Produtos Terroni Equipamentos CientíficosHome » Produtos » Liofilizadores de Bancada » Liofilizador Série LV	
Liofilizador Série LV
Avaliação 0 de 5
(be the first to review)
Equipamento construído em aço inox AISI 304 com acabamento sanitário polido, solda tipo argônio e anel de vedação em Buna-N ou perfil de silicone, porta de vidro transparente que permite a visualização do processo com trava.
Catálogo	
Orçamento	
Category: Liofilizadores de Bancada Tags: liofilizador, liofilizador de bancada, liofilizador Série LV
Descrição	
Avaliações (0)	
Descrição
LIOFILIZADOR DE BANCADA: Todo o sistema de refrigeração e a bomba de vácuo são instalados no interior do gabinete que reproduz aplicações industriais (piloto). Condensador em aço inox AISI 304 com acabamento sanitário polido montado na periferia da câmara de secagem, resfriado por unidade condensadora com ventilação forçada e gás refrigerante livre de CFC com todas as conexões de vácuo, eletricidade, válvulas e isolamentos necessários, estando o equipamento configurado para ser instalado sobre uma bancada.
CÂMARA DE SECAGEM COM SISTEMA DE AQUECIMENTO: construída em aço inox AISI 304 com acabamento sanitário polido, solda tipo argônio e anel de vedação em Buna-N ou perfil de silicone, porta de vidro transparente que permite a visualização do processo com trava. Estantes em aço inox AISI 304 com Plataformas aquecidas e controladas individualmente, permitindo a aceleração do processo de sublimação e a consequente redução do ciclo onde se acomodam as bandejas, sendo mesma removível a para limpeza e descontaminação do condensador. (Opcional) sondas de policiamento.
Opcional FECHAMENTO SOB VÁCUO: instalado nas plataformas da câmara de secagem, sua aplicação é lacrar frascos tipo penicilina no interior da própria câmara em uma atmosfera negativa.
BOMBA DE VÁCUO: de duplo estágio, tipo direct-drive, com velocidade de bombeamento de 7 CFM (200 LPM), podendo funcionar em ciclos contínuos sem problemas com aquecimento demasiado. Palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo “gás ballast” e válvula de retenção de fluxo reverso. Inclui mangueira para conexão.
PAINEL DE COMANDO: (LCD), com os parâmetros do processo: temperatura do condensador em °C; temperatura da bandeja em °C; sondas tipo PT 100; controlador da potência de aquecimento tipo PID com setpoint programável; rampa e patamar; tempo decorrido do processo em HH:MM:SS; indicador do vácuo em μHg (microns); alarme de vácuo fora da faixa; alarme de temperaturas; proteção para a bomba de vácuo em função da qualidade do vácuo; indicador na tela de data/hora e voltagem da rede; indicador na tela Gráfica, de processo finalizado; menu em 3 idiomas, saída serial RS 485 para registro de temperatura e vácuo + software de gerenciamento +(Opcional) conversor USB + cabo de comunicação com o PC.
OBS: Não estabelecemos quantidade de plataformas e nem o interespaço, por sermos fabricantes podemos adequar nosso Equipamento de acordo a sua necessidade.
Avaliações	
Não há avaliações ainda.
Leave a customer review Cancelar resposta
O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *
Sua avaliação * Avaliar… Perfeito Bom Razoável Nada mal Muito ruim
Sua avaliação sobre o produto *
Nome *
E-mail *
Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.
Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.
Compartilhe
Tweet
Share
Share
Email
Produtos relacionados
Leia mais
Liofilizador Série LS
Leia mais
Liofilizador Série LD
Leia mais
Liofilizador Série LT
Leia mais
Liofilizador Série LC
Onde Estamos
R. Rio Amazonas, 600
Jardim Jockei Club
São Carlos – SP, CEP: 13565-030
Tel: 55+16 3361-7000
e-mail: terroni@terroni.com.br
Linhas de Produtos e Equipamentos
Acessórios
Câmara Climática
Liofilizadores de Bancada
Liofilizadores Industriais
Liofilizadores Semi Industriais
Sem categoria
Ultra Freezer
previous post: Liofilizador Série LT
next post: Liofilizador Série Enterprise
Terroni Equipamentos
Especializada na fabricação de equipamentos que envolvam vácuo, frio ou calor, principalmente LIOFILIZADORES, atende os setores acadêmico, farmacêutico, veterinário, alimentício e de centros de pesquisa, e mercado internacional.
VÍDEO INSTITUCIONAL
Acesso Rápido
Home
Empresa
Certificações
Catálogos de Produtos Terroni
Softwares
News
Fale Conosco
Produtos e Equipamentos
Acessórios
Câmara Climática
Liofilizadores de Bancada
Liofilizadores Industriais
Liofilizadores Semi Industriais
Ultra Freezer
Compre com Cartão BNDES
R. Rio Amazonas, 600 – Jóquei Clube – São Carlos/SP - CEP: 13565-030 / TEl: 55+16 3361-7000 – e-mail: terroni@terroni.com.br