Linha LJP
CATÁLOGO / LJP
A linha LJP é composta por liofilizadores que se adequam aos setores alimentício, farmacêutico, pesquisa científica, veterinário, cosméticos e didáticos.
Construídos em estrutura de tubos de aço (metalon), com pintura eletrostática e com 4 rodízios para fácil locomoção. Possuem 2 portas articuladas de vidro temperado translucido, dreno para evacuação e painel de comando onde ficam os controladores que garantem parâmetros precisos.
Capacidade de 7 kg a 9 kg de gelo por ciclo
Disponibilidade: 2P+T - 22OV / 2P+T - 22OV / 3P+T - 220V
Construída em aço inoxidável AISI 304 ou 316L com acabamento / polimento sanitário espelhado de Ø 300 mm.
Opcionais:​
Câmara de secagem com serpentina helicoidal externa com a função de congelamento de produtos.
​Estante porta bandejas com aquecimento e controle de temperatura por AutoPID com setpoint ajustável na temperatura de até +80°. A estante é removível para acomodação das bandejas confeccionadas em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316L.
Fechamento pneumático de frascos por bolhas que inflam.
Fechamento hidráulico com estante articulada, os pistões da câmara de secagem empurram as plataformas fazendo com que elas fechem os frascos contidos nas bandejas.
Resfriamento das plataformas por sistema líquido em cada plataforma com temperatura de até -45°C.
Condensador cilíndrico localizado parte frontal do equipamento confeccionado em aço inoxidável AISI 304 ou 316L e independente da câmara de secagem. Serpentina helicoidal interna com capacidade de comportar de 7 kg a 9 kg de gelo por ciclo nas temperaturas de -55°C, 60°C ou -86°C. Possui unidade condensadora resfriada a ar com gás refrigerante livre de CFC e dreno para evacuação da água do condensador.
Interface de comunicação com o computador de forma prática e rápida por softwares e um conversor para comunicação com o PC (USB).​
Portas com moldura em alumínio e vidro translúcido temperado
Ventilação de todo o sistema de refrigeração na vertical e de baixo para cima, garantindo maior eficiência.