Analisador eletroquímico de baixo preço e alto desempenho
O modelo 2325 é um Bi-Potenciostato de baixo preço e de alto desempenho baseado em circuitos modernos de semicondutores e tecnologia de software avançada. Medições de baixo ruído, alta velocidade e espaço reduzido foram consideradas para o desenvolvimento do Modelo 2325. A interface amigável é projetada para suportar aplicações amplas. O modelo 2325 pode ser aplicado em vários experimentos, como RRDE, desenvolvimento de sensores e medidas espectroelectroquimáticas, etc. Pode ser não apenas aplicado para fins de pesquisa, mas também para experimentos de estudantes e aplicações industriais, devido ao baixo preço e alta demanda, desempenho.
Bi-Potenciostato
Controle do sistema RRDE
Medição repetida ou de seqüência
Lote de Levich e Koutecky-Levich
Configuração para o sistema experimental
Modelo 2325 Bi-Potenciostat software de processamento de dados
O modelo 2325 é controlado digitalmente por software para PC, enquanto seu preço é quase o mesmo para o equipamento analógico. Os CVs de canal duplo medidos pelo Bi-Potenciostat podem ser plotados simultaneamente na janela do software. É fácil sobrepor as curvas de CV para comparação de dados e a função de ajuste de pico necessária para a análise de dados também está incluída. Na tela de configuração, a velocidade de rotação do RRDE e da purga de gás ON / OFF pode ser controlada. O software Modelo 2325 é bastante fácil de usar, mesmo os iniciantes das medidas eletroquímicas podem trabalhar com facilidade na primeira tentativa.
O eléctrodo de disco rotativo (RDE) é o método para obter um voltamograma forçado convectivo pelo qual a análise de dados é realizada usando o lote de Levich ou Koutecky-Levich, e também pode calcular os parâmetros, como coeficiente de difusão e número de elétrons.
Pico vs taxa San
O voltamograma cíclico convencional (CV) é uma sobreposição exibida, através da qual a análise de dados de intensidade de pico (ip), potencial de pico (Ep) ou potencial de diferença de pico (d (Ep)) em função da taxa de varredura pode ser realizada e também pode Exibir a inclinação e a intercepção.
Execução (execução automática)
Quando você clica no botão CONFIGURAÇÃO, na janela principal, aparece a tela Geral, também pode ser selecionada a tela Sistema e Execução.
Na tela Execução, o estilo de execução pode ser configurado, como único, repetido ou seqüência, de acordo com as condições experimentais necessárias.
Para a execução repetida e de sequência, o início da execução pode ser selecionado como AUTO ou MANUAL. Após cada execução, os dados do resultado são salvos automaticamente em um determinado diretório.