O processador de som e a antena externos sejam removidos antes de entrar em um local onde um scanner de RM está localizado.
Verifique se o implante, ou ambos os implantes se o usuário estiver implantado bilateralmente, são compatíveis para a realização de uma RM antes de prosseguir. O não cumprimento pode levar ao deslocamento ou danos no dispositivo, deslocamento do ímã, desconforto do paciente ou trauma e dor ao paciente.
Atenção: O protocolo de bandagem para uso da Capa Protetora de Antena para RM foi desenvolvido e aprovado para prevenir deslocamentos do ímã e neutralizar o torque do ímã durante um procedimento de RM a 1,5T, mas algum desconforto e dores no local do implante ainda podem ocorrer. Consulte o seu médico caso isto seja um problema.
Atenção: A falha em manter no lugar a Capa Protetora de Antena para RM e o ímã interno durante o procedimento de RM pode resultar no deslocamento do ímã ou na necessidade de uma revisão cirúrgica.