Dúvidas – Dorja – Tradição em aparelhos médicos e hospitalares
»Dúvidas
Espaçador Medicate
1- O espaçador Medicate pode ser esterilizado?
Não recomendamos nenhum método de esterilização para esse produto, ele é de uso individual e totalmente lavável.
2- Qual a vantagem de se utilizar o espaçador Medicate?
Os espaçadores facilitam a técnica de uso dos Aerossóis Dosimetrados (bombinha) por eliminar a necessidade de coordenação entre o disparo e a inspiração, reduzem a deposição na orofaringe em mais de 10 vezes e aumentam a deposição pulmonar. Os Aerossóis Dosimetrados quando utilizados com o espaçador podem ser usados independente da idade-incluindo recém-nascidos e idosos debilitados.
3- A membrana branca que existe no espaçador deve ser retirada?
Não, essa membrana direciona o medicamento de forma correta, então não deve ser removida.
Inalador MD1000
1- Com qual periodicidade se deve fazer a troca do filtro de ar do inalador MD1000?
Não há tempo determinado, depende de quanto se utiliza o inalador. A troca deve ser realizada quando o filtro estiver escurecido.
2- Onde posso adquirir o filtro de ar?
Pode-se adquirir em um posto de Assistência Técnica ou então através da Dorja pelo telefone: (11) 3872-4266.
3- No caso do inalador MD1000 é normal o aquecimento da mangueira?
Sim, é normal o aquecimento até pelo menos metade da mangueira.
4- Como saber se a voltagem o inalador MD1000 está correspondente com a voltagem de energia de minha residência?
O inalador MD1000 possui chave seletora de voltagem e a voltagem correspondente é aquela que aparece na chave seletora, ou seja, quando a chave seletora de voltagem mostrar 220V, significa que o aparelho deve ser ligado a uma tomada com voltagem 220V. Se em sua residência a voltagem for 110V, basta inverter a chave seletora que passará a mostrar a voltagem 127V o que indica que o aparelho deverá ser ligado a uma tomada 110V.
5- O que faço quando o motor do inalador MD1000 funciona, mas não produz névoa?
Verifique se dentro do copinho para medicamento há um pino verde, chamado injetor, caso só tenha a base transparente onde colocamos o medicamento significa que o injetor foi perdido na hora da limpeza do copinho. Procure um posto de assistências técnicas para adquirir a peça ou procure farmácias e drogarias para comprar um novo kit de nebulização.
6- O inalador ultrassônico MD3000 pode ser carregado e utilizado sem estar conectado à tomada?
Não, a fonte que acompanha o produto não funciona como um carregador, somente como alimentador de energia.
7- O que faço quando o inalador MD3000 liga mas não produz névoa?
Deve-se proceder com a limpeza do inalador da seguinte maneira: colocar 5 ml de água mais 7 ou 8 gotas de álcool líquido no local onde se coloca o medicamento, ligar o aparelho e deixar o mesmo funcionar pelos 10 minutos iniciais do tempo programado.
8- Existe algum medicamento que não deve ser usado em inalador ultrassônico?
Sim, os medicamentos Clenil e Pulmicort são indicados apenas para inaladores do tipo compressor, como o inalador MD 1000.
Inalador MD1000 e Inalador MD3000
1- Qual a diferença entre um inalador a ar comprimido e o inalador ultrassônico?
Apesar de ter o mesmo objetivo são aparelhos distintos, o aparelho a ar comprimido é um aparelho mecânico, produz um pequeno ruído e o tempo de inalação para 5ml é de 30 a 35 minutos, já o aparelho ultrassônico é eletrônico, totalmente silencioso e a taxa de nebulização é de 0,15ml por minuto até 0,75ml por minuto.
2- Qual a diferença do termo inalador para o termo nebulizador?
Tem o mesmo significado, porém trata-se de uma questão regional como por exemplo: na região Sudeste chamamos de inalador, já na região Sul chamam de nebulizador.
3- Posso ferver os acessórios do inalador?
Não, os acessórios não podem ser fervidos, eles devem ser corretamente higienizados ou desinfetados conforme descrição no manual de instruções.
4- É normal gotejar na máscara?
Em utilização normal, a névoa gerada pode se condensar na máscara ocasionando gotas.
5- Posso utilizar o aparelho para inalação quantas vezes precisar durante o dia?
Sim, pode utilizar quantas vezes forem necessárias desde que as inalações sejam prescritas pelo médico.
6- Qual o tempo de vida útil de um aparelho para inalação?
Não há um tempo de vida útil determinado, depende muito dos cuidados de cada pessoa, mas é de fundamental importância seguir as orientações de uso contidas no manual de instruções.
7- Qual o prazo de troca do aparelho e onde trocar?
O prazo de troca é de até sete dias após a data da compra e a troca deve ser feita no local onde o aparelho foi comprado.
Inalador MD3000
1- É normal a névoa do inalador ultrassônico MD3000 ser quente?
Sim, os inaladores ultrassônicos funcionam por frequência o que causa aquecimento, a temperatura máxima a ser atingida é de 45⁰C.
2- O inalador ultrassônico MD3000 consome totalmente o medicamento do inalador?
Não, fica uma pequena quantidade no fundo do recipiente do inalador.
3- Para que serve a boquilha?
Serve para fazer inalações pela boca.
4- É normal o led (luz indicadora) do aparelho ficar ligado quando o aparelho é desligado ou se desliga?
Sim, toda vez que o aparelho for conectado à uma tomada, a luz indicadora se acende indicando que o mesmo está pronto para ser utilizado. O mesmo ocorre quando o aparelho se desliga automaticamente (timer).
5- Por que meu aparelho ultrassônico funciona ligado à tomada, mas não funciona quando ligado na tomada automotiva, através do cabo 12V?
Verifique se a chave de ignição do automóvel está ligada, pois alguns modelos somente disponibilizam energia nesta tomada quando a chave estiver na posição ligado. Tente operar o aparelho com o carro ligado para evitar o uso em baterias descarregadas.
Deve-se proceder com a limpeza do inalador da seguinte maneira: - Colocar 5 ml de água mais 7 ou 8 gotas de álcool líquido no local onde se coloca o medicamento, ligar o aparelho e deixar o mesmo funcionar pelos 10 minutos iniciais do tempo programado.