LS-3 Plus. Centrífuga Manual de Operação. CELM Companhia Equipadora de Laboratórios Modernos - PDF
Download "LS-3 Plus. Centrífuga Manual de Operação. CELM Companhia Equipadora de Laboratórios Modernos"
Mafalda Palmeira Duarte
1 LS-3 Plus Centrífuga Manual de Operação Marca de Fabricação: CELM Produto Brasileiro CELM Companhia Equipadora de Laboratórios Modernos AV. Guido Aliberti, 5129-Bairro Mauá -São Caetano do Sul - SP CEP: Tel.: (11) (11) CNPJ: / Responsável Técnico: Luciana Veiga Vieira CRBM-SP: 8046 Cadastro ANVISA N o DTC SET/2014
2 ÍNDICE 1. PRINCÍPIO FÍSICO DE FUNCIONAMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRIÇÃO...5 VISTA FRONTAL...5 PAINEL FRONTAL...6 PAINEL TRASEIRO INSTALAÇÃO OPERAÇÃO...8 ALARMES COLOCAÇÃO CAÇAPAS E TUBOS PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO PROBLEMAS E SOLUÇÕES PROBLEMA Equipamento não liga PROBLEMA Equipamento apresenta vibração constante PROBLEMA - Mensagem: "Erro: Tampa aberta" PROBLEMA - Mensagem: "Erro: controle" PROBLEMA - Mensagem: "Erro: driver" PROBLEMA - Mensagem: "Erro: memória corrompida" PROBLEMA - Mensagem: "Programe tempo maior que zero" MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM Limpeza Manutenção Preventiva Armazenagem PARTES, PEÇAS E SUBCONJUNTOS TABELA I - ACESSÓRIOS OPCIONAIS CAÇAPA 7x10ml CAÇAPA 1x50ml CAÇAPA 7x5ml GARANTIA DO EQUIPAMENTO
3 13. GARANTIA DO EQUIPAMENTO CENTRÍFUGA LS-3 PLUS Vide Certificado de Garantia - Celm Todas as informações, ilustrações e especificações contidas neste manual baseiam-se em dados existentes na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, sem prévio aviso. Outras informações podem ser solicitadas através do 1. PRINCÍPIO FÍSICO DE FUNCIONAMENTO Cia. Equipadora de Laboratórios Modernos A Centrifuga modelo LS-3 Plus baseia-se no princípio de sedimentação de substâncias com peso molecular diferente, por ação de uma força centrífuga. A força centrífuga gerada é expressa como sendo a força relativa à força de gravidade. Esta força é função do número de rotações por minuto (rpm) e do raio da centrífuga (r) em centímetros (o raio é à distância entre o centro do rotor e o fundo do tubo, na posição horizontal). FCR=1, r (rpm)
4 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAÇAPA 7x5ml Modelo: LS-3 Plus Velocidade: de 500 a 3400 rpm (passos de 100 rpm) Erro na velocidade: < 5% Temporizador: de 1 seg a 99min 59seg Parada: Rápida < 20 seg, Lenta < 60 seg Força G Máxima: Ver tabela I TRAVA DA TAMPA: Localizada à esquerda do operador Sistema de Proteção Mecânico MICRO CHAVE: Sistema de Proteção Eletrônica ALARMES: Impede a partida do rotor com a tampa aberta e desliga a centrífuga automaticamente se a tampa for aberta estando em funcionamento Tampa Aberta Erro de Controle Memória Corrompida Tempo programado igual a zero 7x10ml 7x5ml (opcional) CAÇAPAS: 1x50ml com adaptador para 4x5ml (opcional) Tensão de Alimentação: 110 ou 220 VAC, 50 / 60 Hz (±10%) Potência: 300 W Fusível Externo: 6A 3AGT Corrente de Fuga: < 500 µa Limite Operacional do Ambiente: 10 a 35 C, 20 a 95% de umidade relativa sem condensação Dimensões: Largura: 368 mm Profundidade: 368 mm Altura: 320 mm Peso com rotor e caçapas 15,2 kg TUBO CAÇAPA Modelo 7 x 5 ml (cód ) Volume do tubo (ml) 4 5 Comprimento mínimo abaixo da tampa Comprimento máximo Diâmetro máximo da tampa Diâmetro do furo da caçapa Peso de cada caçapa (g) 285 Diâmetro externo superior Diâmetro externo inferior 13 67,8 Altura IMPORTANTE! Este equipamento somente poderá ser utilizado com Caçapas específicas modelos CELM. A não observância deste item isenta o fabricante de quaisquer responsabilidades quanto ao seu mal funcionamento. a rpm (Combate) A rpm (LS-3) Raio de centrifugação Fundo do tubo (cm) Número máximo de tubos por caçapa ,35 7 Número máximo de tubos por rotor
