Inserir no projetoTE6Sistema de Treinamento em Medição de Umidade
O sistema permite aos alunos comparar diferentes métodos de medição de umidade. Ele mostra as diferenças na precisão entre os instrumentos e a facilidade do uso. Inclui um ventilador para mostrar os efeitos do fluxo de ar sobre os diversos instrumentos.
O quadro móvel do sistema possui um duto de aço inoxidável e um ventilador elétrico. O duto possui uma seleção de instrumentos para medir a umidade e temperatura. A janela de plástico removível no duto dá acesso para os alunos efetuarem as leituras e alterarem os instrumentos. O ventilador montado por baixo do tubo fornece ao duto um fluxo de ar que permite aos alunos estudarem o efeito do fluxo de ar sobre os instrumentos. É possível controlar a taxa do fluxo de ar através de uma válvula. Um filtro de ar é instalado no fluxo de ar para impedir a passagem de impurezas ou outras partículas (afetam os instrumentos).
O duto inclui uma porta extra que permite aos alunos introduzir vapor de baixa pressão dentro do duto para aumentar o número de experimentos (não incluso).
• Medição da velocidade do fluxo de ar em um tubo;
• Medição de umidade relativa utilizando diferentes tipos de instrumentos; e,
• Comparação dos métodos de medição pela precisão e facilidade de uso.
• Máxima vazão de ar: 110 l/s;
• Faixa de operação da umidade relaƟ va: 80% em temperaturas menores que 31°C reduzindo linearmente para 50% a 40°C;
• Instrumentos e sensores: higrômetro fi o de cabelo, higrômetro de bulbo úmido e seco, higrômetro Whirling, sensor capacitivo de filme fino (com display digital) e sensor de temperatura termistor (com display digital); e,