Medidores de pressão diferencial MOD LD PDF
Download "Medidores de pressão diferencial MOD LD-301"
Alícia Cipriano Gusmão
1 Medidores de pressão diferencial MOD LD-301 A linhas de transmissores LD-301 incorpora a altamente comprovada técnica de medição por célula capacitiva, com flexibilidade e precisão asseguradas pela utilização no seu circuito eletrônico. Projetados para uso em controle de precessos industriais, esse trasmissores a 2 fios, geram um sinal de 4-20mA em função de uma pressão diferencial aplicada. Este sinal de 4-20mA pode ser trasmitido a longas distâcias, limitado apenas pela resistência da linha, com excelente imunidade a ruidos elétricos. Comunicação digital para calibração remota e monitoração são disponíveis, superpondo um sinal digital no mesmo par de fios que carrega o sinal analógico. As características marcantes da linha LD-301 são: precisão de 0,1%, rangebilidade de 40:1, pequenas dimensões e peso, possibilidade de calibração remota e disponibilidade para contrôle de algorítimo PID.
2 Trasmissor de pressão diferencial Aplicando-se pressão nos 2 lados da célula capacitativa. Esta versão também é aplicada em medição de nível. Para altas pressões estáticas, utiliza-se a série H. Aplicação em medição de vazão: Neste caso, a saída de 4-20mA é proporcio nal à raíz quadrada da pressão diferencial. Usado em conjunto com elemento primário (placa de orifício, orifício integral, venturi, etc.). Trasmissorde pressão manométrica Aplicando-se pressão em um dos lados da célula capacitativa e no outro lado, a pressão atmosférica. Operando como trasmissor convencional Trasmissor de nível Utilizando uma extensão com um diafragma repetidor, em contato direto com fluídos em um dos lados da célula capacitativa. Para instalação diretamente flangeada em tanques. Trasmissor de pressão absoluta Fazendo-se uma câmara de vácuo selada em um dos lados da célula capacitativa e aplicando-se pressão no outro lado. Selo remoto São instalados selos com diafragmas ligados ao trasmissor através de tubo capilar, em uma ou em ambas as câmeras, fornecendo isolação térmica e química para a célula. Conexões tri-clamp, IDF, RJT e SMS são disponíveis para aplicações alimentícias. Operando como controlador local Operando como controlador com supervisão à partir da sala de controle
3 Especificações funcionais Fluído de Processo Liquido, gás ou vapor Sinal de sída 4-20mAdc a dois fios com comunicação digital sobreposta (Protocolo Hart). Alimentação 12 a 45 Vcc. Limitação de carga Indicador Indicador opcional de 4¹/² digitos e 5 caracteres alfanuméricos (Cristal líquido) Certificação em áea classificada À prova de explosão, à prova de tempo e intrinsecamente seguro (normas CENELEC, NEMKO, BVS, CEPEL e FM). Ajuste de zero e span Via programador ou local, não interativos. Limites de ajuste de Zero O span calibrado não deve ser menor que 0,025*URL e não deve exceder 2*url O valor inferior do range não deve ser menor que URL O valor superior do range não deve ser maior que URL (LRL = - URL para todos os modelos, exceto absoluto, onde URL = vácuo). Limites de temperatura Ambiente: -40 a 85 C. Processo: -40 a 100 C (óleo silicone). 0 a 85 C (óleo fluorolube). -40 a 150 C (para modelos L). -25 a 85 C (Anéis de vedação em viton). Estocagem: -40 a 100 C. Display digital: -10 a 75 C (operação) -40 a 85 C (sem danos). Alarme de falha No caso de falha do sensor ou do circuito, o auto diagnóstico leva a saída para 3,9 ou 21,0 ma, de acordo com a escolha do usuário. Tempo para inicar a operação Opera dentro das especificações em menos de 5,0 segundos após energizado o transmissor. Deslocamento volumétrico Menor que 0,15 cm³ Limites de pressão estática e sobre pressão De 3,45 kpa (0,034 bar)* abs. a: 8 MPa (80bar) para faixa MPa (160bar) para faixa 2, 3 e MPa (320bar) para modelos H e A5. 40 MPa (400bar) para modelo M5. 52 MPa (520bar) para modelo M6. * exceto o modelo LD301A. Flanges de nível (ANSI/DIN): 150lb: -60 kpa a 1,9 MPa a 38 C(-0,6 a 19bar). 300lb: -60kPa a 5 MPa a 38 C(-0,6 a 50bar). PN10/16: -60kPa a 1,6MPa a 120 C(-0,6 a 16bar). PN25/40: -60kPa a 4MPa a 120 C(--0,6 a 40bar). Esta sobre pressões não implicam em danos para o trasmissor, mas pode ser necessária a recalibração. Pressão de teste do flange: 60MPa (600bar). Limites de unidade 0 a 100% RH. Ajuste de amortecimento Via programador: de 0 a 32 segundos, somado ao tempo de resposta do sensor (0,2s). Configuração Através da comunicação digital, usando o protocolo HART ou, parcialmente, através do ajuste local. Principais característica do programador Requer interface de comunicação e cartucho de programa LD301. Memória RAM: 64 kbytes. Memória EPROM: cartucho de 128 kbytes expandíveis. Display: 80 caracteress, 4 linhas. Alimentação: 9 Vcc. Dimensões: 14,2 x 7,8 x 2,9(cm).
