Pacote Teste Desafio 3M Indicador Biológico e Int. Químico Attest Rapi | Cointer
Pacote Teste Desafio 3M Indicador Biológico e Integrador Químico Attest Rapid 5 41382
O Pacote de Teste Desafio com Integrador Químico para vapor e Biológico de leitura rápida, foi desenvolvido para prova rotineira de processos de esterilização à vapor. É um produto que garante a validação ou não, de processos esterilizantes, por meio de um indicador de processo na embalagem do produto que muda de cor, um indicador biológico que oferece uma avaliação rápida e confiável do processo quando utilizado junto com uma incubadora e o indicador químico composto de uma tira de papel com uma pastilha química que derrete-se e migra para uma cor escura, sinalizando se a esterilização foi feita com sucesso, caso atinja o campo "ACEPT" e se atingir o campo "REJECT", significa que a esterilização não foi realizada.
Indicada para monitorização em ciclos de esterilização a vapor por gravidade a 121°C e ciclos de esterilização a vapor por vácuo a 132°C.
- Possui três provas para garantir se a esterilização foi concluída ou não, o Integrador Químico, o Integrador Biológico e um Indicador de processo com mudança de cor;
- O Indicador com a mudança de cor, está localizado na etiqueta do produto e sua coloração é amarela. Com o processo de esterilização a vapor, essa tira modifica a cor para castanho escuro;
- Já o Integrador Químico (de leitura rápida), é composto por uma tira de papel e uma pastilha química, que com a temperatura e o vapor derrete e migra para o campo "ACEPT" ou "REJECT". Caso a esterilização seja concluída, o campo "ACEPT" ficará preenchido e se não for, será demonstrado pelo campo "REJECT";
- O Integrador Biológico apresenta uma avaliação rápida, já que sua coloração passa de cor de rosa para castanho escuro com o uso da Incubadora 290 Attest ou 390 Attest da 3M. Se não houver mudança de cor, significa que houve falha no processo de esterilização;
- O produto não deve ser aberto antes do processo de esterilização.
- Colocar o Teste Attest Rapid 5 com o rótulo para cima, na carga para esterilização em um local de dificil acesso para o esterilizante. Lembre-se de que NÃO deve-se tirar a embalagem do teste para esterilização;
- Após a conclusão da esterilização, abra a porta durante 5 minutos antes de remover o produto;
- Utilizando luvas com resistência térmica, remova o pacote teste e verificar se o indicador na embalagem mudou de amarelo para castanho-escuro. Abrir o pacote para dispersar o calor por 5 minutos e após isso retire o indicador biológico, permitindo que ele "descanse" por mais 10 minutos antes de quebrá-lo;
- Verificar se no Indicador Químico, o campo "ACEPT" ou "REJECT" ficou escurecido;
- Com o indicador biológico, verificar se sua cor passou de rosa para marrom, o que determina que o indicador foi exposto à condições de esterilização. A alteração não garante que o processo foi suficiente para se obter a esterilização;
- Descarte o pacote teste. Não utilizar mais de um pacote teste nos processos de esterilização;
- Com óculos de segurança, pressionar a tampa do indicador biologico e quebrar a ampola de vidro. Segurá-lo e dar leves batidas em seu interior a fim de molhar a tira do fundo com o liquido do meio da ampola. Depois colocá-la em uma incubadora/leitora configurado para incubar Indicadores Biológicos de Leitura Rápida 1292 Attest;
- Incubar também um Indicador Biológico não processado para utilizá-lo como controle positivo, indicando qual é a ampola de comtrole e qual é a ampola processada;
- Por 3 horas incubar o controle positivo e o indicador biológico em uma Incubadora/ Leitora 290 ou 390 Attest, que farão a leitura automaticamente e indicarão o resultado;
- A leitura final o indicador biológico negativo fluorescente é feita em 3 horas.
- Utilizar luvas e óculos para retirar e manusear o pacote teste após o processo de esterilização;
- Evitar expor o Pacote Teste à calor seco, vapor químico, oxido etileno ou outros processos de esterlização a baixa temperatura;
- NÃO reutilize o pacote de teste;
- Descartar o produto de acordo com a política de cuidados da saúde da instituição;
- É um produto químico que não é classificado como perigoso de acordo com a ABT NBR 14725-2.
- Ref: 41382BR;
- Embalagem: Contém um Pacote de Teste para Vapor Attest Rapid 5, com indicador na embalagem, um integrador químico 1243 e um indicador biológico 1292;
- Cumpre a categorização conforme ANSI/AAMI/ISO 11138-1:2006 e ANSI/AAMI/ISO 11138-3:2006 e EN/ISO 11138-1:2006 e EN/ISO 11138-3:2006 - O Integrador Químico para Vapor: Indicador Integrador Tipo 5 como categorizado pela ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014 e EN/ISO 11140-1:2014;