FLK TiS55+ - Câmera Termográfica (Termovisor) Resolução 256 x 192 - FLUKE | Getrotech
Fluke TiS55+ - Câmera Termográfica (Termovisor) Resolução 256 x 192 - FLUKE
Código do produto: Fluke TiS55+
Câmera Termográfica Fluke Modelo TiS55+ é robusta, confiável e precisa. Acidentes acontecem. Você não deveria precisar substituir uma ferramenta só porque ela caiu da bancada, ou porque entrou em contato com água ou sujeira. É por isso que a câmera termográfica TiS55+ foi desenvolvida para suportar quedas de 2 metros de altura e ser resistente à água e poeira (IP54). PRINCIPAIS RECURSOS: - Resolução de 256 x 192 pixels infravermelho. - Identificação de Ativos (Asset Tagging). - Tela sensível ao toque com IR Fusion™. - Foco manual e fixo. - Medição de até 550 °C. - Projetados para tolerar quedas de 2 metros. INCLUSOS NO PRODUTO: ‒ Câmera Termográfica; ‒ Fonte de Alimentação AC, com adaptadores universais; ‒ Uma bateria Li-íon inteligente; ‒ Cabo USB; ‒ Cartão micros 4Gb ‒ Maleta rígida com bolsa maleável de transporte e alça de mão.
Elimine o bloco de anotações:
Com tantas inspeções durante o dia de trabalho, pode ser difícil lembrar-se do que e onde viu. Talvez você leve um bloco para anotar algumas observações.
A TiS55+ vem com assistentes integrados, o que significa que você pode finalmente descartar o bloco de anotações e ter todas as informações necessárias nas imagens que capturar, como:
Anotação de voz:
- Grave até 60 segundos por imagem térmica.
- Identifique exatamente o que vê em tempo real.
- Tire fotografias de números de ativo e outros identificadores.
- Use como referência ao observar as imagens térmicas em seu computador.
Identificação de Ativos (Asset Tagging):
- Classifique as imagens térmicas por ativo.
- Digitalize um código QR em seu ativo, e comece a capturar as imagens térmicas.
- Conecte sua câmera a seu computador para visualizar as imagens, classificadas por ativo.
Principais Recursos TiS55+
Resolução infravermelha 256 x 192 (49.152 pixels)
Sistema de foco Foco manual e retenção de foco fixo na posição de foco a 1 metro
Compatível com o aplicativo Fluke Connect Sim*, conecte sua câmera a seu smartphone e as imagens capturadas são carregadas automaticamente para o aplicativo Fluke Connect para gravar e compartilhar
Identificação de Ativos (Asset Tagging) Digitalize um código QR para organizar automaticamente e arquivar imagens térmicas com o Fluke Connect™
Tecnologia IR-Fusion AutoBlend contínuo 0% a 100%. Adiciona o contexto de detalhes visíveis às suas imagens em infravermelho
Visor Tela sensível ao toque de 3,5" (8,9 cm na horizontal) com LCD de 640 x 480
Sensibilidade térmica 50mk
Amplitude mínima (no modo manual) 3°C (4,5 °F)
Amplitude mínima (no modo automático) 5°C (9,0 °F)
Câmera digital integrada (luz visível) 640 x 480
Taxa de quadros Modelos de 9 ou 27 Hz
Cálculo de ponto de orvalho Não
Memória interna ~500 imagens
Memória externa Cartão SD de ≥4 GB (>1.000 imagens)
Software Software Fluke Connect – Análise e criação de relatórios completos com acesso ao sistema Fluke Connect
Anotação de voz Sim, gravação máxima de áudio de 60 segundos via conexão Bluetooth HSP (Audio Headset Profile) com dispositivo externo.
IR-PhotoNotes Sim. Até 1 captura extra em luz visível, da preferência do usuário, inclusa no arquivo IS2.
Anotação de texto Após a captura em IS2, o usuário pode digitar uma nota usando o teclado na tela.
Formatos e gravação de vídeo Não
Operação e controle remotos Sim
Captura automática (temperatura e intervalo) Sim. Intervalo de tempo selecionável pelo usuário para capturar arquivos IS2 ou JPEG.
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) Bateria recarregável de íon de lítio
Vida útil da bateria ≥ 3,5 horas contínuas sem Wi-Fi (a duração real depende de configurações e uso)
Tempo de carregamento da bateria ≥ 2,5 horas para carga total
Sistema de carregamento da bateria Carregador de bateria de dois compartimentos Ti SBC3B ou carregamento na câmera termográfica. (não acompanha o carregador de bateria de dois compartimentos)
Operação CA Operação CA com fonte de alimentação inclusa, adaptadores universal de saída inclusos: 15 VCC, 2 A
Economia de energia Modos de suspensão e desligamento selecionáveis pelo usuário
Faixa de temperaturas (não calibrada abaixo de -10 °C) -20 °C a 550 °C (não calibrado abaixo de -10 °C)
Precisão ±2 °C ou 2% (o que for maior) a 25 °C de temperatura ambiente
Correção de emissividade na tela Sim, lista dos "dez materiais mais usados", além de ajuste numérico entre 0,01 e 1,00
Banda espectral infravermelha ~8-14μm
Temperatura Pontual Ponto central (imóvel)
Marcadores pontuais definidos pelo usuário Sim, 3 marcadores pontuais, ajustáveis pelo usuário em um único pixel cada. A posição é ajustável. O valor de temperatura para o marcador é mostrado na tela. O usuário pode optar por ativar/desativar a exibição para cada marcador.
Caixas de medição definidas pelo usuário Sim, 3 retângulos ajustáveis pelo usuário. O tamanho e a posição são ajustáveis. As estatísticas do retângulo são mostradas na tela: Temperatura Mínima, Máxima e Média. O usuário pode optar por ativar/desativar a exibição para cada marcador.
Padrões de segurança IEC 61010-1: Grau de Poluição 2
Compatibilidade eletromagnética IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético portátil, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Classe A