Localizador de cabos avançado AT-7000-EUR - PDF
Download "Localizador de cabos avançado AT-7000-EUR"
Glória Rocha Bacelar
1 Localizador de cabos avançado AT-7000-EUR Localização de cabos reinventada Obtenha resultados precisos em minutos com novas funcionalidades e tecnologias que simplificam a localização de cabos e a identificação de disjuntores. O Smart Sensor patenteado do receptor, com o novo design inovador de antena e processador de sinal avançado, apresenta claramente a localização e orientação de cabos com tensão em paredes, pavimentos e tectos, no grande display LCD TFT a cores. O poderoso transmissor utiliza duas frequências óptimas para cabos com tensão e sem tensão, e localização de disjuntores, proporcionando resultados consistentemente precisos, tanto para utilizadores inexperientes como para especialistas. A nova funcionalidade de procura e localização identifica claramente o disjuntor correcto a utilizar, eliminando a confusão das leituras de positivos falsos, comuns nas ferramentas de localização com tecnologia mais antiga. Ecrãs de ajuda e UI de fácil utilização em 14 idiomas* Tensão sem contacto (NCV) Sensor de ponta Smart Sensor (parte posterior) Display LCD TFT a cores grande e luminoso Ajuste da sensibilidade do sinal (-/+) Tecla Enter para a selecção de funções Teclas de navegação de 4 sentidos Vareta de isolamento Funcionalidades do AT-7000-EUR Localiza cabos nas paredes, tectos, pavimentos e cantos Localiza disjuntores e fusíveis Identifica com precisão curtocircuitos e circuitos abertos Display LCD TFT a cores de alta resolução com 3,5" Três modos de energia Modo de energia "Elevada" para circuitos normais Modo de energia "Reduzida" para localização precisa em áreas difíceis Modo de energia "Pinça" que proporciona ampliação de sinal utilizando uma pinça de sinal Dois modos de frequência automaticamente seleccionados para localização óptima em circuitos com e sem tensão A bateria recarregável do amplificador de sinal (BR-7000-T) aumenta a força do sinal do transmissor Acessório de pinça (SC-7000-EUR) para induzir sinal em cabos sem acesso a condutores expostos Ecrãs de ajuda incorporados proporcionam uma configuração fácil e isenta de errosa *UI (interface de utilizador) em 14 idiomas. English Deutsch Français Español Italiano Czech Finnish Dutch Norsk Polski Portugués Russian Slovak Swedish
2 Funcionalidades e funções do AT-7000-EUR Sensor de ponta Smart Sensor Botões de modo de energia (Elevada, Reduzida, Pinça) Sensor de ponta A forma do sensor de ponta permite a localização em áreas difíceis de alcançar, como cantos e espaços apertados, bem como a identificação precisa de disjuntores e fusíveis. Ao utilizar dois tipos diferentes de antenas (bobina indutiva e capacitativa), o sensor de ponta proporciona resultados de localização de sinal óptimos em circuitos com e sem tensão, que são automaticamente seleccionados pelo modo de funcionamento. Pinça de sinal SC-7000-EUR Smart Sensor Determine de forma rápida e fácil a direcção e a localização precisas de cabos com tensão nas paredes, pavimentos e tectos com o Smart Sensor patenteado. Combinada com um processador de sinal rápido que mede pequenas alterações no sinal detectado várias vezes por segundo, esta nova tecnologia proporciona uma precisão sem igual e uma utilização fácil na localização de cabos com tensão. Pinça de sinal Quando não existe acesso a condutores expostos, utilize a pinça de sinal SC EUR para induzir um sinal em circuitos com ou sem tensão para a localização de cabos e de cargas. O modo "pinça" do transmissor proporciona um sinal ampliado de 6 khz através da pinça para melhorar a precisão e o desempenho. Com três modos de energia, "elevada", "reduzida" e "pinça", e duas frequências de saída (6 khz e 33 khz), o incorpora as melhores tecnologias disponíveis para uma óptima localização de cabos e identificação de disjuntores em circuitos com e sem tensão. O define automaticamente a frequência com base na tensão detectada e solicita ao utilizador que seleccione o nível de energia com base na sua aplicação. O display LCD TFT a cores apresenta a tensão detectada, a saída de frequência e o modo de energia. O localizador de cabos avançado AT-7000-EUR está disponível em dois kits com muitas funcionalidades Características Kit AT-7020-EUR Kit AT-7030-EUR Localiza cabos com e sem tensão Localiza disjuntores com e sem tensão Identifica com precisão curto-circuitos