5 CAÇAPA 1x50ml 3. DESCRIÇÃO VISTA FRONTAL 6 Modelo 1 x 50ml (cód ) Volume do tubo (ml) 5 (***) 50 (Falcon) TUBO Comprimento mínimo abaixo da tampa Comprimento máximo Diâmetro máximo da tampa , Diâmetro do furo da caçapa 12(***) 31,5 CAÇAPA Peso de cada caçapa (g) 150 Diâmetro externo superior Diâmetro externo inferior Altura 95, a rpm (Combate A rpm (LS-3) Raio de centrifugação Fundo do tubo (cm) Número máximo de tubos por caçapa ,7 15,9 4 1 Número máximo de tubos por rotor 16 4 Figura 1 Vista Frontal 1- Painel Frontal 4- Caçapa 2- Trava da Tampa 5- Porca Sextavada 3- Rotor 6- Tampa (*) os tubos devem ser retirados com o auxílio de uma pinça (**) uso sem tampa (***) uso com adaptador 4x5ml (código ) 16 5
6 PAINEL FRONTAL 12. TABELA I - ACESSÓRIOS OPCIONAIS CAÇAPA 7x10ml 1 2 Figura 2 Painel Frontal 1- Display: Indica velocidade (rpm), tempo (mm:ss) e modo de parada (lenta ou rápida) 2- Teclado: com quatro teclas para entrada da programação da centrífuga. Modelo 7 x 10 ml (cód ) Volume do tubo (ml) 4 (*) 5 (*) 7 (*) (**) PAINEL TRASEIRO TUBO Comprimento mínimo abaixo da tampa Comprimento máximo Diâmetro máximo da tampa Diâmetro do furo da caçapa 17,2 17,2 17,2 17,2 (**) 18 Peso de cada caçapa (g) CAÇAPA Diâmetro externo superior Diâmetro externo inferior 67,8 Altura Figura 3 Painel Traseiro rpm (Combate) a Chave Seletora de Tensão: 110 ou 220 VAC 2- Porta Fusível: Fusível de 6A 3AGT 3- Cabo de força 4- Chave Liga/Desliga a rpm (LS-3) Raio de centrifugação Fundo do tubo (cm) Número máximo de tubos por caçapa ,3 7 Número máximo de tubos por rotor 28 (*) os tubos devem ser retirados com o auxílio de uma pinça (**) uso sem tampa 6 15
7 11. PARTES, PEÇAS E SUBCONJUNTOS 1 4. INSTALAÇÃO Atenção: Antes de ligar o aparelho, ler atentamente todas as informações contidas neste manual. Alertamos que quaisquer desvios nos procedimentos e requisitos de operação descritos neste manual poderão resultar em perda de garantia do equipamento. A LS-3 Plus foi projetada para trabalhar com tensão de 110 ou 220 VAC (com chave seletora). - Antes de ligar o aparelho verificar se a tensão da tomada é 110 ou 220 VAC e posicionar a chave seletora de tensão (item 1 da figura 3) de acordo com a disponibilidade de rede elétrica. - Certificar-se de que a tomada seja de 3 pinos e compatível com o padrão do equipamento, com pino central conectado à TERRA. 5 4 Figura 4 - Vista da tomada de 3 pinos CUIDADO! Não utilize o equipamento sem terra elétrico efetivamente conectado à tomada. A não observância deste item isenta o fabricante de quaisquer responsabilidades quanto ao mal funcionamento, choque elétrico, susceptibilidade a interferências eletromagnéticas irradiadas ou conduzidas pelo equipamento. ITEM DESCRIÇÃO 1 TAMPA LS-3/COMBATE 2 SUBC. MOTOR TRIF. LS-3 PLUS 3 SUBC. PLACA CPU C/SUP. LS-3 4 SUBC. DISPLAY LS-3 PLUS 5 SUBC. TECLADO LS-3 PLUS 6 SUBC. PLACA FONTE C/SUP. LS3 - Instalar o equipamento em uma bancada firme, de superfície plana e livre de vibrações. - Abrir a tampa superior da centrífuga (item 6 da figura 1), retirar a porca sextavada (item 5 da figura 1), instalar o rotor na ponta cônica do eixo do motor e fixá-lo com a mesma porca que deverá ser bem apertada COM A MÃO. Não usar ferramentas para apertar a porca sextavada. - Não colocar objetos sobre o gabinete da máquina, principalmente recipientes contendo líquidos. - Ligar o aparelho à tomada de força. 14 7
8 5. OPERAÇÃO 10. MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM - Colocar as caçapas conforme descrito na seção 6 (Colocação Caçapas e Tubos). - Ligar a chave LIGA/DESLIGA (item 4 da figura 3). - Após a inicialização, os últimos valores programados são mostrados no display. Com a tecla selecionar o parâmetro a ser alterado (velocidade, tempo ou modo de parada). O cursor fica piscando no parâmetro a ser alterado. Figura 5 Vista do Display - Utilizando as teclas ajustar o parâmetro selecionado para o valor desejado. Proceder dessa forma até que todos os parâmetros estejam com os valores corretos. - Acionar a tecla para iniciar o funcionamento. A