Conceitos do TRANSMISSOR DE PRESSÃO - transmissor de pressão conceitos básicos
Conceitos do TRANSMISSOR DE PRESSÃO
Rhuan Anderson row
Rhuan Anderson Chaves | comentários
Figura 1 - Curva de Calibração de um Transmissor de Pressão
Span (Range Calibrado): A faixa de trabalho onde é feito a calibração é conhecida como span, por exemplo, de 500 a 3000 mmH2O, onde o span é de 3000-500 = 2500 mmH2O. O Span é igual a URL - LRL.
Figura 2 - Terminologia de Calibração
Figura 3 - Medição indireta utilizando transmissor de pressão diferencial em tanques abertos - Supressão de Zero.
Figura 4- Medição indireta utilizando transmissor de pressão diferencial em tanques abertos - Elevação de Zero.
Figura 5- Desvio de Zero e Desvio de Span
Pressão Manométrica ou Gage: pressão em relação à atmosfera. Pressão Diferencial: a pressão tomada em relação a uma referência.Pressão estática ou de linha: pressão exercida em uma linha de pressão onde se tem vazão de fluido. É a pressão de processo aplicada em ambos as tomadas de um transmissor diferencial. Pressão Hidrostática: pressão exercida por um líquido sob a superfície abaixo do mesmo.
Segundo os usuários, as principais características de especificações dos transmissores de pressão conforme as aplicações são: exatidão, confiabilidade, durabilidade/robustez, segurança, fácil calibração, repetibilidade, estabilidade em temperatura, fácil manutenção, intercambialidade, tempo de resposta, deve suportar EDDL e DTMs de comunicação, etc.
Segundo a ARC - Advisory Group, o mercado mundial de transmissores de pressão em 2008 foi de 2,38 bilhões de dólares e tem como previsão, 2,8 bilhões em 2013.
Baixos custos de instalação e manutenção, Curtos tempos de instalação e manutenção, Redução na intrusão/penetração(processo), Economizar espaços na instalação, Permitir upgrades para a tecnologia Foundation Fieldbus e Profibus PA, etc. Exemplos: LD301(HART/4-20mA), LD302(Foundation Fieldbus), LD303(Profibus-PA), LD400(Nova Série de Transmissores de Alta performance SMAR, SIS, etc).
Exatidão & Rangeabilidade: se é necessário equipamentos com tais requisitos, analise as fórmulas de exatidão ao longo de toda a faixa. Veja outras características também como tempo de resposta, Totalização, PID block,etc.elas podem ser mais úteis nas aplicações.
Um transmissor de pressão especificado para áreas críticas, isto é, para a função de segurança, é um equipamento projetado com probabilidades de falhas baixas e alta confiabilidade de operação. No mercado existem dois conceitos.Um que é o baseado no "Prove in Use" e outro baseado na certificação da IEC 61508. Tem-se visto na prática em muitas aplicações a especificação de equipamentos com certificação SIL para serem utilizados em sistemas de controle, e sem função de segurança. Acredita-se também que exista no mercado desinformação, levando a compra de equipamentos mais caros, desenvolvidos para funções de segurança, onde na prática serão aplicados em funções de controle de processo, onde a certifição SIL não traz os benefícios esperados, dificultando inclusive a utilização e operação dos equipamentos.