Filtro Bacteriológico para Ventilação Mecânica – Equipex - Material Médico-Hospitalar
CasaCatálogoFiltro Bacteriológico para Ventilação Mecânica
Filtro Bacteriológico para Ventilação Mecânica – HME
O filtro bacteriológico é recomendado para isolar o paciente do circuito respiratório.
O filtro constitui uma proteção contra infecção cruzada, combinados de calor e umidificação.
O filtro bacteriano / viral é indicado para aplicação em anestesia cirúrgica, processo respiratório com oxigênio e partículas de gás anestésico e filtragem de vírus, e o ajuste da temperatura e umidade do gás de entrada.
É utilizado em circuitos ventilatórios para aquecer e umidificar o fluxo de ar que vem do ventilador.
Pode ser utilizado tanto em hospitais como em homecare.
Tempo de uso recomendado pelo fabricante: 24 horas
1 – Abrir a embalagem contendo o Filtro HME e o Tubo de ligação, evitando tocá-los internamente.
2 – Conectar o tubo de ligação ao Filtro HME através de suas conexões, e este conjunto ao circuito respiratório.
3 – As conexões com o circuito respiratório devem ser efetuadas de forma a deixá-las bem firmes, evitando assim possíveis fugas de ar e/ou gases.
4 – Verificar se há algum vazamento pelo sistema conectado. Caso haja vazamento, substitua imediatamente o dispositivo.
5 – Para amostragem de CO2 do volume corrente, conectar a linha de monitorização do CO2 no Port.
6 – Verificar periodicamente o aumento da resistência ao fluxo e, caso seja necessário, substituir o dispositivo.
7 – Tempo máximo de utilização do Filtro HME: 24 horas, ou quando necessário, a fim de evitar acúmulo de secreções.