mensagem ACELERANDO aparece no display até que a centrífuga atinja a velocidade programada. Logo após, todos os parâmetros aparecem no display sendo que o tempo mostrado é o tempo restante para o fim da centrifugação. - Ao término do tempo de centrifugação, a mensagem PARANDO aparece no display até que a centrífuga esteja totalmente parada. É acionado então um sinal sonoro e a tela inicial é restabelecida. Se a centrífuga não funcionar ou apresentar mensagem de erro, verificar a tensão da rede, ou então verificar visualmente se o fusível está queimado. Substituí-lo se for necessário. Se o problema persistir, desconectar o aparelho da rede elétrica e o encaminha-lo à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (verificar relação anexa). O freio eletromagnético é acionado nas seguintes condições: ao acionar a tecla, ao abrir a tampa com a centrifuga em funcionamento ou ao final do tempo de centrifugação. Limpeza O exterior da centrífuga, as caçapas e o rotor podem ser limpos com um pano macio, ligeiramente umedecido em água com sabão neutro ou álcool isopropílico até 95%. Nunca utilize solvente. Nunca utilize instrumentos duros e pontiagudos para a limpeza. Não limpe, desinfete ou esterilize qualquer parte da centrífuga em autoclaves. Sempre limpe a centrífuga após cada uso. Manutenção Preventiva Após cada uso a) Limpeza Externa Limpar o gabinete, as caçapas e o rotor conforme descrito no item anterior e verificar o estado dos mesmos (por exemplo, se existem rachaduras, ataques químicos ou sinais de corrosão). b) Cabo de Força Verificar se o plug não está danificado e se o cabo está íntegro em toda sua extensão. Mensal a) Verificar se as mensagens no display estão legíveis e se todas as teclas estão funcionando. Ao pressionar uma tecla, um sinal sonoro é emitido. b) Com a tampa aberta, iniciar uma centrifugação. O Alarme de tampa aberta deve ser acionado impedindo o funcionamento da centrífuga. Semestral a) Rotina de verificação operacional; que deve ser realizada por técnico autorizado ou pessoa qualificada e treinada. Armazenagem A Centrífuga LS-3 Plus deve ser armazenada em ambiente seco e limpo (20 a 80% de umidade relativa sem condensação à temperatura ambiente). 8 13
9 9. PROBLEMAS E SOLUÇÕES PROBLEMA Equipamento não liga Situação: pode ocorrer quando o equipamento não recebe a tensão da rede ou existe um problema no circuito elétrico do equipamento. Ação corretiva: verificar se a chave seletora de tensão está na posição correspondente à tensão da rede, verificar se o cabo de força está conectado na tomada, verificar se o fusível está queimado e caso positivo efetuar a sua troca, verificar se a chave liga/desliga está na posição liga. Se o problema persistir, contatar o serviço técnico. PROBLEMA Equipamento apresenta vibração constante. Situação: ocorre quando existe um desequilíbrio de carga do rotor. Ação corretiva: verificar se todas as caçapas estão posicionadas no rotor, se todas as caçapas são iguais e se os tubos estão distribuídos de forma a obter um balanceamento perfeito. As cargas opostas devem ser iguais em massa e ter o mesmo centro de gravidade. Se o problema persistir, contatar o serviço técnico. PROBLEMA - Mensagem: "Erro: Tampa aberta" Situação: ocorre quando o usuário tenta iniciar a rotação da centrífuga com a tampa aberta ou semi-aberta. Ação corretiva: fechar corretamente a tampa da centrífuga. Se a mensagem persistir, contatar o serviço técnico. ALARMES A Centrífuga LS-3 Plus aciona alarmes sempre que ocorrerem erros de operação, programação ou problemas internos de circuito. a) TAMPA ABERTA Ocorre quando o usuário tenta iniciar a rotação da centrífuga com a tampa aberta ou semi-aberta. Aciona alarme sonoro com dois bips, mostra no display a mensagem "Erro: Tampa aberta" por aproximadamente dois segundos e retorna à tela principal. b) CONTROLE Ocorre devido a um erro interno da placa controladora. Aciona alarme sonoro contínuo e