HVM 472 - Multi Viscosímetro Cinemático Automático - Pensalab
HomeProdutosLaboratórioHVM 472 – Multi Viscosímetro Cinemático...	Início / Produtos / Representadas / Herzog / HVM 472 – Multi Viscosímetro Cinemático Automático
HVM 472 – Multi Viscosímetro Cinemático AutomáticoR$0,00
Multi Viscosímetro Cinemático Automático conforme norma ASTM D445.
REF: LAB050
Categorias Laboratório, Aplicação, Propriedades Físicas, Viscosidade, Segmento, Biocombustíveis, Petróleo e Derivados, Representadas, Herzog
O Viscosímetro HVM 472 é um dos poucos disponíveis no mercado que possibilita ao usuário fazer testes simultâneos em temperaturas diferentes, graças ao seu layout inovador. Com dois banhos separados e em seu interior um tubo Multi Range capaz de analisar uma grande faixa de viscosidade com um único tubo, podendo ser visualizado em todas as direções.
Possibilita a configuração de até 4 solventes para limpeza, assegurando a eficiência e exatidão dos resultados. Alem de possuir um trocador de amostra com 26 posições para cada banho, totalizando 52 posições.
A temperatura do banho é controlada por um PT-500, certificando que todo o liquido está na temperatura desejada.
O HVM 472 é fácil de ser utilizado, necessitando de apenas 3 passos para iniciar uma análise. Podendo ser controlado via PC utilizando o software HLIS 32 ou Stand Alone.
Aparelho de bancada com dimensões otimizadas ocupando pouco espaço em bancada;
2 banhos (5 litros de óleo de silicone) com temperaturas configuráveis independentes um do outro;
2 capilares de multi range;
"Stand Alone", independente de PC ou qualquer software externo;
Análise de amostras opacas e/ou claras em um mesmo capilar;
2 amostradores automáticos independentes (26 amostras cada);
Resultados rápidos com ciclos de análise de até 2 minutos;
Software em Windows gerenciador de dados (opcional);
Faixa de temperatura dos banhos: 20ºC a 150ºC com volume de óleo fixado sempre;
Pré-aquecimento das amostras no amostrador (opcional);
Faixa de viscosidade possível: 0,5 mm2/s (cSt) a 5000 mm2/s (cSt);
Nível do óleo de silicone do banho controlado e mantido independente de sua temperatura;
Entrada para auxilio de resfriamento externo (banho criostático opcional);
Calibração de temperatura do banho com geração de offset automaticamente;
Teclado (numérico e alfanumérico) com display em cristal líquido;
Sistema de diferentes usuários com níveis de acesso diferenciados por senha;
Menus de parâmetro, calibração e diagnóstico;
Homogeneização da amostra no capilar com sistema dinâmico de equilíbrio;
Limpeza: dois tipos de solventes, sendo possível o uso de acetona e ainda acrescer mais dois solventes, totalizando quatro solventes de limpeza (opcional).
Faixa de viscosidade 0,5 – 5000 cSt
Faixa de temperatura 20 a 150°C
Tensão 115/230 VAC, 50/60Hz
Dimensão 49 (L) x 75 (P) x 127 (A) cm
Peso 90kg Normas
"ASTM D445", "IP 71", "EN 3104", "DIN 51562"
Baixe o HVM472 – Catálogo em inglês
Para fazer o download, entre com seu nome e email no formulário abaixo:
Seja o primeiro a avaliar "HVM 472 – Multi Viscosímetro Cinemático Automático" Cancelar resposta	O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *Sua avaliação