free-form | Óptica, óculos e lentes de contato, pelo Professor Honda
Home › Tags › free-form
Marcações em lentes free form
Honda 20/06/2014 Dicas do prof. Honda, Surfaçagem de lentes 1
Mais uma dúvida de uma colega…
Boa tarde Honda. Sou técnica em óptica, me formei no senac Tiradentes. Sempre ouvi falar de você, principalmente pelo meu professor Alex Dias.
Quero tirar uma dúvida: Vendi uma lente multifocal rodenstock life 3d, só que ao chegar o óculos na loja, verifiquei que a marcações das lentes estavam invertidas, como se a frente da lente tivesse sido montada para dentro. Estranhei, pois nunca vi isso. O laboratório me passou que todas as lentes que são realmente 100% free-form são feitas assim com a marcação invertida.
Fiquei com dúvida, porque já vendi lentes de outras marcas free-form e as marcações nunca vieram assim.
Segue então minha resposta que explica a marcação e a surfaçagem de lentes free form.
Como a lente free-form® é totalmente feita em laboratório, independente se é visão simples ou progressivas, esse processo parte de um bloco normal ou Esférico, e é o programa que seleciona que tipo de superfície que será trabalhada por dentro, de acordo com o pedido ou receita do usuário final.
Com isso, depois de selecionado e efetuado os cálculos, todo o trabalho de "esculpir" e surfaçar o bloco é feito pelo lado interno ou côncavo da lente. O processo final dessa lente é a gravação a laser que também é feito na superfície interna ou côncava da lente, veja a foto a seguir:
Nessa foto foi colocado um bloco para demonstrar que a superfície gravada pelo laser é a interna ou côncava, isso significa que é o contrário das lentes convencionais onde a gravação é feita pelo lado de fora da lente ou o lado convexo.
Como podemos perceber, aqui começam as diferenças entre lentes convencionais e Free-form®.
É possível que a gravação seja feita ao contrário, pois o laser executa a gravação de um banco de dados que pode ser uma figura, uma letra ou mesmo símbolos e não identifica se está "normal" ou "invertida", a máquina simplesmente "grava", ok?
Sendo assim, para ser uma lente Free-form® não necessita ter a gravação "invertida ou espelhada", pois isso é apenas um processo de gravação.
Mas para saber se a lente é realmente Free-form® e não convencional seria necessário ter um microscópio eletrônico para ver as micro ranhuras residuais da surfaçagem: no caso de surfaçagem normal teríamos vários micro riscos em forma de "8" um dentro do outro e, no caso de lentes Free-form®, as micro ranhuras pareceriam um disco.
Mas se forem lentes progressivas, como no exemplo citado, você pode saber se a lente que está analisando é Free-form® ou convencional utilizando um esferômetro.
Como em caso de lentes progressivas convencionais a superfície progressiva é a externa então ao usar um esferômetro podemos verificar se a superfície é esférica "normal" ou possui uma progressão. Agora, em caso de lentes feitas com tecnologia Free-form® a progressão é interna, o que também podemos confirmar usando um esferômetro.
Sendo assim vamos pegar duas lentes:
Olhando a foto assim é difícil ou mesmo impossível saber qual é a convencional ou a Free-form®, OK?
Então vamos verificar a superfície da lente 1 com um esferômetro primeiramente no lado externo ou convexo e na parte superior ou para longe, vamos ver que medida foi usada.
Observe o esferômetro marca aproximadamente 5,50 D (desculpe a pequena oscilação no esferômetro isso é pelo fato da dificuldade de fotografar).
Agora vamos ver como ficou a medição para perto da lente 1.
Observe a medida obtida foi aproximadamente 9,00 D (na verdade foi 8,50 mas na posição que a máquina fotográfica ficou parece que o ponteiro está em 9,00). Isso mostra que na superfície externa ou convexa existe uma diferença de curvaturas que é resultado da progressão ou seja é uma lente convencional. Mas para confirmar precisamos medir a superfície interna, OK.
