Berço Aquecido de Calor Irradiante - Modelo Matrix R Leito Hidráulico - Olidef
Você está em: Página inicial > Equipamentos Médicos > Berço Aquecido de Calor Irradiante - Modelo Matrix R Leito Hidráulico - Olidef
Marca: Olidef Modelo: Matrix R Disponibilidade: Disponível em 30 dias úteis Referência:
R$ 29.509,00
R$ 27.443,37 à vista com desconto Itau Shopline
ou 6x de R$ 4.918,17 Sem juros
PROCEDENCIA: NACIONAL – BRASIL
DESCRICÃO TECNICA - GERAL
Este berço foi projetado para atender ao recém-nascido em berçários, salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação cirúrgica durante os procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida.
Atende também nos casos de tratamento mais prolongado quando a facilidade de acesso e a visualização são mais necessárias, pois permite a utilização em diversas configurações devido a sua concepção modular construtiva.
Os acessórios são modulares e proporcionam a adequação perfeita para viabilizar os protocolos adotados pelo cliente nos diferentes ambientes dentro do hospital.
Equipamento registrado na ANVISA sob REGISTRO Nº. 10227180037, fabricado de acordo com as Boas Práticas de
Fabricação ANVISA e ISO 13485:
2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de
29 de maio de 2007 e as normas técnicas:
NBR IEC 60601-2-21
Aquecimento produzido através de sistema irradiante de calor emitido por elemento aquecedor construído em fio de níquel-cromo revestido em quartzo, montado em um módulo refletor com aletas direcionadoras, localizado na parte
superior do berco, propiciando um aquecimento homogêneo em toda a área do colchão, sem dificultar o acesso ao paciente;
Calha protetora do elemento aquecedor metálica com grade de proteção em aço;
Permite giro bilateral do elemento aquecedor no plano horizontal (180º) com acionamento de alarme de advertência e
desligamento automático do aquecimento, facilitando o posicionamento do aparelho de raios X sem a necessidade de
locomover o paciente;
Sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor, com
desligamento automático do aquecimento e termostato para desligamento da fonte de alimentação em caso de
sobrecarga, atendendo a todos os requisitos da norma técnica NBR 60601-1.
LEITO PARA RN TIPO MESA
Base reforçada com estrutura tubular com tratamento antioxidante pintados com tinta epóxi.
Possui dimensões amplas (60 x 72 cm) ideais para execução de procedimentos complexos.
Sistema de contenção do paciente através de paredes laterais e frontal (abas) de acrílico transparente dotadas de
aberturas para passagem de tubos e cabos, totalmente rebatíveis com acionamento rápido utilizando-se somente uma das
mãos, facilitando a execução dos procedimentos de emergência.
Dotado de gaveta para chassis de raios-x com indicação gráfica do ponto central e sistema de coordenadas cartesianas
para posicionamento.
Sistema hidráulico de inclinação para posições horizontal, trendelemburg e
próclive, permitindo a utilização do leito com inclinação de ate 12°.
Colchão totalmente construído em material atóxico antialérgico e autoextinguível, constituído de espuma com densidade
adequada ao conforto do RN e capa em
PVC removível, sem costura para evitar concentração de bactérias, aberta de um dos lados para facilitar o procedimento
Sistema de acionamento eletrico independente da chave liga-desliga do monitor, para seguranca do conjunto, com
indicador luminoso no painel de controle.
Sistema eletrônico de controle totalmente microprocessado
Removível, de fácil acesso para manutenção e calibração montado em um chassis metálico destacável;
Painel frontal com acabamento liso em policarbonato que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave;
Rotina de auto-teste do sistema ao ligar;
Display alfanumérico / gráfico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para leitura em ambientes com
pouca luminosidade, para indicação de temperatura do paciente, temperatura e potencia desejada, temperatura auxiliar do
paciente, temperatura ambiente, relógio Apgar e alarmes.
Memória para retenção dos valores programados.
Indicação luminosa de standby na coluna do berço com acesso por ambas as laterais.
Indicação gráfica do nível proporcional (0,1/4,2/4,3/4 e 1) da potencia de aquecimento.
Indicação luminosa simultânea de todos os valores de temperatura, potencia e apgar.
Indicação luminosa de todos os alarmes mesmo com o som inibido;
Indicação luminosa para modo automático ou manual;
Indicação da intensidade da potência de aquecimento de 0 a 100% em relação a potência máxima, com intervalos de
Indicação de temperatura do RN com faixa entre 10 a 50ºC, com resolução de
0,1ºC e precisão de ±0,2ºC.
Teclas liga, desliga, bloqueio de teclado, aumento e redução do ajuste com bip de alerta para informação do procedimento
de ajuste;
Tecla inibidora do som dos alarmes;
MODOS DE OPERACÃO
Automático (Servo controle): monitoração da temperatura do paciente através de sensor de pele e controle automatizado
da intensidade de calor fornecida ao recém nascido por sistema servo-controlado
Manual: utilizacão sem sensor de pele, com selecão da intensidade de calor pre ajustada pelo operador;
Comutacão automática de modo manual para automático (servo controle), comandada pelo sensor de pele;
Temperatura de ajuste para modo Automático com faixa de 30,0ºC a 38,0ºC, com ajuste a cada 0,1ºC.
Nível de potencia de ajuste para o modo Manual com faixa de 0 a 100%, com intervalos de 10%.
ALARMES AUDIOVISUAIS COM INDICACÃO SONORA INTERMITENTE
E INDICACÃO PARA VISUALIZACÃO A DISTANCIA
Sensor desconectado da pele do paciente
Falta de energia, acionado por bateria níquel-cádmio recarregável
Sensor desconectado do painel
Falha no sensor de pele
Temperatura baixa, acionado no modo RN , quando o paciente apresentar temperatura abaixo de 1,0º C em relacão +
temperatura desejada;
Temperatura alta, acionado no modo RN, quando o paciente apresentar temperatura acima de 1,0º C em relacão +
temperatura de ajuste;
Sobrecarga, acionado a cada 10 minutos no modo de funcionamento manual, para verificacão rotineira da temperatura do
Falha no sistema de aquecimento, com desligamento automático da resistencia por circuito independente
Falha no posicionamento do elemento aquecedor, com desligamento automático da resistencia;
RELÓGIO APGAR
Digital com contagem progressiva ajustável ate 20 minutos, com programação com variacão de 1 minuto, ajustável atraves