Nível Automático AL-124 - FOIF
Nível Topográfico Ótico N3 - WILD
WILD N2
Nível Laser ELP106 - XPEX
Laser:5 pontos e linhas H/V de 635nm. Classe 2 Intervalo de auto nivelamento: ±3°. Precisão da linha laser: ≤ ±3mm a 10 metros. Ponto laser zenital: ≤ ±5mm a 10 metros. Ponto laser nadiral: ≤ ±1,5mm a 2 metros. Pontos laser laterais e frontal: ≤ ±4mm a 10 metros. Alcance do laser: Ponto: ≤30 metros. Linha: ≤10 metros ou ≤25 metros com detector laser. Autonomia: ≥7 horas. Alimentação: 3 pilhas alcalinas tamanho AA. Componentes padrão: Unidade principal, bolsa, adaptador magnético para uso em parede, placa alvo e manual de instruções.
Nível Laser LP103 - XPEX
Fonte do laser: Dois diodos laser de 10mw 635nm. Intervalo de auto nivelamento: ±3°. Precisão: ±1mm a 3 metros. Classe laser: Classe 2M Alimentação: 3 pilhas alcalinas tamanho AA. Autonomia: ≥10 horas. Peso: 280g. (sem as pilhas) Componentes padrão: Unidade principal, adaptador para parede, placa-alvo, manual e bolsa.
Nível Laser SP200
Precisão horizontal: ±1mm a 10 metros. Precisão vertical: ±1,5mm a 10 metros. Precisão prumo zenital: ±1,5mm a 10 metros. Precisão prumo nadiral: ±3mm a 10 metros. Alcance do laser: 0,5 metros a 200 metros (raio) Alcance do controle remoto: ≥ 30 metros. Intervalo de auto nivelamento: ±5°. Ângulo de escaneamento: 10° / 30° / 60° Velocidade de rotação: 0, 300, 600 RPM na horizontal e na vertical. Fonte laser: 635nm, Classe 2. Autonomia: ≥ 24 horas. Alimentação: Bateria recarregável NI-MH. Temperatura de operação: -10°C a 40°C Proteção ambiental: IP54 Peso: 2,0 kg. Componentes padrão: Unidade principal, detector laser com braçadeira, controle remoto, adaptador para parede, placa alvo, óculos de proteção, bateria recarregável, carregador de bateria, manual de instruções e maleta de transporte. Detector com braçadeira LS-6 Controle remoto RL200
Nivel Laser LP412 - XPEX
Comprimento de onda: 635nm, 650nm (prumo). Alcance do laser: Até 10 metros ou até 40 metros com detector. Intervalo de auto nivelamento: ±2.5°. Classe do laser: Classe 2. Precisão vertical: ±1mm a 5 metros. Precisão horizontal: ±1mm a 5 metros. Alimentação: 3 pilhas alcalinas tamanho AA. Autonomia: ≥8 horas. Peso: 0,9 kg. Temperatura de operação: -10°C a 40°C. Componentes padrão: Unidade principal, óculos de proteção, manual e pilhas. Acessórios opcionais: Detector laser com braçadeira LVH100, placa alvo e tripé com base elevatória.
Nível Laser LP105 - XPEX
Nível Laser RL-4HC - TOPCON
O emissor laser RL-H4C possui capacidade de inclinação de até 5%. Faça um só cálculo e coloque RL-H4C para trabalhar por você, emitindo um feixe paralelo à inclinação desejada, ao invés de ter de calcular a inclinação ponto a ponto
Nível Laser RT-5SW - TOPCON
O RT-5SW é um emissor laser com longo alcance para aplicações de alta precisão em nivelamento de terrenos agrícolas ou de grandes construções com capacidade de inclinação em dois eixos. Possui controle remoto integrado com comunicação bidirecional de até 300 metros e é o único com recurso de alinhamento automático.
Nível Laser RL100- 1s/2s - TOPCON
Os níveis laser rotativos RL 100 1S e 2S são ideais para grandes pátios planos, com ou sem inclinação, e para funcionamento com máquinas de terraplenagem equipadas com sensores laser para nivelamento preciso. Níveis laser de longo alcance com inclinação configurável em um ou dois eixos.
