Analisadores de Vida de Prateleira – Expolabor
Analisadores de Vida de Prateleira ("Shelf Life") com função de Análise de Tamanho de Partículas
A empresa alemã LUM GmbH é líder do mercado em inovação tecnológica para análise direta e acelerada de vida de prateleira ("shelf life") e caracterização de distribuição de tamanho de partículas em dispersões. Os equipamentos trabalham na base da tecnologia STEP (Space and Time resolved Extinction Profiles), acompanhando fenômenos de separação de fases numa amostra através da medição de transmissão de luz ao longo do tempo.
O LUMiSizer caracteriza os fenômenos de separação e consolidação em dispersões em forma acelerada (sob centrifugação), o LUMiReader sob mera influência da gravidade. Com a integração de fontes de luz de diferentes comprimentos de onda nestes dois equipamentos – o LUMiSizer e o LUMiReader – a LUM agora abre novas frentes na área de caracterização de dispersões. Até o momento, somente uma fonte para emissão de luz de infravermelho próximo (NIR) foi usada.
Multi-wavelength Separation Analyser LUMiReader PSA®: o LUMiReader, equipamento para acompanhar e analisar separação de fases sob gravidade, ganhou uma fonte de luz com comprimento de onda múltiplo. Com isso, permite – além da função tradicional dele – a análise de tamanho e distribuição de tamanho de partículas conforme ISO 13317, numa faixa de 500nm até aprox. 300 micras. O LUMiReader PSA complementa o LUMiSizer para dispersões de pouca estabilidade.
Aplicações típicas para ambos os equipamentos são bebidas e emulsões de fragrâncias, emulsões cosméticas e farmacêuticas ou de adesivos e muitas outras. Para ambos os equipamentos existem células de medição de vários materiais resistentes contra ataque químico.
Multi-wavelength All-in-One-Dispersion Analyser LUMiSizer®: o LUMiSizer ganhou um modelo com duas fontes de luz, 470nm e 865nm, que podem ser selecionadas no software SEPView® quando se estabelece o método de operação. Assim o equipamento serve para a rápida caracterização de fenômenos de separação e consolidação em dispersões, além de determinar o tamanho e a distribuição de partículas conforme ISO 13318, numa faixa de aprox. 20nm até 100micras. A caracterização de nano-materiais (p.e. nano – sílica, nano – ouro, óxidos de zircônio) ficou mais fácil.
No outro lado, clientes na indústria aproveitam da enorme flexibilidade do equipamento para analisar a estabilidade tanto de dispersões primárias concentradas (p. e. durante produção, armazenagem ou transporte) quanto de suspensões ou emulsões diluídas pronto para uso – com propriedades óticas bem diferentes. Todas podem ser caracterizadas no mesmo equipamento (até 12 amostras simultaneamente). O LUMiSizer permite ensaios de estabilidade conforme ISO TR 13097 com resultados até 5000 vezes mais rápido do que no tradicional teste no tubo de ensaio – para a classificação de estabilidade ou da vida de prateleira em minutos ou horas em vez de dias, meses ou anos – compatíveis com os resultados de testes clássicos.
Com os resultados para a densidade hidrodinâmica de partículas, a velocidade de separação, a distribuição de tamanho de partículas em adição à informação direta sobre a estabilidade, o Multi-wavelength All-in-One-Dispersion Analyser LUMiSizer® permite a análise e avaliação de complexos produtos industriais.