Viscosímetro de processo por oscilação de pistão com função de controle- modelo ViscoPro 2000 – Pensalab
SKU: 3080 Categorias: Farmacêutica, Mineração / Siderurgia, Óleo e Gás, Óleos Usados, Petroquímica, Processo, Química, Viscosimetro de processo por oscilação de pistão
O VISCOpro 2000 é um instrumento de fácil operação, que proporciona leituras de viscosidade, temperatura e viscosidade com compensação de temperatura. Extremamente confiável, exibe diversas opções de configuração e de montagem, de acordo com as exigências da área e da aplicação em si.
De simples instalação, a montagem dos sensores é inline ou in-tank, sendo os mesmos controlados através de um transmissor (unidade eletrônica), que permite alterar a configuração do analisador e parâmetros de análise.
Combinando componentes eletrônicos modernos com a tecnologia inovadora dos sensores, o viscosímetro VISCOpro 2000, através de suas medições contínuas e confiáveis, é a solução ideal para monitoramento em linha de viscosidade e aplicações em que seja exigido controle de processo baseado nesta variável.
Dentre os diversos recursos e benefícios do analisador, tem-se: imunidade à vbração, operação de auto-limpeza, controle automático da viscosidade (proporcional e integral), múltiplos sinais de saída, rápida e fácil alteração de configuração de memória, sistema de segurança e alarmes.
Alimentação: 100-240 VAC, 12 VDC, potência menor que 100W;
Comunicação: 4x saídas analógicas 4-20 mA, 1x RS232 (padrão) / RS485 (opcional) com possibilidade de comunicação através de protocolo Modbus RTU, HART e outros, 2x contato seco para alarmes;
Precisão de ± 1% do fundo de escala (segue a ASTM D445);
Faixa de viscosidade: 0,2 a 20000 cP, com 13 subdivisões definidas pelo tamanho do pistão;
Faixa de temperatura: até 190°C para sensor padrão e até 370°C para sensor de alta temperatura;
Faixa de pressão: até 1000 psig para sensor padrão e 20000 psig para sensor de alta pressão;
Interface de operação remota permite que o sensor seja instalado/montado em local distante à unidade eletrônica;
Monitoramento, coleta e armazenamento de dados e transferência gráfica da viscosidade e da temperatura por até 25 horas, além de controle de dados em tempo real;
Múltiplos menus para diferentes configurações, incluindo setpoint, média dos dados, ajustes de alarmes e valores de viscosidade corrigida pela temperatura;