Nível Laser RL-VH4 DR / G2
RL-VH4 DR / G2
Os lasers da série RL-VH4 da Topcon fornecem nivelamento rápido, de alta precisão, com ótima visibilidade em interiores e trabalham tanto na horizontal como na vertical.
Nível Laser TP-L4
Alinhador Laser TOPCON TP-L4 Autonivelante, à prova dágua, laser visível vermelho, margem de nivelamento de -15 À 40, comandos operacionais com opcional de controle remoto, alcance de 200 metros, alimentação com bateria interna ou externa.
Nível Topográfico Digital DL 500 - TOPCON
Os níveis digitais TOPCON da série DL-500, foram desenvolvidos para aperfeiçoar e facilitar seu nivelamento, tanto no campo quanto no escritório. Através de sua leitura eletrônica utilizando mira com código de barra, esta série possui modelos com precisão de 0,6mm a 0,8mm p/ Km duplo de nivelamento, imagem direta, compensador automático, e memória de até 2.000 pontos.
Nível Ótico L2 - XPEX
Nível optico automático, com círculo horizontal. Luneta à prova d'água, com aumento de 32 vêzes. Imagem direta. Precisão de 1,0 mm por quilômetro duplo de nivelamento.* Precisão de 0,5 mm com micrometro (opcional).* Acompanha o Nível: Estojo para transporte e manual.
Nível Ótico AT-32 - XPEX
Nível ótico automático, com círculo horizontal. Abertura da objetiva 40mm. Distância mínima de focagem 0.4m. Campo de visão 1°30'. Corpo produzido em material metálico. Aumento da luneta 32X. Imagem direta. Precisão de 1,0 mm por quilômetro duplo de nivelamento. Acompanha o Nível: Estojo para transporte, manual em Português
Nível Automático, marca FOIF, modelo AL124, com precisão de 2,0 mm por Km duplo de nivelamento, aumento de imagem 24x, imagem direta, foco mínimo 0,6 metro, proteção contra água e poeira IP55, constante aditiva é 0, constante de multiplicação 100, campo de visão de 100m é de 3,2m, intervalo de trabalho de ≧ 15', precisão do compensador < 0,5", bolha circular 8'/2mm, abertura da objetiva de 36 mm, peso 2 kg, graduação 360º ou 400gon, intervalo de 1º ou 1gon, Base plana, parafuso de fixação central W 5/8" (55º), temperatura de operação -30º C ~+ 50º C, temperatura de armazenamento -40º C ~+ 75º C.
Nível Ótico Série ATB - TOPCON
Os níveis automáticos TOPCON da série AT-B, são à Prova d'água, possuem imagem direta, compensador automático e contem modelos com precisões que vão de 2,0mm a 0,7mm por Km duplo de nivelamento (AT-B2 atinge até 0,5mm com uso do micrometro). Sendo assim, estes equipamentos possuem toda a precisão e robustez que um canteiro de obras exige.
Os Níveis automáticos TOPCON da série AT-B, possuem modelos com precisões de 2mm, a 0,7 mm por km duplo de nivelamento, e caso necessite ainda de mais precisão em seus trabalhos, acoplando um micrômetro (opcional) no modelo AT-B2 você pode obter uma precisão de até 0,5mm/km duplo de nivelamento e tem classificação a prova d'água IPX6. Todos os modelos possuem compensador automático, campo de compensação de + 15, imagem direta e círculo horizontal graduado. Acompanha estojo e manual de instruções em Português
Bolha bipartida Aumento de 47 vezes Imagem invertida Precisão de ± 0,2 mm por quilômetro duplo de nivelamento. Acompanha: Estojo de transporte.
FOIF AL-132
- Especificações: precisão de 1 mm por Km duplo de nivelamento, aumento da imagem 32x, limbo horizontal com escala de 1º, abertura da objetiva 40mm, foco mínimo 0,40 metro.