Início - DESFIBRILADORES - Desfibrilador - DEA c/ modo Cardioversão manual
O Easyschock além de um DEA é um desfibrilador convencional .
O desfibrilador - DEA modelo Easyshock fornece recursos avançados aos socorristas e profissionais da saúde para ajudá-los durante o resgate de forma rápida e precisa.
Possui modo atendimento para individuos adulto e pediátrico com uso do mesmo eletrodo de forma facilitar manuseio e atendimento.
O aparelho possui tela com 7 polegadas colorida para monitoração de ECG, ritmo cardíaco, pulso, respiração e oximetria .
Em modo DEA na tela o profissional da saude ainda pode acompanhar de forma visual e ser orientado também através de comando de voz sobre todas as ações a serem tomadas com base no protocolo de ações definidos pelas diretrizes da Instituição ou Guidelines AHA/ERC .
O equipamento possui cabo ECG 05 vias para monitoração de até 07 derivações e a SPO2 tecnologia NELLCOR para medição da saturação do paciente . Com estes recursos, o equipamento oferece alé do modo DEA opção de cardioversão a ser operado de forma manual pelo profissional da saúde . Onde atraves dos eletrodos de tórax paciente o profissioal poderá ajustar o choque a ser aplicado e administrado de forma manual como um desfibrilador convencional .
Isso torna o Easyschock diferente dos demais DEAs do mercado, pois transforma-se em um equipamento 2x1 ( DEA + DESFIBRILADOR CONVECIONAL ) consulte nossa equipe para melhores informações .
Tipo Display: LCD TFT colorido de 7 polegadas
Dimensão Display: 154.08 x 85.92 mm
Resolução Display: 800 x 480
Botões: Botão Liga/Desliga, Botão Entrega de Choque, Botão Paciente Pediátrico, 4 Botões de Navegação
Cardioversão: modo sincronismo para cardioversão
Modo Avançado Adulto: 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170J; 200J
Modo Avançado Pediátrico: 1J; 2J; 3J; 4J; 5J; 6J; 7J; 8J; 9J; 10J; 20J; 30J; 50J; 70J; 100J
Modo Automático/configurável: 30J; 50J; 70J; 100J; 130J; 150J; 170; 200J
Ação: Carregar energia
Tempo (para 150J): ≤ 4 segundos
Tempo (para 200J): ≤ 6 segundos
Entradas: Pelas pás adesivas ou pelo cabo ECG de 3 ou 5 derivações
Peso: 1,2 kg (com bateria e sem acessórios)
Acompanha : bateria recarregável / 01 jogo eletrodo descartável / manual de instruções / Cabo EC05 vias / Sensor oximetria Nellcor
** Consulte também o modelo 5400 - somente função DEA com tela sem modo cardioversão e modelo 5700 somente modo DEA s/ tela .