mostra no display a mensagem: "Erro: controle". c) MEMÓRIA CORROMPIDA Ocorre quando o programa interno da placa controladora foi corrompido. Aciona alarme sonoro contínuo e mostra no display a mensagem: "Erro: memória corrompida". d) TEMPO PROGRAMADO IGUAL A ZERO Ocorre quando o usuário tenta iniciar a rotação da centrífuga com tempo zero programado. Aciona alarme sonoro com dois bips, mostra no display a mensagem: "Programe tempo maior que zero" por aproximadamente dois segundos e retorna à tela principal. PROBLEMA - Mensagem: "Erro: controle" Situação: ocorre devido a um erro interno da placa controladora. Ação corretiva: ligar e desligar a centrífuga e tentar utilizá-la normalmente. Verificar uma possível obstrução das saídas de ar inferiores da centrífuga. Se o problema persistir, contatar o serviço técnico. PROBLEMA - Mensagem: "Erro: driver" Situação: ocorre devido a um erro interno da placa controladora. Ação corretiva: ligar e desligar a centrífuga e tentar utilizá-la normalmente. Se o problema persistir, contatar o serviço técnico. PROBLEMA - Mensagem: "Erro: memória corrompida" Situação: ocorre quando o programa interno da placa controladora foi corrompido. Ação corretiva: contatar o serviço técnico. PROBLEMA - Mensagem: "Programe tempo maior que zero" Situação: Ocorre quando o usuário tenta iniciar a rotação da centrífuga com tempo zero programado. Ação corretiva: Programar um tempo de rotação diferente de zero. 12 9
10 6. COLOCAÇÃO CAÇAPAS E TUBOS A centrífuga nunca deverá ser acionada sem estar com todas as caçapas ou adaptadores devidamente posicionados, quer para uso com tubos de 50, 15, 10 ou 5 ml. Importante: Observe sempre o encaixe correto das caçapas nos pinos do rotor. O encaixe incorreto pode provocar quebra de partes mecânicas da centrífuga ou acidentes. Obs.: Evite centrifugar somente 2 tubos. Se necessário, equilibre-os com outros 2 tubos contendo água. Usando tubos de 5, 10 ou 15 ml, a centrífuga deverá funcionar com no mínimo de 4, 8, 12, 16, 20, 24 ou com sua capacidade total de 28 tubos em posições de perfeita compensação. Caçapas de 10ml Usando tubos de 50 ml, a centrífuga deverá funcionar sempre com sua capacidade total de 4 tubos. No caso de se ter somente 2 tubos com amostras, deve-se equilibrar os outros 2 tubos com água, obtendo-se equilíbrio dinâmico. Caçapas de 5ml 7. PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS a) A centrífuga nunca deverá ser transportada com o rotor encaixado no eixo do motor. b) Manter a centrífuga em boas condições de funcionamento, verificar periodicamente o rotor e as caçapas para que estejam limpos, sem ataques químicos e ou sinais de corrosão; c) Não expor o rotor e acessórios ao contato direto de ácidos fortes ou substâncias que ataquem sua estrutura. d) Os rotores horizontais devem ser carregados sempre com quatro caçapas iguais. e) Ao constatar vibração constante, identificar e corrigir a causa direta do desequilíbrio da carga do rotor. f) O equilíbrio dos acessórios é um fator importante no prolongamento da vida do motor e rolamentos. Os rotores da CELM, bem como todas as peças rotativas da centrífuga são dinamicamente balanceadas na fábrica. g) Para se obter um balanceamento perfeito, as cargas opostas devem ser iguais em massa e ter o mesmo centro de gravidade. h) Selecionar somente tubos e frascos em pares, e que tenham a mesma forma, espessura, distribuição e que sejam feitos de material plástico ou vidro. Notas: Não utilizar mercúrio nas caçapas e adaptadores para balanceamento. Os vapores de mercúrio são tóxicos e reagem com as estruturas do rotor e caçapas. Nunca abrir a tampa da centrífuga quando esta estiver funcionando. 8. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO Caçapas de 50 ml Usando as caçapas de 50 ml com adaptadores para tubos de 5ml (12 x 57 RIA), utilizar o mesmo sistema de compensação dos tubos de 15 ml. 10 Caçapas de 50ml c/ adaptador p/ tubo de 5ml 11