Medidor de Grau de Bancada Profissional para pH/EC - 115V - Hanna Instruments Brasil
O HI5521 é um medidor de dois canais que permite a medição simultânea de pH ou ORP em um canal e CE, TDS, Salinidade ou resistividade no outro. O canal 1 possui conexão BNC para uso com a extensa linha de eletrodos de pH e ORP que a Hanna Instruments oferece. O medidor é fornecido com o HI1131B de corpo em vidro, junção dupla, eletrodo combinado de pH que opera ao longo de uma ampla faixa de temperatura (0 a 100 °C). Todas as leituras são automaticamente compensadas pelas variações de temperatura com a sonda de temperatura separada HI7662-T, ou com o sensor de temperatura embutido na sonda de condutividade no Canal 2. O HI5521 é fornecido com a sonda de condutividade HI76312 de quatro anéis que opera numa faixa de 0.000 μS/cm a 1000.0 mS/cm*. O medidor pode ser ajustado para faixa automática na qual o medidor escolhe o intervalo apropriado de condutividade a partir de sete faixas ou uma faixa fixa, no qual o medidor só exibirá leitura em μS/cm ou mS/cm. Todas as leituras são automaticamente compensadas por variações de temperatura com um sensor de temperatura embutido. O coeficiente de correção da temperatura é ajustável de 0,00 a 10,00%/°C.
Como medidor de pH, o HI5521 pode ser calibrado em até cinco pontos com uma escolha de oito tampões pré-programados ou cinco tampões personalizados. O HI5521 apresenta o exclusivo CALCheck™ da Hanna para alertar o usuário de possíveis problemas durante o processo de calibração de pH. Indicadores que aparecem durante a calibração incluem "Eletrodo sujo / quebrado" e "tampão contaminado". A condição geral da sonda com base no offset e no slope é exibida como uma porcentagem após a calibração estar completa.
Como medidor de EC/TDS/Salinidade/Resistividade, o HI5521 pode ser calibrado em até quatro pontos com escolha entre 6 padrões de condutividade pré-programados ou padrões customizados pelo usuário. Resistividade, TDS, PSU e Escala de Água Marinha Natural são calibrados através de condutividade. A % de NaCl é calibrada para um único ponto com o padrão HI7037 de salinidade. Os dados de calibração incluem data, hora e padrões utilizados, offset e fator de célula podem ser acessados a qualquer momento, juntamente com a medição atual selecionando a opção de exibição Boas Práticas de Laboratório (GLP).
Para a medição de água de elevada pureza usada na fabricação de produtos farmacêuticos, o HI5522 é programado com os três estágios do método USP. Uma vez que uma etapa é cumprida, um relatório é gerado e pode ser salvo. Até 200 relatórios podem ser armazenados e com a porta USB podem ser transferidos para um computador compatível com Windows®.
Três modos selecionáveis de registro de dados estão disponíveis: automático, manual e AutoHold. Até 100.000 dados de pontos podem ser gravados em 100 lotes com 50.000 registros máximo/lote em cada canal e exportados para um computador para análise e armazenamento de dados.