O microhmímetro digital MPK-253 é um instrumento portátil, controlado por microprocessador, destinado a medir com alta precisão resistências muito baixas de contato de disjuntores e chaves, barras condutoras, bobinas de transformadores e motores, etc., com correntes de prova desde 1mA até 10A.
As leituras de resistência são mostradas em um display alfanumérico com resolução de 4½ dígitos. Permite medir resistências de até 200Ω, e a menor indicação é de 1µΩ.
Possui uma saída serial (RS232) na qual se pode conectar uma impressora, um computador de mão ou Laptop para arquivar os valores medidos.
A corrente de prova é ajustável pelo operador em todas as escalas, e seu valor é mostrado em forma analógica (bargraph), o qual facilita a medição de resistências com um componente indutivo importante já que permite visualizar o crescimento da corrente até sua estabilização. A tensão de saída em circuito aberto chega até 10V dependendo da corrente de prova selecionada, reduzindo significativamente o tempo de estabilização no ensaio de carga indutivas (especialmente bobinas de grandes tranformadores). O circuito de medição possuí proteção contra picos de tensão provocados por estas indutâncias.
Este instrumento é robusto, leve e pode ser transportado facilmente por uma pessoa. Está protegido contra a água e condições climáticas adversas. Oferece um excelente desempenho tanto em laboratório como em trabalhos de campo. Seu gabinete é de material plástico de alta resistência a impactos e a agressões do meio ambiente.
RS232 @ 4800 bps. Permite registrar as medições em uma impressora serial, em um computador de mão ou Lap-top.
2 Pontas de prova combinada (corrente e potencial) (1,8m).1 Cabo de alimentação.1 Cabo para conexão RS232.1 Manual do operador.

Segundo a direção do Grêmio, Renato não vai ir para Bragança Paulista, no último jogo do Brasileirão. Ele e Alexandre Mendes, o Gabeira, vão ficar aqui...

A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA) está abrindo um processo seletivo simplificado para a contratação de 1.659 pessoas para mão-de-obra temporária.