Bioceramics - Cerâmica Avançada para Aplicações Médicas da Cerâmica Técnica de Morgan
Assuntos Cobertos Fundo Aplicação Nova do Aumento dos Métodos de Produção da Cerâmica em Aplicações Médicas Materiais Avançados e Processamento para Dispositivos Médicos Bio-Implantes Cerâmicos Substituição Comum Sistemas Cerâmico-em-Cerâmicos do Implante Estimulação do Crescimento do Osso Cerâmico Alimentação-Através para dos Stimulators Internos do Crescimento do Osso Cerâmica na Cirurgia O Molde Cerâmico da Injecção Produz Implantes Pequenos da Elevada Precisão Cerâmica no Corte Cirúrgico Sensores Piezoeléctricos Cerâmica Piezo em Sensores da Medida da Circulação Sanguínea Cerâmica nas Bombas da Infusão da Medicamentação Conclusão Fundo A Resistência ao desgaste, a estabilidade inerente e as propriedades elétricas excelentes fazem cerâmico um material ideal para uma vasta gama de aplicações centrais dos implantes às ferramentas cirúrgicas. Os Métodos de Produção Novos Aumentam a Aplicação da Cerâmica em Aplicações Médicas As Novidades em métodos de produção prometem trazer cada vez mais a bio-compatibilidade provada e os benefícios a longo prazo da durabilidade de materiais cerâmicos a uma vasta gama de aplicações médicas. Agora, conduzido pela necessidade da indústria para componentes sempre menores contudo mais complexos, os cientistas dos materiais estão estendendo seus benefícios às aplicações médicas novas pelo uso das técnicas de processamento inovativas que incluem o molde da injecção, revestimentos projetados e conjuntos do cerâmico-metal. Os resultados incluem junções artificiais, componentes do biosensor e dispositivos implantable. Materiais Avançados e Processamento para Dispositivos Médicos Este artigo da Cerâmica Técnica de Morgan dos líderes mundiais discutem avanços recentes em técnicas da ciência e da produção de materiais cerâmicos e os benefícios que oferece para aplicações médicas. Olha alguns dos desenvolvimentos os mais atrasados na cerâmica que processa e que fabrica e dá exemplos das maneiras em que este trabalho está ajudando o movimento os limites para a capacidade e a rentabilidade na fabricação de dispositivos médicos. Bio-Implantes Cerâmicos Substituição Comum O uso de componentes cerâmicos na cirurgia começou nos anos 70 com a introdução de produtos da alumina da primeira geração para a substituição comum, quando a resistência superior cerâmica ao desgaste em comparação com uns materiais mais tradicionais do metal e do polietileno se tornou aparente. Os Avanços em técnicas materiais da qualidade e de processamento e uma compreensão melhor do projecto cerâmico conduziram à introdução de componentes da alumina da segunda geração nos anos 80 que ofereceram mesmo o melhor desempenho do que cedo sistemas. Sistemas Cerâmico-em-Cerâmicos do Implante Mais recentemente, os sistemas cerâmico-em-cerâmicos do `' foram desenvolvidos para eliminar os problemas associados com o polietileno e o metal. Tais sistemas têm a taxa por muito mais baixa do desgaste de todas as tecnologias de carregamento disponíveis dos pares disponíveis hoje. Estes sistemas cresceram na popularidade em Europa sobre os cinco anos passados ou assim e um marco miliário foi alcançado em 2003 quando a Agência Federal das Drogas (FDA) deu seu afastamento para o uso nos EUA. Devido às propriedades melhores do desgaste de cerâmico-em-cerâmico, tais sistemas são seridos idealmente para os pacientes mais novos e mais activos. O jogador de golfe internacional Jack Nicklaus tem famosa um quadril cerâmico da substituição. Estimulação do Crescimento do Osso A Construção nos benefícios conhecidos de cerâmico como um material para bio-implantes, fabricantes está produzindo agora as peças muito menores, mais complexas para implantes, especialmente os dispositivos da audição-assistência, os parafusos do osso e as bombas implantable do coração. Cerâmico Alimentação-Através para dos Stimulators Internos do Crescimento do Osso Por exemplo, nossa' Divisão de Produtos Cerâmica Avançada Morgan de Alberox tem desenvolvido recentemente um cerâmico projetado alimentação-através para do uso em um stimulator interno do crescimento do osso. Os stimulators do Osso são usados como um formulário suplementar da terapia para ajudar a aumentar o processo osso-cura do corpo. Emitem-se as baixas correntes elétricas, similares àquelas criadas naturalmente por osso quebrado, ajudando estimule o crescimento e crie a fusão bem sucedida. Os stimulators internos do crescimento do osso são implantados tipicamente em um bolso macio do tecido sob a pele, e podem permanecer lá por até doze meses. Usando um conjunto de selo inovativo do cerâmico-à-metal um pouco do que selos de vidro tradicionais, a alimentação-thrus hermético tem uma ligação mais forte e reduz conseqüentemente a possibilidade de cirurgia da revisão. O tamanho do implante é reduzido também, como as propriedades elétricas superiores das ofertas cerâmicas da alumina. Cerâmica na Cirurgia Os procedimentos Cirúrgicos