Não somente a confiabilidade do equipamento em si é importante, mas também se a balança utilizada é adequada para o caso específico, isto é, se a sua aplicação está correta, bem como se ela é operada, mantida e calibrada de acordo com os padrões ideais.
As balanças de correias transportadoras representam uma valiosa ferramenta no controle de processos, no CONTROLE DE ESTOQUE, no balanço de massa e no CONTROLE DO CARREGAMENTO de materiais com a finalidade de faturamento.
A ponte de pesagem das Balanças Bextra é do tipo Full Eletrônica, ou seja, a transmissão de peso é feita diretamente sobre as Células de Carga.
A Célula de Carga recebe a força transmitida pela plataforma de pesagem convertendo-a em um sinal elétrico que é levado ao Integrador. Os sensores de peso“células de carga” tornaram-se os sensores mais utilizados, que chamamos de célula de carga.
Uma característica importante da célula de carga é a sua estabilidade térmica. Já que a maioria é instalada ao tempo, as células de carga devem estar aptas a operar em uma ampla faixa de temperatura sem que apresentem um deslocamento de zero apreciável e erros devido às variações de temperatura.
A ponte de pesagem deve transmitir as forças resultantes do material sendo transportado na correia ao(s) elemento(s) sensor(es) sem a introdução de outras forças estranhas ao processo.
É muito importante que nenhuma outra força gerada pelo movimento da correia tanto no sentido longitudinal quanto transversal seja transmitida pela plataforma de pesagem às células de carga.
Dependendo do nível de precisão que se deseja obter e ainda dependendo também do tamanho da amostragem que teremos do material medido poderemos adotar a utilização de uma, duas ou até três pontes de pesagem.
Teoricamente cada ponte de pesagem adicionada ao conjunto de pesagem proporciona um ganho de precisão na ordem de 0,25%.
As Pontes de Pesagem são fabricadas exclusivamente para o ponto de medição para o qual a Balança foi adquirida.
O transportador fornecido conta com a ponte de pesagem. As células de carga são fixadas diretamente sobre as longarinas laterais. Já os roletes de pesagem são fixados diretamente sobre as células de carga.
Deve ser observado também o paralelismo entre os cavaletes de pesagem e os demais cavaletes da Área de Influência evitando distorções no comprimento de pesagem.