Vent Pet – Vent-Logos Veterinária
Vent Pet	ventlogos	2017-07-09T11:40:40+00:00
O VentPet Plus é a versão mais completa da linha de ventiladores desenvolvidos para medicina veterinária. Possui monitor de ventilação com display LCD de alta definição que possibilita ao médico veterinário o acompanhamento em tempo real dos principais parâmetros de ventilação. Desenvolvido também para prover ventilação controlada mecânica em sistemas de anestesia inalatória ou venosa total, o VentPet Plus, dispõe de chave liga/desliga e controles de frequência respiratória, pressão inspiratória e PEEP, além de válvula reguladora interna e alarme de baixa pressão da fonte.
O modelo VentPet Plus é indicado para para VNI (Ventilação Não Invasiva) e VI (Ventilação Invasiva) em animais de pequeno e médio porte (de 200 g a 100 kg), com insuficiência respiratória aguda (procedimentos de anestesia), situações de emergência e para transporte
Também é possível utilizar o equipamento em um sistema fechado de anestesia, atendendo assim uma ampla gama de cenários. Para realizar essa montagem deve se conectar o ventilador no local do balão de anestesia. (O descritivo completo assim como o esquema de ligação pode se encontrado no manual na seção de downloads)
Ciclagem A tempo (INS-EX) (EX-INS) com limite de pressão
Pressão de alimentação De 3,5 kgf/cm2 (3,43 kPa x 100 ou 50 psi) a 5,0 kgf/cm2 (4,90 kPa x 100 ou 71 psi)
Pressão insp. De 5 a 35 cmH2O (sem PEEP – a adição de PEEP eleva a Pinsp).
PEEP 0 a 10 cmH2O
Frequência De 7 a 60 cpm
Relação I:E De 1:2
Modos de ventilação CMV -> PCV
Fonte propulsora Oxigênio medicinal ou ar comprimido medicinal entre 3,5 kgf/cm2 (3,43 kPa x 100 ou 50 psi) e 5,0 kgf/cm2 (4,90 kPa x 100 ou 71 psi)
Alarme de baixa pressão Dispara quando a pressão da fonte cai abaixo de 2,8Kgf/cm2
Gráfico pressão insp. 17 segundos de armazenamento da pressão inspiratória exibidos em duas escalas automa-ticamente ajustadas com fundos de 25 e 50 cmH2O