) - Marques et al (1998) com adaptações; - Cálculo do rendimento do écran reforçador e da densidade óptica a partir dos parâmetros fornecidos ou não pelo fabricantes; - Curry et al (1990); (Dixon & Ekstrand (1976) e Vyborny (1979) com adaptações; - Absorção do objeto.
6 Padrão Raios X
7 Rendimento do écran
8 Densidade óptica
10 Validação Densidades ópticas medidas e simuladas para o fantoma do fêmur na incidência AP.
11 Validação Comparação das densidades medidas e simuladas obtidas para o fantoma do fêmur: AP.
12 Validação Densidades ópticas medidas e simuladas para o fantoma do fêmur na incidência Lateral.
13 Validação Comparação das densidades medidas e simuladas obtidas para o fantoma do fêmur: Lateral.
14 Resultados A média da força de correlação entre os valores de densidade óptica medidos e simulados para as posições AP e Lateral é de 0,88 e 0,93 ( 88% e 93%), respectivamente. Um ajuste no percentual escolhido para simular os tecidos moles aumentará o valor da correlação encontrado.
15 Conclusão Os resultados obtidos mostraram boa correlação entre as densidades ópticas medida e simulada. O método desenvolvido contribui para a realização do controle de qualidade com redução dos gastos e ganho de tempo; Conseqüentemente diminui o nível de exposição do paciente à radiação; É de fácil utilização;