e circuitos abertos Três modos de energia Modo de energia "Elevada" para circuitos normais Modo de energia "Reduzida" para uma localização precisa em áreas difíceis Modo de energia "Pinça" que proporciona ampliação de sinal de indução através da pinça de sinal Dois modos de frequência para localização óptima 6 khz para circuitos com tensão 33 khz para circuitos sem tensão Bateria recarregável do amplificador do sinal (BR-7000-T) Bateria de iões de lítio de longa duração Recarrega quando o transmissor está ligado a um circuito com tensão Sinal melhorado para localização em circuitos abertos e com tensão Sinal ampliado no modo "Pinça" Pinça de sinal (SC-7000-EUR) Acessório de pinça para induzir sinal em cabos sem acesso a condutores expostos
3 Funcionalidades e funções do AT-7000-EUR Localização de cabos rápida e fácil com o sensor Smart Sensor Localização de cabos em paredes, tectos e pavimentos A localização de cabos pode ser um desafio. O Beha-Amprobe AT-7000-EUR torna a localização de cabos com tensão mais fácil e precisa do que nunca. A matriz do sensor Smart Sensor patenteado e o processador de sinal avançado proporcionam informação instantânea sobre a localização e direcção de cabos no grande display LCD TFT a cores. Identifique de forma fácil a direcção e orientação de cabos em paredes, pavimentos e tectos até 5 cm /2 pol. de precisão, mesmo em circuitos protegidos por RCD. RCD Energized wire O display LCD TFT dinâmico guia-o na direcção e orientação do cabo com tensão. O display indica quando o Smart Sensor está centrado sobre a localização do cabo com tensão e indica as respectivas direcção e orientação precisas. Identificação clara e precisa de disjuntores Identificar disjuntores e fusíveis Combinado com um poderoso transmissor que utiliza frequências óptimas para a localização de circuitos com e sem tensão, a nova funcionalidade de procura e localização identifica o disjuntor ou o fusível correcto com o maior sinal registado. Isto elimina a confusão de leituras com vários positivos falsos, comuns nas ferramentas de localização com tecnologia mais antiga. A seta a verde e o alerta audível indicam que o disjuntor-alvo foi encontrado.
4 Funcionalidades e funções do AT-7000-EUR Localizar cabos dentro de condutas Localize cabos com e sem tensão dentro de condutas de metal fechadas removendo a tampa da caixa de ligação e utilizando o sensor de ponta do receptor para identificar o cabo específico que transporta o sinal transmitido gerado pelo transmissor. Cabos em condutas que não sejam de metal podem ser localizados directamente sem abrir a caixa de ligação e utilizando o Smart Sensor do receptor. Localize cabos com ou sem tensão removendo a tampa da caixa de ligação. Localize cabos com tensão sem acesso a condutores expostos O acessório da pinça de sinal SC-7000-EUR pode ser utilizado com o transmissor para induzir sinal em cabos com e sem tensão quando não existe acesso a condutores expostos. Coloque a pinça no cabo pretendido para induzir o sinal e comece com o processo de localização. Induza o sinal com a pinça de sinal quando não existirem condutores expostos. Utilize o sensor de ponta para localizar cabos em áreas difíceis de alcançar. Utilize o sensor de ponta para localizar cabos em áreas difíceis de alcançar Quando utilizado com o transmissor, o sensor de ponta indica com precisão a localização de cabos com e sem tensão em espaços apertados, difíceis de alcançar. Localiza de forma fácil e precisa os cabos-alvo com e sem tensão em caixas de ligação, cantos, paredes, pavimentos e tectos a uma profundidade de até 6,1 metros (20 pés). Detecção de tensão sem contacto (NCV) A funcionalidade de NCV amplia a função do receptor ao detectar cabos com tensão de 90 a 600 V e 40 a 400 Hz sem a utilização de um transmissor. A respectiva sensibilidade ajustável adequa-se a uma série de aplicações, desde a detecção da presença de tensão (sensibilidade maior) à identificação precisa de um cabo com tensão num conjunto (sensibilidade menor). Detecção de tensão sem contacto (NCV). Vareta de isolamento É possível instalar uma vareta de isolamento no receptor para localizar facilmente cabos em tectos altos, paredes e pisos. A vareta está disponível para venda nos distribuidores eléctricos.* Vareta de isolamento *De momento, este acessório não está disponível através da Beha-Amprobe. Localize cabos em locais de difícil acesso com uma vareta de isolamento.
