Controlador de ORP com bomba dosadora (110V) - Hanna Instruments Brasil
BL7917-1
Controlador de ORP com bomba dosadora (110V)
O BL7917 combina um medidor de ORP com uma bomba dosadora de produtos químicos para manter o ponto de ajuste desejado nas aplicações de processo.
Dois instrumentos avançados em uma unidade compacta.
Instalação conveniente com todos os controles no painel frontal.
Amplamente utilizado em galvanização, tratamento de águas residuais, tratamento de águas e piscinas.
R$5.634,00
Projetado com furos de montagem embutidos em uma base resistente, o BL7917 é simples de instalar. Todos os controles e conjuntos de bombas estão convenientemente localizados na parte frontal da unidade.
O BL7917 está alojado em carcaça robusta e reforçada com polipropileno IP55, reforçada com fibra, para proteger contra derramamentos e respingos perigosos. Os materiais PVDF, FPM / FKM e PTFE são usados ​​para todas as peças que entram em contato com o líquido para resistir à corrosão causada por produtos químicos.
Ação simples da bomba
Um solenóide de deslocamento positivo com poucas partes móveis torna o BL7917 mais confiável que as bombas acionadas por motor, pois não há peças rotativas ou engrenagens; reduzindo drasticamente qualquer chance de falha mecânica.
Um controle proporcional diminui a velocidade do curso à medida que o valor medido se aproxima dos pontos de ajuste selecionáveis ​​pelo usuário, evitando a superdosagem de produtos químicos. Esse recurso torna a dosagem da bomba mais precisa, economiza produtos químicos e elimina correções desnecessárias e caras ao seu processo, especialmente com produtos químicos de reação lenta.
Saída isolada do gravador
Para aprimorar a solução de problemas e a capacidade de gravar dados durante o monitoramento, basta conectar um dispositivo de gravação aos contatos de saída de 4 a 20 mA do instrumento, convenientemente localizados no painel frontal, para obter uma cópia dos resultados sob demanda.
Contatos auxiliares de dosagem
Permite ao usuário conectar um misturador ou bomba de injeção que é ativada apenas quando a bomba está em dosagem.
Faixa de ORP -999 a +999 mV
Resolução de ORP 1 mV
Precisão de ORP (@20°C/68°F) ±5 mV
Desvio Típico EMC ±6 mV
Impedância de Entrada 10^¹² Ohm
Dosagem Proporcional, ácido ou base, selecionável
Contato de Dosagem Isolado, 2A, Max. 240V, carga resistiva, 1,000,000 golpes
Saída do Gravador 4 a 20 mA (isolado)
Contato de Alarme Os terminais podem ser configurados como normalmente abertos ou fechados (saída isolada Máx. 2A, Máx. 240V, carga resistiva, 1.000.000 golpes). O alarme é ativado se o pH cair abaixo do ponto de ajuste pelo intervalo selecionável pelo usuário (pH de 0.0 a 2.0) ou a condutividade exceder o ponto de ajuste em mais do que o intervalo selecionável pelo usuário (0 a 2.0 mS/cm) ou devido à superdosagem
Sonda Qualquer eletrodo combinado de pH com um conector BNC universal e uma sonda potenciométrica de 4 anéis de condutividade com sensor de temperatura integrado e conector DIN (opcional)
Terminais de Dosagem Dois conjuntos de terminais independentes (115 a 240V, Max.2A, 1.000.000 golpes) são ativados sempre que o pH excede o ponto de ajuste de pH e/ou a condutividade cai abaixo do ponto de ajuste da EC
Fonte de Energia 230 Vac ±15%
Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% sem condensação
Dimensões 221 x 142 x 181 mm
Informações Adicionais Cada bomba é fornecida completa com: válvulas de descarga e sucção, tubulação LDPE, cabo de alimentação de 7 m e manual de instruções.