Com mais de 15 anos de confiabilidade comprovada nos ambientes de teste mais exigentes do mundo, o extensômetro Modelo 3543 foi projetado para sobreviver nas aplicações em que os extensômetros axiais padrão não. Projetado pela Epsilon, o Modelo 3543 foi criado para sobreviver à falha da amostra, separando-se em duas metades, evitando danos permanentes ao corpo do módulo. Durante a operação, a metade superior do extensômetro se retira do corpo principal. Feixes de medição cônicos ativam flexões de strain gage dentro da unidade. Esse design exclusivo permite faixas de medição longas, mas ainda mantém a compatibilidade com a eletrônica para transdutores de strain gages. Esses modelos oferecem alta precisão e são leves, mas resistentes, com baixa força operacional. Eles são apenas unidades de tensão.
As unidades possuem bordas de faca de aço endurecidas. Fios de fixação rápida padrão fornecidos com o trabalho do extensômetro em amostras planas de até 12 x 31 mm (0,5 x 1,25 pol.) E em arredondamentos de até 25 mm (1 pol.) De diâmetro. Estão disponíveis formas opcionais de fio de kit de conexão rápida para uso em amostras maiores. Consulte o Modelo 3542L para comprimentos de calibre longo com faixas de medição menores.
Os extensômetros modelo 3543 são dispositivos de strain gage, tornando-os compatíveis com qualquer eletrônica projetada para transdutores de strain gage. Na maioria das vezes eles estão conectados a um controlador de máquina de teste. A eletrônica de condicionamento de sinal para o extensômetro é tipicamente incluída com o controlador da máquina de teste ou pode ser freqüentemente adicionada. Nesse caso, o extensômetro é enviado com o conector e a fiação adequados para conectá-lo diretamente aos componentes eletrônicos. Para sistemas sem a eletrônica necessária, a Epsilon pode fornecer uma variedade de soluções, permitindo que a saída do extensômetro seja conectada a placas de aquisição de dados, gravadores gráficos ou outros equipamentos.
• Projetado especificamente para ser deixado na falha da amostra. A unidade é projetada de forma que as duas metades do extensômetro se separem para evitar danos na falha da amostra.
• Todas as unidades padrão atendem aos requisitos da classe ASTM classe B-2 para precisão.
• Opções de alta temperatura estendem a operação para + 150 ℃ (300 ° F).
• Braços e espaçadores substituíveis para facilitar o reparo. Os espaçadores de comprimento de medida opcionais permitem que o comprimento do extensômetro seja facilmente aumentado para diferentes requisitos de teste.
• Design robusto para testes confiáveis.
• Kit de fixação rápida padrão para montagem rápida em amostras.
Espaçadores para alterar comprimentos de bitola
O 3543 está disponível com uma opção de torção para uso em aplicações onde
torção da amostra maior que 3 ° é esperada. A opção 3543TW pode acomodar até 15 ° de torção.
Calibre espaçadores de comprimento para alterar comprimentos de calibre
Saída: 2 a 4 mV / V nominal, dependendo do modelo
Cabo: Cabo ultra-flexível de 2,5 m, padrão (8 pés)
Força de operação: 125 g típico
Anterior:Extensômetros capacitivos de alta temperatura, baixa tensão e desempenho prolongado
Próximo:Calibração Hidráulica para Célula de Carga
Este modelo está disponível em comprimentos de bitola de 2 polegadas (50 mm) e maiores, com faixas de medição de até 4 polegadas (100 mm). É uma unidade exclusivamente projetada que pode ser deixada através da falha da amostra. Esses extensômetros são amplamente utilizados quando são necessárias amostras longas. Eles são ideais para testar barras de reforço de aço, juntas de solda e materiais de arame. Comprimentos do medidor: 50-600 mm Faixas de medição: +25 mm, +50 mm, +100 mm Faixa de temperatura: -40 ℃ a 150 ℃ com opção -HT1 Principais recursos: Grande comprimento de bitola, robusto, teste de vergalhão