Honeywell Elster - Bancada Fadiga
A bancada de fadiga constitui-se em um equipamento com sistema de supervisório que possibilita que a configuração dos números de ciclos X a vazão de ensaio, permitindo selecionar a linha de teste de forma independente para a realização do ensaio de fadiga contínua e/ou cíclica.
A bancada atende os requisitos estabelecidos na portaria do INMETRO 246/2000, bem como a ABNT NBR 15.538. O equipamento pode ser projetado para a realização dos ensaios em uma variedade de DNs conforme especificação do cliente. Desenvolvida para obter precisão nos ensaios e máxima produtividade, em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico do INMETRO.
Descrição Catálogos
A bancada permite a utilização de padrões de vazão do tipo velocimétrico estático, do tipo ultrassônico tempo de trânsito ou eletromagnético, de acordo com a necessidade de precisão de cada faixa de vazão;
A bancada possibilita a regulagem de uma faixa de vazão entre 10 a 30.000L/h. Como padrão de temperatura instalado no equipamento, temos um sistema de medição de contato direto do tipo PT-100, com conversor RTD com saída de sinal analógico de 4-20 mA incorporado, este instrumento é fornecido com laudo de calibração emitido por laboratório credenciado pela RBC;
A bancada possui manômetros do tipo tubo de Bourbon, com caixa em aço inoxidável e componentes internos em latão, com escala analógica circular de 0 a 10 bar para indicação da pressão de alimentação e pressão na saída dos medidores montados na linha, estes manômetros são fornecidos com laudo de calibração emitido por laboratório credenciado pela RBC;
Opcionalmente pode ser instalado um sensor eletrônico de pressão, do tipo célula resistiva ou capacitiva, com sinal de saída analógico de corrente de 4 a 20 mA, faixa de indicação de 0 a 10 bar, exatidão típica de ±0,5% do valor medido, menor divisão de 0,001 bar;