Agora vamos medir a face interna da lente 1 para verificar se existe a mesma oscilação.
Olhe a superfície interna para longe está com uma medida de 5,50 D aproximadamente, em seguida vamos medir a mesma superfície para perto.
Note também para perto a medida é 5,50 D, então fica comprovado que a progressão é externa ou seja a lente é convencional independente se surfaçado com moldes ou usando máquinas free form®.
Agora vamos fazer o mesmo processo para lente 2.
Primeiro momento medindo o campo de longe do lado externo.
A medida obtida é de 5,75 D OK, agora a parte de perto que pode obter o mesmo resultado ou diferente como vimos anteriormente, OK.
Veja o resultado, não levando em conta a diferença da posição da fotografia, a curva medida também é de 5,75, agora para confirmar vamos medir a superfície interna.
Medindo a superfície interna para longe
Repare que a medida foi de mais ou menos 5,25 D, agora precisamos conferir a parte de perto.
Veja a diferença entre longe e perto é grande, enquanto de longe obtvemos 5,25 D para perto foi de 3,00 D ou seja a "oscilação" de curva ocorreu do lado interno, então sem dúvidas essa é uma lente progressiva free form®.
Ana Paula, acredito que com essa explicação fique claro que ser ou não lente com tecnologia free form® não está relacionado com a gravação da lente ou a forma da gravação e sim com forma de se construir a lente.
Para encerrar mesmo as lentes de Visão Simples podem ser free form® e algumas vem com gravação e outras não, OK
Tecnologia Free-form: A Evolução no Processo de Produção das Lentes. Parte 3
Honda 18/06/2014 Óculos e Lentes, Surfaçagem de lentes 0
Falando de lentes progressivas feitas com tecnologia Free-form é importante frizar que o conhecimento do vendedor é fundamental para auxiliar o consumidor a escolher a melhor entre várias opções.
Enquanto antigamente o usuário "tinha" que se acostumar ao produto, hoje podemos dizer que é o produto que pode se adequar a necessidade do cliente.
"Mas como isso é possível???"
Se essa é a sua pergunta vou responder. Quando se trata de lentes Free-form ou feitas com tecnologia Free-form o que comanda a produção é o software. Então se o software instalado tiver a capacidade de criar um desenho para cada necessidade, isso irá proporcionar a liberdade de adequar o produto ao cliente. Por exemplo:
O cliente é um motorista de ônibus ou caminhão ou mesmo um taxista, com certeza esses profissionais usam muito o campo de longe pois os seus olhos precisam estar atento ao trânsito e no horizonte, mas se você estiver falando com um desenhista, escritor ou mesmo um caixa de banco com certeza a maior necessidade visual é para perto ou de proximidade, neste caso o progressivo deve privilegiar a visão de perto. Concluindo os dois grupos de pessoas precisam de produtos que atendam as necessidades diferentes.
Sabendo de todos esses detalhes o operador do sistema de cálculo das máquinas Free-form abastece o programa com dados que irão gerar lentes diferentes para cada grupo de usuário, sendo assim para aqueles que precisam mais de campo de longe o software cria ou seleciona um desenho mais adequado que "aumenta" o campo de longe, mas com isso diminui o campo de perto. Agora, se o caso for visão de perto como os bancários, podemos selecionar um desenho que privilegia o campo de perto e sacrifica um pouco o campo de longe. Com isso os dois casos atendem plenamente às necessidades dos clientes. Bacana, né?
Podemos então dizer que o diferencial está sobretudo na capacidade de produção do Software, do conhecimento do vendedor, entre outros fatores.
Resumidamente podemos dizer que essa é a diferença básica entre as tecnologias, mas aviso é preciso estudar mais para total domínio das diferenças e dos ganhos de cada um dos processos, ok?
Conheça também como funcionam os laboratórios de lentes digitais. Assista o vídeo da Optview ao lado, no menu do blog (ou acesse o site www.lentes.optview.com.br )
Lentes progressivas free form, qual a melhor da atualidade?