4 Especificações de Performance Condições de referência: span iniciado em zero, temperatura = 25 C, pressão atmosférica, tensão de alimentação de 24Vcc, fluido de enchimento óleo silicone e diafragmas isoladores de aço inox 316L e trim digital igual aos valores inferior e superior da faixa. Exatidão ±0,1% do span para o span >= 0,1 URL. ±0,05(1+(0,1URL/SPAN))% do span, para span<0,1 URL. Inclui efeitos de linearidade, histerese e repetibilidade. Estabilidade ±0,1% do url por 12 meses (faixas 2, 3, 4, 5 e 6). ±0,2% do URL por 12 meses (faixas 1 e modelos L e H). Efeito de temperatura ±(0,02% x URL + 0,1% x span) por 20 C para faixas 2, 3, 4, 5 e 6. ±(0,05% x URL + 0,15% x span) por 20 C para faixa 1 e para os modelos L. Efeito de pressão estética Erro zero: ±0,1% URL por 7 Mpa (70bar) para faixas 1, 2, 3, 4 e 5 ou 3,5 Mpa (35bar) para modelos L. ± 0,1% URL por 1,7 MPa(250 ps) para faixa 1. Este é um erro sistemático que pode ser eliminado calibrando-se o transmissor para a pressão estática à qual ele estará submetido. Erro de Span: Corrigivel a ±0,2% da leitura por 7 Mpa(70 bar) para faixas 2, 3, 4 e 5, ou 3,5 Mpa (35bar) para faixa 1 e modelos L. Efeito de alimentação ±0,005% do span calibrado por volt. Efeito doa posição de montagem Desvio de zero até 2,5 mbar que pode ser eliminado por calibração. Nenhum efeito no span. Efeito da interferência Eletro-Magnética Projetado de acordo com a norma IEC 801. Especificações físicas Conexão elétrica 1/2-4NPT, pg 13,5 ou M20 x 1,5. Conexao do processo 1/4-18 NPT ou 1/2-14 NPT (com adaptador). Para modelos L veja código de pedido. Partes não molhadas. Invólucro Aluminio injetado com baixo teor de cobre e acabamento com tinta piliéster (NEMA 4x, IP67). Aço Inox 316 sob consulta.. Flange Cego (Para Modelos M e A) Aço Carbono Niquelado quando o flange molhado também o for: Aço inox 316 nos demais casos.. Flange de Nível (LD301L) Aço inox Fluido de enchimento Silicone ou Óleo Fluorolube.. Anéis de vedação do invólucro Buna N.. Suporte de fixão Aço carbono SAE 1020 com acabamento em tinta poliéster ou aço Inox 316. Acessórios (grampo U, porcas, arruelas e parafusos de fixão em aço carbono ou inox 316).. Parafusos de flange Aço Carbono Bicromatizado, grau de resistência 7. Aço inox Plaqueta de indentificação Aço 316 Montagem a) Fixação pelo falnge para os modelos LD301L. b) suporte de montagem universal para superfície ou tubo de 2 (DN 50) - vertical/horizontal (opicional). c) suporte no manifold (opcional). d) Diretamente suportado pela tubulação, no caso de orifícios integrais. Pesos aproximados 3,15 Kg: Todos modelos, exceto modelos L. 5,85 a 9,0 Kg: Modelos L, dependendo de flanges, extenção e materiais. Característica de controle PID. Ganho Porporcional: 0 a 100. Tempo integral: 0,01 a 999min/rep. Tempo derivativo: segundos. Ação Direta/Reversa. Limite de saída inferior e superior. Limite de velocidade de saida: 0 a 100%/s. Saída de segurança na energização. Antireset windup. Transferência manual para automática Bumpless. Partes Molhadas. Diafragma Isoladores Aço Inox 316L, Hastelloy C276 ou Monel 400 ou Tântalo.. Válvulas de Dreno/Sangria e tampão Aço Inox 316L, Hastelloy C276 ou Monel Flanges Aço Carbono Niquelado, Aço Inox 316, Monel 400 ou Hastelloy C276.. Anéis de vedação (Para Flanges e adaptadores) Buna M, Teflon ou Vton. Etileno-Propileno sob consulta. O LD301 é disponível em materiais conforme nace mr
