Medidor da Umidade Compacto. Modelo MO50 GUIA DO USUÁRIO - PDF
Download "Medidor da Umidade Compacto. Modelo MO50 GUIA DO USUÁRIO"
Yago Gama Azenha
1 Medidor da Umidade Compacto Modelo MO50 GUIA DO USUÁRIO
2 Introdução Obrigado por escolher o Medidor de Umidade Extech MO50. O MO50 compacto faz medições de referência de nível de umidade rapidamente (em porcentagem %) em madeira e materiais de construção. O MO50 é simples de operar e oferece dígitos de medição, sinais sonoros e ícones de gota de umidade para indicar o nível do teor de umidade. O MO50 é ideal para projetos de restauro de construções e aplicações em que a detecção de umidade em pisos e sob os tapetes é fundamental. O MO50 é uma ótima ferramenta para analisar as consequências de vazamentos de água atrás de paredes e em tetos. Esse medidor é fornecido totalmente testado e calibrado e, com o uso adequado, irá proporcionar anos de serviço confiável. Visite nosso website ( para verificar a versão mais recente desse Guia do Usuário, Atualizações de Produto, Registro de Produtos e Suporte ao Cliente. Funcionalidades Exibe o nível de umidade na madeira Exibe o nível de umidade em materiais de construção (placa de gesso acartonado, placa de reboco, papelão, gesso, concreto e argamassa) Taxa de sinal sonoro emite um bipe mais rápido quando o nível de umidade aumenta (8 variações de tom) Os ícones de Gota de umidade exibem os níveis de teor de umidade baixos, médios e altos Fácil de usar, desenho compacto O Bloqueio de Exibição congela a leitura no display O Desligamento Automático conserva a energia da bateria Completo com pinos (4), tampa de proteção e bateria de 9 V 2
3 Descrição Descrição do Medidor 1 1. Pinos de medição 2. Display LCD 3. Botão de energia 4. Botão de Seleção de Material 5. Botão de Bloqueio do Display/Sinal Sonoro Nota: 2 Compartimento da bateria na parte traseira do medidor Capa protetora não mostrado Fig. 1 Descrição do Medidor Descrição do Display 1. Ícones de Gota de Umidade (1 gota para baixo teor de umidade, 2 para médio, e 3 para alto) 2. Modo de Madeira 3. Modo de Material de Construção 4. Ícone do Sinal Sonoro ativo 5. Dígitos de leitura da Umidade 6. Unidade Porcentual de umidade (relativa) 7. Modo de Bloqueio do Display Ícone de status da bateria Fig. 1 Descrição do Display 3
4 Descrição dos Botões Botão Nome do botão Descrição Ligar/Desligar a energia / Selecionar Material / Bloqueio do Display / controle do Sinal Sonoro Pressione e segure para alternar o medidor entre Ligado e Desligado Selecionar o Grupo de Material (Madeira, Materiais de Construção) Uma pressão curta bloqueia a leitura no display Uma pressão longa alterna o Sinal Sonoro entre Ligado e Desligado Operação PRECAUÇÃO: Os pinos de medição do eletrodo são extremamente afiados. Tenha cuidado ao manusear esse instrumento. Cubra os pinos com a tampa de proteção quando o aparelho não está em uso. Passos da Operação 1. Com cuidado, retire a tampa protetora/teste para expor o eletrodo pinos. 2. Pressione e segure o botão de alimentação. O medidor emite sinais sonoros e o display se liga quando o medidor é ligado. Se o medidor não ligar, verifique a bateria no compartimento traseiro. 3. Pressões momentâneas no botão de Seleção de Material alterna entre os modos de operação de Madeira e de Material de Construção. Os ícones apresentados indicam o modo selecionado. 4. Empurre os pinos de eletrodo para dentro do material em teste. 5. Observe a leitura exibida em porcentagem (%), visualize o ícone de gota de umidade apresentado e escute os sinais sonoros. 1 gota de umidade para leituras baixas; 2 para leituras médias; 3 para leituras altas; consulte o gráfico na parte traseira do medidor e a reprodução no Anexo, mais adiante nesse guia. Escute, também, o som da medição sonora (bipes rápidos para leituras mais elevadas e bipes lentos para leituras mais baixas). Existem oito (8) variações de tom. 6. Pressione e segure o botão de energia para desligar o medidor. Desligamento Automático (APO Auto Power OFF) Para economizar a energia da bateria o medidor se desliga automaticamente após um período de três (3) minutos de inatividade. Bloqueio do Display Pressione o botão de Bloqueio do Display para congelar a leitura exibida. O ícone fica visível no display quando o Bloqueio do Display está ativo. Pressione novamente para retornar para o modo normal de operação. 4
