Polarímetro Automático P8000
Os polarímetros digitais da série P8000 representam um princípio de medição inovador para mensurar líquidos opticamente ativo.
Nossa tecnologia de medição patenteada trabalha muito mais rápido que nos polarímetros convencionais, como tempo de medição reduzido para apenas um segundo, independentemente do ângulo de rotação da amostra.
Além disso, ele permite medição contínua, por exemplo para investigações cinéticas ou o uso em HPLC.
Todos os ajustes no dispositivo são feitos através de uma tela touchscreen fácil de usar. Um display fácil de entender pode aparecer a todo o tempo. Com o mínimo de esforço, o usuário pode executar uma calibração simples guiada pelo menu utilizando um quartzo de teste.
Os modelos T da série P8000 são equipados com a interface de um termostato e um termostato PT31 externo está incluso na entrega.
Os dispositivos são para uso em setores regulamentados pelo FDA devido às conformidades GLP, administração do usuário integrada e completo suporte de rede, para simples conexão ao ambiente do laboratório e um LIMS.
Rotação óptica, escala interna de açúcar, concentração, rotação de espectro, definido pelo usuário
0-99,9 g/ml
conc. [g/100 ml]
±0,5 g/100ml
589 nm outros opcional
Seleção de comprimento de onda
Tubo especial com sensor de temperatura PT100 necessário
PT31 termostato Peltier (água) com sistema de fechamento rápido
Escala de controle de temperatura
mín 0,1% (OD3)
Automática (pelo menu)
LCD TFT 5.7"
USB (exportação de dados, atualizações de firmware)
- Extremamente rápido – duração da medição de cerca de um segundo;
- Display touchscreen com operação intuitiva;
- Resolução e precisão extremas ao longo de toda a escala de medição (independente do ângulo de rotação);
- LED de alta resolução com vida útil de mais de 100000 horas;
- Possível medição contínua ou em intervalos;
- 100 métodos diferentes e tabelas do usuário (tabelas individuais) podem ser configurados;
- Sensor de temperatura pode ser calibrado;
- Intensidade de luz alta: medição e leitura de amostra contínua possível a uma densidade óptica de 3.0;
- Carcaça de metal revestida e resistente;
- Display de dados com todas as configurações importantes e medições;
- Funcionalidade de administração do usuário (proteção com senha) pode ser ativada;
- Interface USB para exportar dados e atualizar firmware e para conectar o teclado ou leitor de código de barras;
- Interface Ethernet para conexão direta a um computador (com possibilidade de manutenção remota via internet);
- Exporta PDF;
- Impressão direta possível por impressora na rede;
- Capacidade total cCMP/GLP: proteção com senha, backup de dados, impressão automática ou saída de dados em formato CSV;