Revisão aos 25 anos de uso multimetro Fuke DT-830B - Eletrônica - Clube do Hardware
Revisão aos 25 anos de uso multimetro Fuke DT-830B
Por Pincipi, 11 de outubro de 2017 em Eletrônica
Pincipi 90
Resgatando o assunto do antigo tópico:
Tenho um velho multímetro o qual comprei em 1992, levou algum tempo para descobrir que não existe Fuke e o certo seria a marca Fluke:
Nestes anos todos de uso eu tive diversos problemas, o primeiro é que o cabo vermelho rompeu e depois de desmontar e soldar deu tudo certo e voltou a funcionar:
Para desencaixar a ponta basta ir forçando aos poucos que ela sai.
O segundo problema foi quando a bateria acabou e fui trocar, neste momento eu rompi o engate da bateria de 9V, sorte que achei um brinquedo velho e aproveitei o engate dele, foi só soldar o engate bom e voltou a funcionar normalmente.
Depois de uns dez anos de uso o display começou a dar problema as vezes não aparecia o número completo, só apareciam partes deles e conforme apertava o display, os números apareciam por completo, na época fiz uma gambiarra com espuma dentro da carcaça:
Funcionou por muito tempo, ocorre que agora o mesmo problema voltou:
Aqui deveriam aparecer três zeros mas, quando aperto com a mão aparece uma parte:
Então vamos lá, mãos a obra, vamos abrir ele e fazer a revisão dos 25 anos de uso, comece retirando os dois parafusos da parte de trás, ou de baixo:
Então terá acesso ao interior:
Recomendo cuidado ao remover o conector da bateria, as vezes a bateria vaza e fica enferrujado e gruda tudo, se não retirar com jeito estraga, para acessar a área do display tem que soltar os três parafusos marcados com a bolinha vermelha, inclusive um deles fica em baixo do fuzivel. Tenha em mente que ao soltar os parafusos, vai liberar a placa da tampa superior e provavelmente o seletor vai se desencaixar e duas bolinhas de metal e um par de molas vão se soltar:
No meu caso a mola do lado esquerdo enferrujou e virou pó, depois vou arrumar outra mola ou fazer alguma gambiarra com espuma ou borracha macia.
A lubrificação original era de uma pasta branca que estava ressecada e usei graxa comum para repor, se bem que acredito que deve ser recomendado outro tipo de graxa.
Finalmente, no display:
Já deu para notar que quebrou um dos suportes de plástico que prendem o display na placa.
O problema está na borracha entre o display e a placa.
Veja o detalhe marcado em vermelho, é bem ai que ocorre o mal contato.
O display está só encaixado, a espuma rosa está colada apenas no vidro.
Analisando o problema, uma solução seria dar um jeito de deixar pressionado o local para que não ocorra mais o mal contato.
Visto de lado fica assim, a placa até fica torta.
Optei por fazer dois furos no suporte:
Aproveitei para dar uma limpada no zinabre dos contatos passando bem de leve um lápis borracha:
Depois peguei uma fita dental, aquele fio que se usa para limpar os dentes, eu sei que ele é bem forte para este propósito:
Fechei o nó e fiz um ajuste fino, colocando pedaços de palitos de dente até chegar ao ponto exato de não ter mais mal contato:
Então, remontei tudo e sucesso:
O display voltou a funcionar.
A capa cobriu a fita dental, nem parece que foi consertado de um modo nada profissional.
Mais tarde pretendo fazer uma boa limpeza, só não sei ainda qual a lubrificação que vai nos contatos móveis do seletor.
Espero que entenda que de fato um multímetro deste pode ser comprado a partir de dez reais e que por certo o destino dele era o lixo, já que é mais barato comprar outro do que perder tempo com seu reparo mas, acontece que viciei em consertar tranqueiras e não sossego enquanto não ver funcionando direitinho.
É isso, espero ter ajudado em alguma coisa.
"Fuke" you! Excelente nome Chinês huauhauhauhahuauha X) legal o nome!
Compre um Fluke ^^
O tempo passa e o multímetro é a mesma coisa.. Em também tenho um com esse mesmo modelo DT830B, mas nem marca tem, comprei faz uns 2 anos, a placa é identica, só muda que os resistores do meu são SMD.
Enfim, mesmo tendo que fazer alguns remendos seu aparelho ainda está conservado, afinal tem 25 anos.
Continuando, resolvi que iria retirar a bateria recarregável de 9V para usar no multímetro novo e fazer a gambiarra no multímetro velho, utilizando células de bateria de notebook, existem muitos vídeos na internet mostrando isso.
Aproveitei parte carcaça da bateria e de propósito coloquei dois parafusos emendados ao fio com as pontas do lado de fora, a finalidade para isso foram várias:
1- Ter um terminal pronto para uma eventual recarga, sem a necessidade de desmontar ou o pac de baterias ou o multímetro, se bem que uma bateria destas pode durar uma vida inteira.
