China Medidor de nível de água de alta qualidade – Compre O medidor de nível de água em pt.made-in-china.com
1-9 Peça US $1,000
O medidor de nível de água fornecem um método de medição do medidor de nível, normalmente utilizado para a medição do nível de água nos orifícios de perfuração ou tubo do nível de água, especialmente adequados para a usina hidrelétrica de nível de água subterrânea de engenharia ou de observação da barragem de inspecção artificialmente. Este instrumento pode ser utilizado no período de construção, mas também pode ser usado como o monitoramento de segurança a longo prazo do projecto. Em conformidade com o padrão de tecnologia de monitoramento de segurança de barragens (SL60-94)
Especificação WLM-30 WLM-50 WLM-100 WLM-150 WLM-200 WLM-300
Profundidade de medição(m) 0~30 0~50 0~100 0-150 0-200 0-300
Indicação mínima(mm) 1.0
Repita a indicação(mm) ±2, 0
Peso (kg) 3.5 4.5 6.5 8.5 11 14.5
Fonte de alimentação(V) DC=9
A medição do nível de água pelas duas partes seguintes:
Material subterrâneo, é composto pelo tubo do nível de água e a tampa inferior (não incluir no sistema, é necessário adquirido separadamente)
Régua de receptor em terra o medidor de nível de água, é composta por detectar chefe, Régua, cabo de sistema do receptor e do cabo.
Detectar chefe: Feitas pelo interior de aço é um ponto de contacto de resistência à água. Quando o ponto de contacto entre em contato com a água, o sistema receptor abrirá, e quando o ponto de contacto deixe o reservatório de água, o sistema irá fechar.
Cabo de régua: É feita pelo governador e o cabo e use a tecnologia de plástico mantê-los juntos, e evitar a corrosão do aço e simples a operação, faça a leitura mais prático e preciso.
Sistema receptor: Ela é composta por sirene, indicam a luz e o indicador de valor de pico, valor de pico de indicar a tensão é indicar.
Na medição, verifique o cabo o molinete gire e empurre o botão de alimentação, coloque a cabeça de detecção no tubo de água, coloque o cabo da régua na mão e deixar cair lentamente. Quando a detectar o ponto de contacto da cabeça entre em contato com a água, o sistema de receptor de sinal sonoro. Então você pode ler os dados do cabo de régua e pode conhecer o nível de água. (se o que rodeia a voz é alto, talvez você possa ouvir o sinal sonoro, para que você possa observar a indicar a luz e o medidor de tensão)
O usuário deve observar os seguintes dois pontos:
Quando o contacto da cabeça de detecção de água, a cigarra tocará, luz indicadora de tensão, o ponteiro do medidor girar. Nesse momento você deve colocar lentamente o cabo e procure o local certo do nível de água e o tubo ou a profundidade do orifício.
A precisão da indicação, que dependem de o juiz o lugar certo que o sinal sonoro e a luz indicadora. De modo a prática da operação é muito necessário.
Porque o sistema utilize a bateria Para fornecer energia para quando você terminar de teste, você deve manter a energia desligada. A fonte de alimentação é de 9V, quando ela não tem energia, você deve abrir a tampa e mudá-lo.
Após a medição, mantenha a cabeça de detecção e limpeza do cabo, cabo de laminados de cabo do molinete. E colocar em bom estado.
Desmontagem do produto não autorizado, ele não pode colocar em água horizontalmente, o cabo não pode esticões, especialmente as extremidades.