Osciloscópio : WaveSurfer 3054 - Osciloscópio com largura de banda de 500MHz
Código do produto:WaveSurfer 3054
WaveSurfer 3054 – TeledyneLecroy – Osciloscópio com largura de banda de 500MHz, 8 bits ADC de resolução vertical rise time 700ps; 4 canais, display de 10,1" colorido e Touch Screen, comprimento de memória de 10Mpts por canal, taxa de amostragem de 4GS/s. Sensibilidade 50 Ω: 1mV/div - 1 V/div; 1 MΩ: 1 mV/div - 10 V/div; Memória segmentada para eventos diferentes podendo ser capturados separadamente por longo período de tempo; Visualização do histórico de forma de ondas, capaz de observar eventos no modo Play Back; Tipos de trigger Borda, Glitch, Largura de pulso, lógico, TV (NTSC, PAL, SECAM, HDTV–720p, 1080i, 1080p), Runt, Função LabNotebook que cria relatórios sem necessidade de programas específicos, armazena em hard disk interno ou coloca relatório em rede local, Imprime diretamente em impressora USB, Armazena em Pen Drive, Interface LAN; Gerador de relatório na própria tela Modos de aquisição em tempo real, Roll, amostragem intercalada aleatória, aquisição Observação rápida, seqüencial; Função avançada de localização de falhas em formas de onda sendo capaz de configurar a falha esperada com critérios diferentes, ou configurar para que espere a falha acontecer por até dias, capacidade de monitoração através de wavescan; controle remoto via Windows Automation, ou via Teledyne LeCroy Remote Command Set; funções matemáticas avançadas com capacidade de combinar funções para reproduzir na forma de onda matemática, Opções de decode I2C, SPI, UART e RS232, 6 interfaces USB sendo duas Interfaces USB Frontais, 1 porta USB Device USBTMC; 1 (uma) Portas Ethernet 10/100/1000 RJ45; saída DVI 15 pinos para monitor externo; pés ajustáveis com 4 posições diferentes; Fonte de alimentação incorporada ProBus para ponta de prova de tensão ativas, pontas de corrente e diferenciais, Opcional de gerador de funções
EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010, EMC Directive 2004/108/EC, EN 61326-1:2006, EN61326-2-1:2006; UL and cUL Listing UL 61010-1 (3rd Edition), UL 61010-2-030 (1st Edition), CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12; Alimentação 100 a 240V 45 a 440Hz; inclui cabo de força, 1 ponta de prova para cada canal