Fermentador - FT-15 | MS Tecnopon
Início/Biorreatores, Fermentadores, Reatores/Fermentador – FT-15
Projetamos e fabricamos fermentadores sob encomenda para atender o usuário em suas aplicações específicas ou para atender protocolos e procedimentos.
Biorreator/Fermentador Especificação técnica:
Vaso de reação: em aço inox 316L polido
Volume total: 15 litros.
Volume operacional máximo: 10 litros.
Resfriamento: Através de serpentina interna em aço inox 316L
Aquecimento: via manta siliconada.
Temperatura: fluido refrigerante +7°C até 60°C.
Tampa: Em aço inoxidável 316L
Vedação: anel O'ring de Viton
Entradas da tampa: Poço para Pt-100, pH, O2, 1 entrada simples e 1 entrada tripla (para adição de ácido, base, antiespumante e nutrientes), aspersor de ar, sensor de nível regulável (líquido/espuma), amostragem regulável, septo, mancal e condensador de refluxo em aço inox 316L.
Mancal/haste de agitação: em aço inox 316L, com retentor em viton. Incluir um impulsor
seis pás planas e seis pás côncavas, ambas com ajuste de altura.
Sistema de amostragem: baseado em seringa, com reservatório autoclavável.
Incluir 6 filtros absolutos para .
Chicana removível de 4 pás a 90º em aço 316L
Sistema de agitação de 1 à 3.000 rpm
Sistema de agitação via servo-motor com controle de 1 – 3000 RPM, acoplado com sensor óptico de velocidade real com resolução de ±1 RPM.
Sistema de bombas peristálticas
Bombas peristálticas de quatro roletes para dosagem de ácido, base ou Antiespumante.
Bomba peristáltica com controle de vazão variável para dosagem de nutriente
Bombas peristálticas de quatro roletes para dosagem de nutrientes
Interface de controle em touch screen
Interface de sinais com conectividade por radiofreqüência digital (sem fio) para controle de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, oxigênio gasoso, pressão, nível de espuma, nível de líquido máximo, nível de líquido mínimo, rotação, válvula de alívio, bombas peristálticas, sensores digitais (ISM) e outras 2 variáveis 4-20mA.
Potência em pleno funcionamento (220 V monofásico): 2000W.
Modulo de controle, operado via wireless, por radiofrequência
Controlador PID microprocessado com painel de operação e controle Touch-Screen, 02 portas USB (no mínimo), 2 portas RS-232 (no mínimo),, 1 porta RS-422/485 no mínimo), 1 conexão USB (no mínimo) para memórias flash.
Software com acessos restritos e configuráveis para diversos níveis de usuários. Possuir página para configuração, diagnóstico, calibração, visualização de gráficos e operação
Malha de controle de nível de espuma
Malha de controle de nível de líquido máximo e mínimo
Malha de controle de pressão
Malha de controle de Redox
Malha de controle de oxigênio dissolvido
Monitoramento de dióxido de carbono gasoso
Controlador mássico para vazão de gases
Medidor/controlador mássico de vazão automático e digital para reator/fermentador
Sensor de O2 autoclavável com comunicação digital para reator/fermentador
Sensor de pH autoclavável com comunicação digital para reator/fermentador
Sensor de temperatura tipo Pt-100 para reator/fermentador.
Cabo de 1 metro para conexão de sensores digitais de pH, ORP, oxigênio dissolvido e oxigênio gasoso.