“Diminuímos a pressão da rede, o que ocasionava um rompimento da mangueira de ar no ventilador. Trocamos a bateria, que estava desde 2009 sem substituição, e testamos toda a parte eletrônica dos parâmetros. Também realizamos os ajustes de pressão e calibragem”, contam os engenheiros que estiveram em Rebouças.
No mesmo dia, o hospital recebeu um equipamento novo e o grupo “Médicos de máquinas” foi responsável pela instalação e testes.
“Fizemos, ainda, uma demonstração de utilização aos médicos e enfermeiros, sanamos todas as dúvidas e orientamos o pessoal da manutenção local para que mantivessem os níveis de saída de pressão na rede estáveis”.

16 de outubro de 2014 imagem publicada em: OPAS e ANS lançam edital para estudos em saúde suplementar