Monoflange para instrumentos de medição da pressão - 910.80 - WIKA Brasil
Modelo 910.80
Monoflange para instrumentos de medição da pressão
Folha de dados AC 09.17
Aplicações do monoflange
Válvula distribuidor de bloqueio e purga para manômetros, para meios líquidos, gasosos e vapor
Para meios corrosivos, e também para ambientes agressivos
Para plantas de processos industriais na: fabricação de máquinas, desenvolvimento de plantas, química e petroquímica, usinas elétricas, mineração, on- e offshore e tecnologia ambiental
Características especiais do monoflange
Conexão de flange conforme DIN/EN ou ASME B16.5, flange montado axial (radial com consulta)
Distribuidor de bloqueio e purga de alta qualidade
Válvula de bloqueio com proteção contra atuação, com chave
Descrição do monoflange
Para conexão ao processo utilizando flanges de conexão, o monoflange permite uma montagem compacta do ponto de medição. Além disso, o estresse da vibração, pontos potenciais de vazamento e assim como custos para instalação e manutenção podem ser reduzidos.
O monoflange é diretamente montado ao flange axial (radial sob consulta), permitindo a montagem vertical do manômetro. O monoflange inclui uma válvula de bloqueio, válvula de purga e um furo de alívio
Versão conforme ASME B16.5
Dimensão nominal do corpo de flange: 1/2" Modelo para baixa pressão: 600 lbs, RF, peso 1,9 kg Modelo para alta pressão: 2.500 lbs, RF, peso cerca 3 kg