5 Código para pedido (1) AS faixas podem ser extendidas até 0,75 LRL e 1,2 URL, com pequena degradação na precisão. * Atende às recomendções da norma NACE MR-01-07
6 LD301 - Manual de instruções, Operação e Manutenção
Guia de Selecção de Instrumentos Medidores de Nível da Fisher
Boletim do Produto D103219X0PT Guia de Selecção de Instrumentos Medidores de Nível da Fisher W8418 1 CONTROLADOR DE NÍVEL DE LÍQUIDOS L2 W8678 CONTROLADOR DE NÍVEL DIGITAL DLC3000 EM COMBINAÇÃO COM UM
1 2008-2009 Copyright Smar
Transmissor Inteligente de Pressão LD400 1 2008-2009 Copyright Smar Aspectos de Mercado % de respostas Pressão 100% 93% Temperatura Vazão 92% 88% 80% 60% 40% 20% Nível 86% O uso de transmissores nos processos
5 DISTRIBUIÇÃO DA TENSÃO DE CONTROLE/
1 OBJETIVO 2 NORMAS ADOTADAS 3 UNIDADES DE MEDIDA ADOTADAS 4 INSTRUMENTAÇÃO 5 DISTRIBUIÇÃO DA TENSÃO DE CONTROLE/ 6 INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS 7 IDENTIFICAÇÃO E SIMBOLOGIA 1 OBJETIVO Este documento tem
de Prod Linha de Produtos ApresentaCAo Nós oferecemos soluções competentes para uma um grande número de aplicações de medição em muitos setores industriais. Nossa expertise abrange uma ampla gama de dispositivos
11 301G Transmissor de Pressão Manométrica
Descrição O transmissor 11301G é uma excelente alternativa para medição de pressão manométrica, geralmente utilizado em controles de processos industriais. A parte mecânica deste transmissor é uma derivação
Rosemount 3051S Série de instrumentação
Folha de especificação do produto Abril 2014 00813-0122-4801, Rev. SA Rosemount 3051S Série de instrumentação Soluções escaláveis para pressão, vazão e nível A inovação ao alcance das suas operações Com
TRANSMISSOR DE PRESSÃO MAR / 15 LD290 Versão 6 L D 2 9 0 M P smar www.smar.com.br Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta. Informações atualizadas dos endereços estão
optek TRAINING Team Export
Caso Real: Analisador da Cor da Água Apresentação Cor da Água Tratada Ramos de Aplicações & Soluções Turbidez: Espalhamento de Luz Turbidez: NIR-Absorbância Suspensão / Emulsão Cor: VIS-Absorbância Concentração:
Transmissor Trb 8300 F/S e Série de Sensores InPro 8400/InPro 8500 Sistema de medição de baixos a médios valores de turbidez
Transmissor Trb 8300 F/S e Série de Sensores InPro 8400/InPro 8500 Sistema de medição de baixos a médios valores de turbidez Dados Técnicos Trb 8300 F/S InPro 8400 InPro 8500 O sistema de medição funciona
PROJETOS EM INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO - NÍVEL
Método de Medição Direta É a medição em que tomamos como referência a posição do plano superior da substância medida. Pode ser realizada: pela observação visual direta, através de comparação com uma escala
Tubo de vazão do medidor de vazão eletromagnético sanitário Rosemount 8721
Rosemount 8721 Tubo de vazão do medidor de vazão eletromagnético sanitário Rosemount 8721 O TUBO DE VAZÃO SANITÁRIO 8721: É projetado para aplicações alimentícias, de bebidas e farmacêuticas Possui corpo
CONTROLADORES DE TEMPERATURA N480-D CONTROLADORES UNIVERSAIS N2000
Indo Além do Controle Controladores Transmissores Data Loggers Termostatos Indicadores Softwares Sensores N440 CONTROLADORES DE TEMPERATURA N480-D N960 Controlador ON/OFF de baixo custo com indicação digital
11 301L Transmissor de Pressão / Nível
Transmissor de Pressão / Nível Descrição O transmissor é uma excelente alternativa para medição de pressão/nível, geralmente utilizado em controles de processos industriais. A parte mecânica deste transmissor