BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA INTELIGENTE COM INTERFACE SIMPLES E INTUITIVA
A Bomba de Infusão Yonah da CMOS DRAKE é a mais compacta, completa e versátil do mercado. O máximo em eficiência e economia.
Ela é a solução completa, pois possibilita a infusão de medicação e dieta enteral e parenteral, para uso adulto, pediátrico e neonatal.
Também é uma bomba de equipo universal, o que permite a otimização dos recursos gastos em insumos; trazendo ganhos a longo prazo com a mesma eficácia.
A sua tela Touch Screen de 4,3″ garante boa visibilidade à distância. Possui sistema de encaixe inteligente, que permite o empilhamento de várias bombas em um mesmo suporte. Disponível para pronta entrega, com envio para todo o Brasil.
PRECISA E VERSÁTIL COM INTERFACE INTUITIVA
Usada para controlar a dose de líquido infundido no corpo do paciente com controle preciso das gotas e transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. Essa versátil bomba de infusão possibilita vários modos de programação, de infusão e recursos de customização, além de funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes.
PERMITE EMPILHAMENTO DE VÁRIAS BOMBAS
BOMBA INFUSORA COM DIVERSOS MODOS DE INFUSÃO E PROGRAMAÇÃO
• modo ml/h;
• modo de peso corporal;
• modo de gotejamento;
• modo de sequência;
• modo de dose de carregamento;
• modo de aceleração e desaceleração;
• biblioteca de drogas.
MODO BIBLIOTECA DE DROGAS
Possui ampla lista de drogas e permite adicionar novos medicamentos, além de dietas parenterais e enterais.
MAIS SEGURANÇA PARA OS SEUS PACIENTES
• possível travar o teclado para evitar desconfigurações acidentais;
• os registros dos atendimentos podem ser armazenados, consultados e também exportados para o computador;
• autoteste automático ao ligar;
• grau de proteção contra entrada de fluidos Ip24 para maior durabilidade e resistência.
Para mais precisão e segurança, diversos alarmes (sonoros e visuais) auxiliam no atendimento: VTBI próximo ao fim, VTBI infundido, pressão alta, verificação a montante, bateria quase vazia, bateria vazia, nenhuma bateria inserida, sem fonte de alimentação, alarme de lembrete, tempo de espera expirado, KVO concluído, conexão do sensor de queda, erro de queda, bolha de ar, verificação de porta aberta, instalação do conjunto IV, queda de pressão, limites da dose excedidos, erro do sistema e bolha cumulativa.
Os alarmes podem ser silenciados e também ajustados para adequar o volume ao ambiente.
Medindo apenas 23 x 9 x 12 cm, a bomba de infusão Yonah permite que sejam facilmente empilhadas diversas bombas em suporte através de sua alça acoplada.
Com display touchscreen permite programar facilmente diversos modos tais como Lista de drogas, Biblioteca de Drogas ou Sem nome de droga.
DIVERSOS ALARMES CONFIGURÁVEIS
Inúmeros alarmes configuráveis garantem precisão e confiabilidade na utilização dessa bomba de infusão. Além disso, Yonah realiza autoteste automático ao ligar e alarma para qualquer alteração encontrada.
1 Prendedor de suporte
Configuração Módulo IRDA
BATERIA lítio 11.1V 2600mAh - Tempo de carregamento: 5h - Tempo de trabalho: 9h
Alimentação Fonte de rede: 100V - 240 V 50/60Hz - Fonte de alimentação: DC 15 V - Potencia de entrada: 50 VA
Segurança Tipo de proteção classe I
Proteção contra entrada de fluidos Ip24
Proteção aplicada tipo CF a prova de desfibrilação
Modo de trabalho Operação contínua
Dimensões 233,5 x 99 x 120mm
COMUNICAÇÃO Porta USB, Auto Falante, Por Infra Vermelho
Aparelhos de infusão 10-60 gotas/ml
Precisão do Sistema ≥ 1 ml/h, ± 5% < 1 ml/h, precisão ± 5% ou ± 0,005 ml/h para o valor mais alto
Taxa de Infusão de 10-20 gotas/ml: 0,01 - 2000 ml/h de 21-40 gotas/ml: 0,01 - 800 ml/h de 41-60 gotas/ml: 0,01 - 400 ml/h
Taxa de Bolus de 10-20 gotas/ml: 0,1 - 2000 ml/h de 21-40 gotas/ml: 0,1 - 800 ml/h de 41-60 gotas/ml: 0,1 - 400 ml/h
Taxa de expurgo de 10-20 gotas/ml: 2000ml/h de 21-40 gotas/ml: 800ml/h de 41-60 gotas/ml: 400ml/h
Taxa KVO 0,01 - 5,00 ml/h
Faixa de config. do modo micro 100 - 1200 ml/h
Volume de Bolus Mínimo 0,1 ml, máx 50 ml
Incremento mín. da taxa de fluxo 0,01ml/h
VTBI 0 - 9999 ml, a etapa mínima é 0,01 ml
Volume Total Infundido 0,01 - 9999,99 ml, a etapa mínima é 0,01 ml
Intervalo de Tempo 1min-99hrs59min
Faixa de oclusão a montante -100 Kpa a -30 Kpa
Tipo de Fusível T2AL 250V
Nível de pressão sonora do sinal de alarme ≥ 50dB (A) no nível mais baixo ≤ 80dB (A) no nível mais alto
Registro na Anvisa 80058130024
Garanta toda a versatilidade e precisão que Bomba de Infusão Yonah da CMOS DRAKE pode te oferecer.
COMPRAR BOMBA DE INFUSÃO YONAH
Preencha seus dados abaixo que nosso consultor retornará em instantes* com as melhores condições para comprar a Bomba de Infusão Yonah direto da fábrica