Honda 13/06/2014 Óculos e Lentes, Surfaçagem de lentes 1
Recebi esta dúvida por e-mail e resolvi compartilhar aqui no blog.
Este amigo perguntou:
Professor na sua opinião na linha das lentes progressivas free form, qual a melhor da atualidade? A nossa empresa trabalha muito com Hoya.
Depois ele se indentificou, mas não vou colocar as informações dele aqui sem sua autorização.
Hoje o que ocorre é que as lentes free form, como o nome diz, apresenta várias opções de desenhos e qualidades; a escolha da sua empresa pelos produtos da Hoya é sábia, pois as grandes empresas estão preocupadas com a qualidade e adaptabilidade do seu produto para a maioria da população.
Quanto ao melhor progressivo, hoje eu digo que não precisamos mais vender "marca" e sim produto, inclusive nas minhas aulas do Instituto Filadélfia de São Paulo, e especificamente na aula de progressivos ensino os meus alunos a consultar um site: www.thelensguru.com e no item: lens map do menu, onde podem analisar vários desenhos das diversas industrias de lentes e aí sim verificar qual o melhor produto.
Resumindo: o free form é tão eficaz e de qualidade comprovada conforme o Software instalado no laboratório, logicamente a Hoya trabalha com um software desenvolvido por seus engenheiros, oftalmologistas, optometristas e matemáticos para obter o melhor desenho.
Mas existem outros fornecedores de softwares independentes, que possuem produtos similares e igualmente eficazes e de qualidade óptica superior às lentes convencionais, inclusive minha empresa, a Optview (www.optview.com.br) que é independente, entre várias ofertas de mercado optou por dois softwares independentes consagrados, OK.
Sendo assim, como saber se o produto é acertado ou não? Deve ser a sua próxima pergunta.
Estudando a topografia e mapa das lentes, por isso é que ensino meus alunos a consultarem o site acima.
Quando você passa a entender de mapas conclui que para cada pessoa um desenho é o mais adequado, exemplo se temos um motorista profissional, com certeza ele precisa de um progressivo que tenha o campo de longe bem grande, mas se fizermos isso perdemos um pouco no campo de perto… ninguém faz milagre, certo. Agora se temos um desenhista, por exemplo, com certeza ele precisa de maior campo de perto, com isso ele perde um pouco do campo de visão de longe, OK?
Para melhor entender observe os dois mapas que se seguem:
Eles são bem diferentes: enquanto o da esquerda possui um grande campo de longe e o campo de perto está estreito, o outro, da direita, possui um campo de perto maior mas sacrificou o de longe, então são produtos para pessoas com necessidades diferentes, com certeza o da esquerda é mais recomendado para o motorista, enquanto da direita para o desenhista, OK?
Como disse, o free form depende do software. Se o software permitir escolher várias opções de desenhos, como exemplo vamos dizer que ele tenha os dois desenhos mostrados, então mediante a sua informação obtida com o cliente (a famosa anaminese ou questionário como: qual sua atividade principal, qual é a queixa sobre o multifocal que você usa, qual a distância de visão que mais usa, etc) o laboratório então pode disponibilizar o melhor produto, OK?
Nesse ponto posso garantir que os produtos produzidos na minha empresa não devem em nada aos da Hoya.
Agora uma resposta direta a sua pergunta, depois dessa rápida explanação. O progressivo free form mais adequado ou de melhor qualidade é aquele que se adequa a necessidade do cliente e cujo o software permita essa individualização.
Aproveito para fazer um convite, vindo a São Paulo, venha conhecer nosso laboratório e assim podemos conversar pessoalmente para esclarecer melhor a sua dúvida. Aproveito para informar que temos um equipamento de mapeamento para controle de qualidade que atesta todos os produtos que saem da nossa empresa, e que também faz a análise da lente que o usuário já usa, OK.