Manômetro diferencial - A2G-05 - WIKA Brasil
Folha de dados PM 07.42
Elemento integrado de vedação para instalação direta em duto de ar
Conexão fixa para montagem traseira ao processo em forma angular para mangueiras para medição de pressão de 4 ... 6 mm
O manômetro diferencial Eco, modelo A2G-05, é utilizado para o monitoramento da pressão diferencial em aplicações de ventilação e ar condicionado. As faixas de medição abrangem de 0 ... 50 Pa até 0 ... 12.500 Pa. Faixas positivas/ negativas podem ser atendidas de -25 ... +25 Pa até -1.500 ... +1.500 Pa.
A construção separada da câmara para medição de pressão e áreas de indicação garantem que impurezas do ar de processo não sejam depositadas na parte traseira do visor. Como resultado da construção em 2 partes (elemento de medição e anel de montagem), o A2G-05 pode ser montado de maneira fácil e rápida.