5 Sinal Sonoro Ligado/Desligado (ON/OFF) O sinal sonoro vem predefinido para Ligado (ON). Para desligar o sinal sonoro, pressione e segure o botão de Bloqueio do Display/Sinal Sonoro. Quando o sinal sonoro está ativo o ícone de exibição de áudio fica visível. Auto teste tampa girar sobre a MO50 medidor e definir o metro de madeira ou construir e pressione o eletrodo pinos para os contatos na parte superior da tampa protetora/teste. Resultados esperados: Madeira: 17,0 anos para 19,0% Construção: 15,5 a 17,5% se as leituras do contador fora destas medições substituir as pilhas. Se ela ainda lê fora destas medidas, o contador está com defeito, você deverá entrar em contato com Extech. Manutenção Substituição da Bateria Quando o ícone de status da bateria aparece vazia ou piscando, troque a bateria. 1. Remova a tampa do compartimento traseiro da bateria empurrando a trava do compartimento. 2. Substitua a bateria de 9 V observando a polaridade correta. 3. Recoloque a tampa do compartimento de forma segura. 4. Descarte a bateria de forma responsável e respeitando as regulamentações legais aplicáveis. Nunca descarte as baterias usadas ou recarregáveis junto com o lixo doméstico. Como consumidores, os usuários são legalmente obrigados a entregar as baterias usadas em locais de coleta apropriados, a loja de varejo onde as baterias foram compradas, ou locais onde as baterias são vendidas. Descarte: Não descarte esse instrumento junto com o lixo doméstico. O usuário é obrigado a entregar os dispositivos em fim de vida em um ponto de coleta designado para a eliminação de equipamentos elétricos e eletrônicos. Cuidados e Limpeza Quando o instrumento não está em uso, mantenha a tampa de proteção no lugar. Os pinos de eletrodos são extremamente afiados. Guarde o medidor em um ambiente ambientalmente estável, livre de poeiras, fora da luz do sol direta. Remova a bateria do instrumento se o medidor é para ser armazenado por um longo período ou se o símbolo da energia de bateria aparecer vazio (ou piscando) no display. Para limpar a caixa do medidor, limpe com um pano úmido e não use solventes ou abrasivos. Para limpar os pinos, limpe cuidadosamente com um pano úmido para remover resíduos; deixe secar bem antes de usar. 5
6 Especificações Display LCD com indicadores multi função Tipo de medição Teor de Umidade Relativa (%) Princípio de medição Resistência elétrica Indicação de medição Digital, ícones de Gotas de Umidade (1, 2, ou 3 gotas) e sinal sonoro com 8 níveis de intensidade indicando leituras de umidade de baixa a alta Faixas de medição Madeira Baixa: 5 % a 11,9 %; Média: 12 % a 15,9 %; Alta: 16 a 50 % Materiais de Construção Baixa: 1,5 % a 16,9 %; Média: 17 % a 19,9 %; Alta: 20 a 33 % Resolução 0,1 % Precisão ± 3,0% para as condições do ambiente 22 o C a 25 o C (72 o F a 77ºF) Comprimento do pino do eletrodo 0,3 (8 mm) Tipo do pino do eletrodo Aço inoxidável. Integrado, substituível Desligamento Automático Após aprox. três (3) minutos Fonte de alimentação Uma (1) Bateria de 9 V (compartimento traseiro) Consumo < 15 ma Indicação de Bateria fraca Quando a tensão da bateria é < 7,0 VDC, aproximadamente Condições operacionais 5~45 o C (41~113 o F); 80 %RH (UR) max. Storage conditions 0~50 o C (32~122 o F); 85 %RH (UR) max. Dimensões 170 x 65 x 30 mm (6,7 x 2,6 x 1,2") Peso 120 g (4,2 oz.) sem bateria Anexo Tabela de Interpretação da Medição MADEIRA (%) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (%) FAIXA TOTAL > 5~50 1,5~33 BAIXA MÉDIA ALTA 5~9,9 1,5~9,9 10~11,9 10~16,9 12~13,9 17~17,9 14~15,9 18~19,9 16~19,9 20~23,9 20~29,9 24~27,9 30~39,9 28~29,9 40~50 30~33 Copyright 2015 FLIR Systems, Inc. Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma. ISO 9001 Certified 6