5 Localizador de cabos avançado AT-7000-EUR Especificações Pinça de sinal SC-7000-EUR Tamanho do display LCD TFT a cores 8,89 cm (3,5 pol.) 4,5 cm (1,77 pol.) Dimensões do display LCD TFT a cores 7,01 x 5,26 cm (2,76 x 2,07 pol.) 2,79 x 3,51 cm (1,1 x 1,38 pol.) Resolução do display LCD TFT a cores 320 píxeis x 240 píxeis 128 píxeis x 160 píxeis Tipo do display LCD TFT a cores LCD TFT RGB x TFT Display LCD TFT a cores Retroiluminação mddr 64 MB 64 MB Memória FLASH 128 MB 128 MB Áudio 95 db Gama de temperaturas de funcionamento -17,77 C a 49 C (0 a 120 F) -17,77 C a 49 C (0 a 120 F) -17,77 C a 49 C (0 a 120 F) Temperatura de armazenamento -40 a 65,5 C (-40 a 150 F) -40 a 65,5 C (-40 a 150 F) -40 a 65,5 C (-40 a 150 F) Humidade de funcionamento máx. 95% H.R. máx. 95% H.R. máx. 95% H.R. Altitude de funcionamento 2000 m 2000 m 2000 m Categoria de segurança CAT IV 600 V CAT IV 300 V CAT IV 600 V Protecção contra efeitos transitórios 6,00 kv (pico 1,2/50 us) Grau de poluição Teste de queda 1 m (3,28 pés) 1 m (3,28 pés) 1 m (3,28 pés) Fonte de alimentação 4 pilhas alcalinas AA V AC/DC, Hz AT-7030: BR-7000-T: Iões de lítio, 7,2 V, 2,2 Ah AT-7020: 6 pilhas alcalinas AA Consumo de energia 4 pilhas AA: 2 W AT-7030: Bateria BR-7000-T: 2 W AT-7020: 6 pilhas AA: 2 W Tensão AC (estado de carga): 10 W Tensão AC: 3 W Tensão de carga (BR-7000-T) V Duração da carga (BR-7000-T) 16 h Duração do arranque 30 seg. 20 seg. Vida útil das pilhas não recarregáveis 9 h 9 h Vida útil da bateria recarregável (BR-7000-T) 10 h 10 h Corrente de fuga (não recarregável) 1,1 a 2,6 ua 6 a 14 ua Corrente de fuga (recarregável) 1,2 a 2,6 ua 1,2 a 4 ua Classificação IP IP52 IP40 IP52 Taxa de amostragem Resposta do sinal Tempo de resposta Sinal de 6,25 khz: 62,5 ksps 32,768 khz: 256 ksps NCV: 62,5 ksps Sinal audível, apresentação de gráfico de barras, apresentação de valor numérico Modo inteligente: 750 ms Sensor de ponta com tensão: 300 ms Sensor de ponta sem tensão: 750 ms NCV: 500 ms, Monitorização da bateria: 5 seg. Sinal de 6,25 khz: 62,5 ksps 32,768 khz: 256 ksps Apresentação de valor numérico Medição de tensão: 1,5 seg. Monitorização da bateria: 5 seg. Medições de tensão instantâneas V, DC a 400 Hz V AC/DC (+ - 10%) V AC/DC (+ - 5%) OL (>330 V) Tensão sem contacto (NCV) V AC (+ - 5%) Indicador LED intermitente a verde: detecção de sinal Vermelho: com tensão OFF: sem tensão Cor-de-laranja: sobretensão Frequência de funcionamento Com tensão: 6,25 khz Sem tensão: 32,768 khz Medição de tensão: Hz Com tensão: 6,25 khz Sem tensão: 32,768 khz Com tensão: 6,25 khz Sem tensão: 32,768 khz Indicação sonora Besouro piezoeléctrico de 1kHz Detecção de gama (ao ar livre) Indicação precisa em modo inteligente: aprox. 