Telescópio Zeiss Tlementos II - 63/840
telescÓpio zeiss telementor ii - 63/840
Tripé de madeira equipado com um nível.
O eixo de encaixe tem um diâmetro padrão de 20mm.
Detalhe do nível para orientação vertival do eixo de encaixe do tripé.
Montagem Equatorial T encaixada.
Nós temos o contrapeso com a trava marcada em vermelho. Nós telescópios Zeiss a cor vermelha indica uma função específica de trava no mecanismo e algumas em particular não podem ser desapertadas durante o uso. O Contrapeso inferior serve para balancear o conjunto telescópico montado.
Detalhe do Movimento Horário.
A trava vermelha serve para liberar o deslocamento horário e executar movimentos livres. Uma vez travada o ajuste indicado em branco permite fazer deslocamentos suaves de até 40 minutos de tempo no máximo. Findo o curso de deslocamento ele deve ser reposicionado e o objeto celeste centrado novamente pela trava vermelha.
Observação: como é um telescópio escolar e destinado ao uso do Hemisfério Norte, a escala de ângulo horário está ao contrário ao usar coordenadas envolvendo Ângulo Horário e Declinação, deve-se trabalhar com (-H).
Detalhe dos ajustes da Declinação.
Os controles de posicionamento e deslocamento suave ao longo da declinação desempenham operações semelhantes ao do movimento horário. Nós temos a trava vermelha para fixar ou liberar deslocamentos livres e uma vez travada o botão branco destina-se a deslocamentos suaves. A escala de declinação está graduada em graus e a precisão é de um grau.
Detalhe do engate rabo de andorinha.
Os tubos telescópicos da Zeiss tem um rabo de andorinha para encaixe. Na montagem Equatorial TM a trava vermelha destina-se a fixar o tubo óptico. Durante o uso a noite, nós devemos tomar o cuidado de não afrouxá-la e com isso o tubo óptico deslizar ou até cair da montagem.
Tubo óptico encaixado.
Nós devemos após encaixar o tubo óptico procurar balanceá-lo no movimento da declinação e igualmente no movimento horário de forma a não haver deslocamentos quando as travas estão livres no movimento horário e na declinação.
Na imagem aparece o botão de ajuste de focalização que nesse modelo de telescópio desloca a objetiva e igualmente aparece uma das alças de mira.
Visão da Ocular e da Buscadora.
No caso da imagem acima, nós vemos a alça de mira, no lado direito inferior a ocular H-40 e a esquerda a buscadora para centralizar a imagem.
Detalhe do conjunto montado.
Observação: O contapeso do movimento horário tem um encaixe para acoplar máquinas fotográficas através da rosca de base de 1/4" .