LA27: Atuador elétrico robusto para aplicações em saúde
Atuador potente projetado para camas de cuidados. Ideal para suporte de perna e encosto. Design de construção robusto (6.000 N de força / 4.000 N de empuxo). Vem com opção de liberação rápida.
O LA27 é um poderoso atuador projetado para aplicações, como camas de cuidados domiciliares. O atuador LA27 é desenvolvido para aplicações de empurrar e puxar, e possui uma construção muito robusta graças ao invólucro de plástico soldado ultrassônico.
O atuador LA27 vem com um plugue para conectar o cabo substituível com um conector mini-fit. Isso permite que você ordene atuadores padrão e combine-os com diferentes comprimentos de cabo. Por causa do interruptor de sinal embutido e do plugue especial no LA27, ele é compatível somente com a caixa de comando CB6. O atuador LA27 tem um programa padrão pequeno, em que apenas alguns comprimentos padrão e dimensões internas estão disponíveis.
Folha de dados LA27
Foco em macas
Funcionalidade total, energia da bateria e conforto para aplicativos móveis. A LINAK fornece uma solução de sistema para macas, carrinhos para leito e outros aplicativos móveis.
Montando um sistema de atuador simples para camas articuladas (Sem controlador Integrado)
Como montar um sistema de atuador simples para camas articuladas sem o Controlador Integrado
Atuador simples
1 x CBH Avançado
1 x controle manual Bluetooth®
1 x Adaptador Bluetooth ®
Conecte os atuadores individuais nos canais 1-2 para controlar o ajuste, por exemplo, do encosto e do apoio das pernas. (Com o canal 3 do CBH Avançado; o 3º canal também pode ser usado para conectar um atuador)
Conecte o cabo DC no CBH Avançado
Conecte o Adaptador Bluetooth ® no CBH Avançado
Ligue na energia
Para emparelhar o controle manual (pressione os dois botões superiores simultaneamente)
Agora o sistema está pronto para configurar
Montagem do sistema de atuador simples com motores de massagem (Sem Controlador Integrado)
Como montar um sistema de atuador simples
Motor de massagem(s)
1 x Adaptador Bluetooth®
Conectar os atuadores individuais nos canais 1-2, por exemplo: ajuste de costas e pernas
Conecte os motores de massagem nos canais 3A e 3B
Plugue o cabo DC de 2 pólos ao CBH Avançado
Conecte a outra extremidade do cabo ao SMPS e plugue o cabo de alimentação
Conecte o Adaptador Bluetooth® no CBH Avançado
Emparelhe ao controle manual
O sistema está agora emparelhado e pronto para uso
Crie um sistema combinando o TD4 Avançado e o CBH Avançado
Como conectar um sistema usando o TD4 Avançado e o CBH Avançado
1 x TD4 Avançado
1 cabo de 2 polos DC
1 x Cabo Serial
Fixe o CBH Avançado no TD4 avançado para isso utilize os dois parafusos
Conecte o cabo serial no TD4 Avançado e no canal A1 no CBH Avançado
Conecte o cabo de 2 polos DC ao TD4 Avançado e ao canal DC no CBH Avançado
Conecte o SMPS no TD4 Avançado
Conecte os atuadores individuais nos canais 1 e 2 para ajustar, por exemplo, os apoios para o pescoço e para os pés.
Se necessário, conecte os motores de massagem nos canais 3A e 3B
Inicializando um sistema de atuador simples para móveis articulados
Como inicializar um sistema de atuador simples para móveis articulados
Atuadores devem estar na posição interna da cama
Pressione o botão "para baixo" do atuador no controle manual por aproximadamente 5 segundos
O atuador iniciará e se moverá para fora
Repita esse procedimento para cada atuador pressionando o botão "para baixo" correspondente no controle manual