2- Ter a possibilidade de eventualmente aproveitar a fonte de energia para algum outro propósito, como por exemplo um led para iluminar o próprio multímetro ou o que está sendo medido.
3- Ter a possibilidade de testar a bateria sem desmontar, apenas para saber quanto ainda resta de carga, sem levar em consideração que este modelo avisa na tela com um desenho de bateria que está na hora de trocar.
Uma interessante observação é que fiquei tentado a realizar um auto teste, usando o próprio multímetro para medir a própria bateria em uso, eu sei que isso é uma santa ingenuidade, pois se fosse possível, ele viria com um botão para mostrar a carga, o resultado é este, em DCV 20 selecionado:
Ao colocar apenas a ponta preta no negativo aparece "-1 .", e ao colocar apenas a ponta vermelha no positivo aparece "2.98".
Invertendo, colocando apenas a ponta vermelha no negativo aparece "-4.66" e colocando apenas a ponta preta no positivo aparece "1 ."
Colocando as duas pontas ao mesmo tempo dá "-1 ."
Medindo em outro multímetro que tenho, um analógico, na escala DCV 50 marca entre 8 e 9. Na escala DCV 10 ultrapassa o fim da escala.
No final do trabalho ficou assim:
Com opção de ficar inclinado, muito bom, tem melhor visibilidade do que ficar deitado.
Que era a única posição que podia ser usado antes, já que em pé ele caia.
problema esolvido agora que com o peso das baterias passou a ficar em pé equilibrado sem cair.
A diferença em relação aos outros projetos na internet está na dobradiça que permite a mudança de posições.
Por outro lado ele ficou bem mais pesado e sua aparência não é muito boa, fica com cara de gambiarra.
12 minutos atrás, Pincipi disse:
Isso acontece porque esses multímetros usam um divisor de tensão. Pode ver que a soma dos dois valores que encontrou resultam em 7,64V. Pois no caso as duas baterias que está usando são de aproximadamente 3,7V.
No mais achei a gambiarra da dobradiça interessante, penso até em fazer no meu velho ICEL IK-1250 que também não tem apoio.
Em 13/10/2017 às 18:42, Mestre88 disse:
Neste ponto eu tenho algumas ideias para ter um apoio sem as dobradiças:
Fazer com um arame, um suporte no mesmo estilo aos que são utilizados em notebooks, porta bíblias ou porta retratos, não tira a originalidade do aparelho e resolve.
Outra ideia é fixar o apoio no aparelho por meio de "enforca gato" ou até mesmo amarrar com algo, através de furos na parte de baixo e no apoio.
Pode ser, eu nunca tinha pensado nisso.
Já prevendo o fim de vida útil do multímetro, resolvi comprar outro igual para eventual substituição e fazer comparações do velho com o novo, após pesquisas de preços acabei escolhendo outro modelo, o DT-832 que basicamente parece ter de diferença apenas um sinal sonoro, além do que na compra pela internet, de um fornecedor da China foi realizada em 10OUT17, por AU $4,50 (Dólares Australianos), incluindo o valor do frete, mesmo se levando em conta o acréscimo do valor do imposto de importação em 60%, acabou , fazendo-se as contas, ficando mais barata do que comprar aqui no Brasil, cujo frete duplicava o valor, com pagamento pelo PayPal ficou convertido em R$ 11,36 com previsão de entrega em 27OUT17.
Quando veio a fatura do cartão apareceu o valor de R$ 11,70 mais IOF de R$ 0,71.
Passado o prazo o item não chegou e obtive reembolso em 12DEZ17 dos AU $4,50 que apareceram na fatura do cartão como R$ 10,69 mais o IOF de R$ 0,69 (valor restituído, aparece com o sinal de menos na frente e entra como um crédito). Deve existir uma variação no câmbio nas datas das transações que nunca beneficia o comprador, sempre dá um valor menor.
Eis que no dia 29DEZ17 ele chegou, em perfeitas condições e sem a cobrança do imposto de importação, no momento estou esperando resposta do vendedor para saber como realizo um novo pagamento, para que ele não fique no prejuizo.
Outra curiosidade é que o vendedor, depois de me devolver o valor, cancelou as vendas para o Brasil, aparece lá que não entrega mais no Brasil, entrega para várias partes do mundo mas, o Brasil entrou na lista negra.
Visualmente, num golpe de vista, as imagens dos multímetros pareciam ser iguais mas, não são, o mais novo é um pouco menor.
Para comparação e entender melhor o que quero dizer, referencio o seguinte site:
http://hartgeloetet.blogspot.com.br/2014/09/messgerat-dt-830b-mal-3.html
Lá o autor compara três modelos diferentes de multímetro DT830B, o mais antigo com uma tecnologia parecida com o meu e os outros dois com uma tecnologia aparentemente mais moderna.