Flowlive – Alto Fluxo Gaslive – Gaslive
Início/Terapia respiratória/Equipamentos para terapia respiratória/Flowlive – Alto Fluxo Gaslive
Dispositivo capaz de entregar oxigênio na cânula nasal de alto fluxo, que pode chegar até 75 litros por minuto e uma fração ofertada de O2 (FiO2) de 21% a 100%.
Cód. HF-75A
Cód. HF-75A 220V
Manual – HF - Flowlive - Alto Fluxo Gaslive
Os níveis de fluxo são altos o suficiente para gerar pressão positiva nas vias aéreas (máx. 17 cmH2O), diminuindo o aprisionamento de ar ambiente e o trabalho da respiração. O alto fluxo é ofertado aquecido e umidificado, aumentando assim o conforto do paciente.
O sistema consiste em um misturador de ar ambiente e oxigênio com FiO2 ajustável, que fornece um fluxo de gás modificável (2 a 75 LPM), para uma câmara aquecida onde o gás é aquecido e umidificado.
A mistura de gás é então encaminhada através de um circuito de alto desempenho para ser entregue a uma temperatura de até 37°C com saída do sistema de umidificação de mais de 33 mg/L ao paciente por meio de interface nasal (a uma temperatura definida de 37 ̊C e fluxo definido entre 10 e 40LPM).
1 Dispositivo Oxigenoterapia de Alto Fluxo – 1 tubo de conexo com a fonte de O2 Conjunto de aquecimento do ar (contendo 1 umidificador, 1 tubo de ar aquecido, 1 conector) – 1 Interface do paciente M – 1 Cabo de energia – 4 filtros de ar ( 1 no equipamento + 3 reservas) – 1 Módulo de oximetria – 1 Manual do usuário.
Os acessórios devem ser substituídos com frequência para evitar o risco de infecção. Se as peças estiverem danificadas ou descoloridas, devem ser substituídas imediatamente; Mesmo que as peças não estejam danificadas ou descoloridas, devem ser substituídas no período de: – Interface do paciente, Umidificador e Tubo de ar aquecido em 7 dias (uso único); Filtro de ar em 3 meses ou 1000 horas.
Limpeza do dispositivo principal: Desconecte o dispositivo da fonte de alimentação antes da limpeza ou manutenção de rotina. Limpe o painel e a parte externa do gabinete com um pano macio umedecido em água morna ou sabão neutro. Certifique-se de que o dispositivo esteja seco antes de inserir o cabo de alimentação.
Substituição do filtro de ar: Desconecte a fonte de alimentação do dispositivo. Abra a tampa do filtro de ar, remova o filtro de algodão, limpe o porta-filtro e a tampa da entrada de ar com um pano macio umedecido com água morna ou sabão neutro. Após a limpeza, quando o suporte do filtro e a tampa da entrada de ar estiverem totalmente secos, instale o novo filtro de algodão no suporte do filtro e reinstale o suporte do filtro e a tampa da entrada de ar.
Limpeza do tubo de ar aquecido e interface do paciente: Limpe suavemente o tubo de ar aquecido e a interface do paciente com um pano úmido limpo, coloque em um local ventilado e seque naturalmente.
Limpeza do umidificador: Desligue o aparelho e aguarde 15 minutos até que a placa de aquecimento e a água esfriem. Remova o umidificador do dispositivo. Despeje a água do umidificador. Limpe o umidificador delicadamente com um pano úmido e limpo. Pode ser seco naturalmente.
A limpeza geral deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. Use um pano macio limpo e sabão líquido neutro diluído ou álcool medicinal para limpar a superfície externa do módulo de oximetria e o sensor;
Se necessário, limpe qualquer fluido de limpeza remanescente com um pano macio e limpo apos a limpeza.
Sob uso normal, o período de garantia para este produto e seus acessórios é o seguinte: Dispositivo principal (2 anos), Cabo de energia (1 ano), Módulo de oximetria (1 ano), Conjunto de aquecimento do ar, interface do paciente (Não reutilize).
Capaz de entregar fluxos de até 75LPM;
Conta com dois modos operacionais: Baixo Fluxo (2-25LPM) e Alto Fluxo (10-75LPM);
No modo baixo Fluxo a temperatura é fixa em 34°C e no modo alto fluxo a temperatura é configurável de 31 a 37°C, com incrementos de 1°C;
Pode ser utilizado em ar ambiente, oferecendo FiO2 de 21% e também ligado a fonte de oxigênio (cilindro ou rede de gases) oferecendo FiO2 de 21 a 100%;
Possui oxímetro embora seu uso seja opcional;
Sem necessidade de processo de desinfecção;
Registro de incidentes e alarmes.
Revendas de grande porte;
Tem necessidade de especialista para suporte a venda para explicar as funcionalidades do equipamento de acordo com as configurações pessoais do paciente, vinculadas a prescrição médica;
Mais utilizado em hospitais e centros especializados, em geral;
Equipamento de custo-benefício favorável em comparação aos seus semelhantes;
Tecnologia de ponta, com boa aceitação no mercado;
Atende bem ao paciente tanto em ambiente hospitalar quanto domiciliar, em rede ou cilindro de oxigênio;
Possibilidade de monitoramento de SpO2 e FC em tempo real.
Registro Anvisa: Em homologação
Dimensão do Produto (altura x largura x comprimento): 16,4 X 37,8 X 24,1 cm
Modos operacionais: Baixo Fluxo e Alto Fluxo
Vazão (Fluxo) máxima em LPM: 75LPM
Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2): de 21 a 100%
Temperatura (°C): No modo baixo Fluxo a temperatura é fixa em 34°C e no modo alto fluxo a temperatura é configurável de 31 a 37°C, com incrementos de 1°C