estão tornando-se mais intrincados, criando uma necessidade para a instrumentação menor, mais precisa. Isto é carregado para fora pelo aumento na cirurgia mìnima invasora (MIS) nas áreas que incluem a hérnia, os reparos da úlcera e mesmo a substituição anca completa. Os pacientes médios dos procedimentos Menos invasores recuperam mais rapidamente, que é bom para o paciente e mais eficaz na redução de custos para o hospital. O Molde Cerâmico da Injecção Produz Implantes Pequenos da Elevada Precisão O molde da Injecção de cerâmico permite a produção de pequenos, instrumentos da elevada precisão. Estas formas fortes e complexas - as junções de dobradiça na mão posta utiliza ferramentas por exemplo - permitem projectos menores. Fazer à máquina Tradicional da cerâmica seria mais demorado e caro, e não pode permitir todas as mesmas características que o molde cerâmico da injecção. Cerâmica no Corte Cirúrgico Em um outro desenvolvimento, cerâmico é usado como um transmissor do poder superior da alta freqüência acena à assistência com corte cirúrgico e usado nas aplicações tais como a remoção da catarata. Os componentes de Piezoceramic são imprensados entre um chifre e uma massa traseira, por exemplo em um escalpelo ultra-sônico a vibração intensa permite que o cirurgião corte com menos força para conseguir menos dano de tecido assim como coagular-se ao mesmo tempo que o corte. Sensores Piezoeléctricos Os sensores Piezoeléctricos medem quantidades mecânicas tais como a força, a aceleração ou a pressão produzindo uma saída elétrica quando experimentam uma mudança na carga. Alternativamente quando um campo elétrico pulsado é aplicado ao material que expanda e contratos e manda em fazê-lo um pulso acústico. Quando isto ocorre em uma alta freqüência o cerâmico vibra, transmitindo um sinal ultra-sônico. O sinal repercutire fora do tecido e é recebido então por um outro cerâmico piezoeléctrico que converta os pulsos ultra-sônicos de novo em um sinal elétrico gerar a imagem. É usado Desta maneira como sensores ultra-sônicos internos e externos. Cerâmica Piezo em Sensores da Medida da Circulação Sanguínea Por exemplo Deltex Médico optou para cerâmico piezo em suas pontas de prova do esôfago de doppler. Estes são usados conjuntamente com um monitor haemodynamic do estado de CardioQ para determinar o volume circulatório de sangue no corpo do paciente durante uma operação. O sinal ultra-sônico do cerâmico piezo é usado em um momento da medida do vôo de monitorar a circulação sanguínea na aorta descendente. O cerâmico é fixo na extremidade da ponta de prova e introduzida no esófago do paciente assim que a medida pode ser tomada. Os resultados são indicados na exposição de CardioQ. Cerâmica nas Bombas da Infusão da Medicamentação Similarmente, Debiotech escolheu cerâmico para sua bomba diminuta, do peso leve IV Exprés da infusão feita usado para dispensar a medicamentação e os líquidos, tais como a morfina e a nutrição, no sistema circulatório de um paciente. Uma característica chave da segurança da bomba é ar-em-linha uma piezoceramic' sistema de detecção do `, que use um sensor para monitorar para a presença de bolhas de ar no líquido, a fim impedir os embolismos de ar que podem conduzir às complicações sérias na circulação sanguínea e na operação de coração. Duas partes de cerâmico piezo ajustadas à mesma freqüência são usadas junto como um par do transmissor/receptor. Se há fluido na linha entre os sensores um sinal está recebido então que, mas quando o ar esta presente o sinal é reduzido e a bomba para automaticamente a infusão. Conclusão A Cerâmica Técnica de Morgan tem quase 20 anos de história clínica do desenvolvimento de junções cerâmicas usando materiais ANCAS da alumina de Vitox® e da zircônia de Zyranox®, e acumulou o conhecimento técnico do especialista considerável no assunto durante este período. O processo de manufactura flexível da empresa é poço - serido a este desenvolvimento; é envolvido actualmente em um número de projectos de desenvolvimento ortopédicos da próxima geração. Durante os últimos 20 anos, os materiais cerâmicos foram refinados e há agora uma escala das soluções cerâmicas e projetadas aperfeiçoadas para as aplicações médicas que incluem o trabalho feito com ferramentas cirúrgico, o ultra-som e os implantes. Agora, os fabricantes de materiais cerâmicos estão concentrando seus esforços no desenvolvimento dos processos de manufactura para endereçar necessidades médicas específicas. Em conseqüência desta investigação e desenvolvimento por líderes do sector tais como a Cerâmica Técnica de Morgan, os fabricantes do dispositivo médico, os doutores e seus pacientes são todos que tiram proveito da capacidade aos componentes muito altos da confiança do coordenador da precisão em quantidades comerciais. Autores: Keith Ferguson, Steven Hughes e Tony Beswick Fonte: Cerâmica Técnica de Morgan Para obter mais informações sobre desta fonte visite por favor a Cerâmica Técnica de Morgan. Date Added: Jan 3, 2007