Licita Já! Licitações para Cabo Pressao Nao Invasiva - Edital Pregão e Licitação Pública
Licitações para Cabo Pressao Nao Invasiva |
Atualizado em 21/02/2017. Acesse também licitações mais recentes e baixe os editais.
Lote 24: FORMA. Monitor Multiparametrico - Com SPO2, ECG, FC, PNI, PI, PCP E FR, transportável e com alça de transporte. Monitoração modo adulto pediátrico e neonatal. Ajuste digital do contraste do display. Controle digital do volume do bip e pulso e alarmes. Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s. Controle automático de ganho, reconhecimento e validação do pulso de marca-passo, permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias, visualização das sete derivações permite e interligação com central e desfibrilador, faixa de medidas 0 a 300 BPM, precisão; 1bpm ou + - 2% (a que for o maior), indicação diferenciada para assistolia. SPO2: técnicas de espectrofotometria e plestimografia. Mostra os valores de medidas de SPO2 e pulso c/curva plestimográfica, indica qualidade de sinal, faixa de medidas SPO2 0 a 100%, faixa de medidas pulso: 30 a 240 BPM, precisão pulso: + - 3 BPM ou + - 2% (a que for o maior). Congelamento das formas de onda de ECG e SPO2. Pressão não invasiva (PNI): Apresenta medidas de pressão sistólica, diastólica e média, modos de operação manual e automático e faixa de medidas de 25 a 260 MMHG. Alarmes de situação para ausências de sensor de oxímetria[...] conforme pg. **** do edital..
26/01/2017 - SP ( SÃO PAULO ): MINISTÉRIO DA DEFESA/COMANDO DO EXÉRCITO/COMANDO MILITAR DO SUDESTE/2ª REGIÃO MILITAR/HOSPITAL GERAL DE SÃO PAULO (UASG: 160495)
Aquisição de EQUIPAMENTOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PARA USO HOSPITALAR E/OU DOMICILIAR (CPAP e BIPAP), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:
Lote 1: VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO. VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CPAP, CARACTERÍSTICA ENTRADA EMISSÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA, PRESSÃO DE 4 À 20 CM DE H2O, FREQUÊNCIA FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA 12V, TEMPO VAZÃO TEMPO DE 0 À 45 MIN, ACESSÓRIOS TELA LCD DIGITAL, ADICIONAIS CIRCUITO DE TRAQUÉIA CORRUGADA, FLEXÍVEL DE 1,83 M, TIPO BASE C/ CABOS E FILTROS.
Lote 2: VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO. VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, CPAP, CARACTERÍSTICA ENTRADA EMISSÃO DE PRESSÃO CONTÍNUA, PRESSÃO DE 4 À 20 CM DE H2O, FREQUÊNCIA FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA 12V, TEMPO VAZÃO TEMPO DE 0 À 45 MIN, ACESSÓRIOS TELA LCD DIGITAL, ADICIONAIS CIRCUITO DE TRAQUÉIA CORRUGADA, FLEXÍVEL DE 1,83 M, TIPO BASE C/ CABOS E FILTROS.
06/01/2017 - PA ( BELÉM ): PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM (UASG: 925387)
Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos.
Lote 14: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS. MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor Multiparâmetros, compatível com paciente tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20 . Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto; 01 Sensor de oximetria pediátrico; 01 Sensor de oximetria neonatal; 02 Cabos de eletrocardiografia; 02 Sensores de temperatura; 01 Bateria; 02 cabos de tomada. Manual do equipamento.
03/01/2017 - RN ( NATAL ): GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA/HOSPITAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL (UASG: 926086)
Aquisição de Cardioversor/Desfibrilador
Lote 1: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS. Cardioversor portátil, compatível para pacientes adultos e pediátricos, com tela colorida e em cristal líquido de alta resolução e 8,4 polegadas (com variação aceitável de até 0,5 polegadas). Operações de monitorização, DEA, Desfibrilação manual, e opcionalmente, Marca Passo não invasivo. Equipado para cabos de ECG de 3 e 5 vias com detector de arritmia, desfibrilação manual e automática e cardioversão sincronizada, com cabo de ECG de 12 derivações opcional, pressão não invasiva, SpO2, etCO2, e Marcapasso. Deve ser de fácil transporte, com até 6,5 kg. Quando utilizado em modo DEA, mensagens de voz e texto devem guiar o usuário passo a passo durante o processo de desfbrilação, monitorar e mostrar o ECG do paciente. Além dos modos Manual e DEA, deve possuir o modo Sync, para realizar cardioversão sincronizada. Desfibrilador com possibilidade de seleção de energia de saída: Modo manual (selecionado): 1 ate 200 joules em carga de 50 Ohm. Modo DEA (saída única de energia): 150 Joules em carga de 50 Ohm. Tempo de carregamento de no máximo 5 segundos para carga de 200 joules. Aplicação de choque por meio de placas ou pás adesivas condutivas multifuncionais (descritivo completo conforme Edital)..
25/11/2016 - RJ ( QUEIMADOS ): GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS (UASG: 926515)
Aquisição de Aparelho CPAP com máscara nasal adulto compatível com o aparelho CPAP para atender ofício ****/2016 Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Lote 1: VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO, TIPO VENTILAÇAO NAO INVASIVA, CPAP, CARACTERÍSTICA ENTRADA EMISSAO DE PRESSAO CONTÍNUA, PRESSAO DE 4 À 20 CM DE H2O, FREQUÊNCIA FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA 12V, TEMPO VAZAO TEMPO DE 0 À 45 MIN, ACESSÓRIOS TELA LCD DIGITAL, ADICIONAIS TRAQUÉIA CORRUGADA FLEXÍVEL DE 1,83 M, TIPO BASE CARTAO DE MEMÓRIA, CABOS E FILTROS