5 cm (1,97 pol.) de raio (+ - 2%) Indicação de direcção: até 1,52 m (5 pol.) (+ - 2%) Sensor de PONTA: com tensão Indicação precisa: aprox. 5 cm (1,97 pol.) (+ - 1%) Detecção: até 6,71 m (22 pés) (+ - 1%) Sensor de PONTA: sem tensão Detecção: até 4,27 m (14 pés) (+ - 5%) NCV Indicação precisa: aprox. 5 cm (1,97 pol.) de raio Detecção: até 1,22 m (4 pés) (+ - 5%) Saída de corrente (reduzida) com tensão 53 ma rms Saída de corrente (elevada) com tensão 92 ma rms Saída de corrente (reduzida) com BR-7000-T com tensão 53 ma rms Saída de corrente (elevada) com BR-7000-T com tensão 120 ma rms Saída de corrente (reduzida) sem tensão 60 Vp-p Saída de corrente (elevada) sem tensão 120 Vp-p Saída de corrente (pinça) sem tensão 180 Vp-p 1,5 Vp-p Abertura da garra 5,08 cm (2 pol.) Fusível 3,15 A, 600 V MÁX., LENTO 5 X 20 MM Dimensões 27,75 x 11,25 x 6,483 cm (10,92 x 4,43 x 2,55 pol.) 21,59 x 10,16 x 5,59 cm (8,5 x 4 x 2,2 pol.) 20,83 x 8,13 x 4,27 cm (8,2 x 3,2 x 1,68 pol.) Peso 0,544 kg (1,20 lb) 0,593 kg (1,30 lb) 0,294 kg (0,648 lb)
6 AT-7020-EUR Kit de localizador de cabos avançado AT-7030-EUR Kit de localizador de cabos AT-7000-EUR AT-7030-EUR Kit de localizador de cabos avançado KIT AT-7020-EUR KIT AT-7030-EUR Descrição Unidade do receptor com Smart Sensor, sensor de ponta e display LCD TFT a cores com duas frequências de transmissão (6 khz e 33 khz) e três modos de energia (Elevada, Reduzida, Pinça) Cabos de teste TL-7000-EUR Cabo de teste vermelho (1,9 m [6,4 pés]), cabo de teste verde (7,7 m [25 pés]), conjunto de pinças de crocodilo pretas e vermelhas, conjunto de pontas de prova pretas e vermelhas e cabo de teste especial Mala de transporte CC-7000-EUR Mala de transporte personalizada Beha-Amprobe que guarda em segurança o transmissor, a pinça de sinal, os cabos de teste e os acessórios Pinça de sinal SC-7000-EUR Acessório de pinça de sinal para induzir um sinal em cabos sem acesso a condutores expostos Suporte HS-1 O suporte magnético de três vias para o transmissor permite pendurar a unidade, colocar num cinto ou num suporte Bateria de amplificador BR-7000-T Carregador de bateria BR-7000C Cabo de teste TL M Especificações do kit A bateria recarregável do amplificador do sinal (iões de lítio, 7,2 V, 2,2 Ah) proporciona força de transmissão de sinal aumentada nos modos Elevada e Pinça Carregador de bateria externo para BR-7000-T Cabo de teste de 25 m Peso do kit 4,06 kg (8,95 lb) 4,67 kg (10,30 lb) Tamanho da mala 40,6 x 33 x 17,8 cm (16 x 13 x 7 pol.) 40,6 x 33 x 17,8 cm (16 x 13 x 7 pol.)
AT-7000 Advanced Wire Tracers
AT-7000 Advanced Wire Tracers AT-7020 AT-7030 Manual do utilizador AT-7000 Localizador de cabos avançado AT-7020 AT-7030 Manual do utilizador Português 03/2015, Rev A 2015 Beha-Amprobe. Todos os direitos