Guia de Calibração de Medidores de pH e Manutenção de Eletrodos - Hanna Instruments Brasil
A calibração de um medidor de pH é um passo necessário quando estiver realizando medições de pH, isto ocorre por que o eletrodo se altera com o decorrer do tempo. Seu eletrodo de pH é projetado para medir pH baseado no slope e offset.
Contudo, com a ação do tempo e do uso, o desempenho do eletrodo sofrerá desvios de slope e offset. Calibrando regularmente seu medidor de pH fará com que o medidor ajuste seu eletrodo baseado nas mudanças ocorridas, assegurando que suas leituras sejam sempre precisas e que possuam repetibilidade.
Baixe o Checklist para de Medições de pH
Antes de realizar a calibração, assegure que o eletrodo esteja em boas condições. Este deve estar limpo, hidratado e não haver danos físicos visíveis, como rachaduras e arranhões. Se qualquer dano for visível, o eletrodo precisará ser trocado.
Mantenha seu Eletrodo de pH Hidratado
Se seu eletrodo estiver seco, reidrate sua ponta sensitiva molhando o bulbo e a junção numa solução de armazenamento de eletrodo por pelo menos uma hora, mas idealmente durante uma noite inteira. Manter seu eletrodo em solução de armazenamento também aumenta sua vida útil e melhora sua performance.
Armazenar seu eletrodo de pH em solução de armazenamento em vez de água é importante para a redução de crescimento microbiano, na prevenção de contaminação do eletrólito e na manutenção da junção. Caso sua solução de armazenamento tenha acabado, algumas gotas de soluções tampões de pH 4 ou 7 podem ser usadas.
Limpando seu Eletrodo de pH
Molhe o eletrodo em solução de limpeza geral, ou uma solução de limpeza de uso específico, por pelo menos 15 minutos antes de realizar a calibração, para assim dissolver qualquer contaminação contida no eletrodo.
Quando possível, recomendamos fortemente o uso de solução de limpeza projetada especificamente para a aplicação que está sendo testada. Cada solução dedicada é produzida efetivamente para remover tipos específicos de manchas, sais e outros contaminantes de sua amostra. (Por exemplo, a solução de limpeza para vinhos removerá manchas profundas que o vinho tinto deixa para trás).
Após a limpeza, enxague o eletrodo de pH com água destilada ou deionizada, então mergulhe o eletrodo em solução de armazenamento por pelo menos 2-3 horas antes da calibração. Nós recomendamos manter o eletrodo na solução durante a noite para melhores resultados.
Mantendo suas Soluções de Calibração de pH
Para prevenir a contaminação de suas soluções de calibração, nunca submerja seu eletrodo dentro do frasco. Despeje exatamente a quantidade necessária em um contentor que tenha sido enxaguado em água deionizada, e então use-o para sua calibração. NUNCA DESPEJE A SOLUÇÃO USADA DE VOLTA NA GARRAFA!
Nossos padrões de calibração foram projetados para possuírem um longo tempo de vida útil quando fechados. Uma vez aberto, um padrão de pH menor que 7 dura aproximadamente de 4 a 8 semanas, enquanto um padrão de pH maior que 7 estará em condições de uso por volta de 1 a 2 semanas.
Cheque o nível de eletrólito
Se você possui um eletrodo de preenchimento, assegura que o nível de eletrólito é de pelo menos metade da polegada do orifício de enchimento ou mais perto. Verifique o eletrólito para detectar se há contaminação e refilar com mais eletrólito, se necessário.
Um agitador magnético assegura que o tampão de pH ou a amostra esteja completamente misturada. O movimento também aumentará o tempo de resposta do eletrodo na solução. Se você não utiliza de um agitador magnético, você pode agitar gentilmente a amostra com a sonda enquanto estiver calibrando e testando.
Calibração de Medidor de pH – Geral
Preparação do eletrodo de pH
Primeiro remova a proteção do bulbo do eletrodo e enxágue-o em água deionizada para remover quaisquer sais. Após enxaguar, deixe o eletrodo de cabeça para baixo, da mesma maneira que um termômetro líquido, para assim remover qualquer excesso de água deionizada. (Nunca limpe a ponta sensora!) Se necessário, recarregue o eletrólito. Agora você está pronto para começar a calibrar!
Dica Hanna: A formação de cristais de sais em seu eletrodo de pH é normal. Isto acontece quando a solução de armazenamento evapora ou está em desuso por um longo período.
Preparando as soluções de calibração
Nós recomendamos realize sua calibração utilizando pelo menos dois padrões diferentes. Também conhecido como calibração em dois-pontos ou multi-pontos. Isto consiste na calibração em pelo menos dois pontos de pH, um abaixo e um acima da faixa de pH esperada.
Como exemplificado, se você quer medir o pH de suco de limão, que é por volta de 2, você poderá usar padrão de pH 1.00 e 4.01 para dois pontos de calibração.
Para uma precisão ainda maior, você pode realizar uma terceira calibração em pH 7.01, uma vez que o offset assim tenha sido determinado. Calibrando em pH 7.01 pode ajudar a determinar problemas como contaminação ou de sonda quebrada, e ajuda a evitar muitos erros na medição.
Nós recomendamos uma calibração diária para melhores resultados. Entretanto, se a alta precisão não é crucial para suas medições, é aceitável calibrar de uma a duas vezes por semana. Uma vez que a vida útil de uma solução é cancelada após a abertura do frasco, caso você calibre uma vez por semana, então, uma boa opção são os sachês de uso único. Com esses sachês, você está garantido para usar um novo padrão sempre.
Opcional: Cheque os dados de Boas Práticas Laboratoriais (GLP)
Muitos medidores Hanna possuem uma tela de dados GLP que permitem a você verificar se os dados de calibração do eletrodo são aceitáveis para uso em medição. Estes dados incluem, slope e offset do eletrodo.
O slope deve estar entre 85-105% (51-62 mV/pH) e o offset deve estar por volta de ±30mV. Se seu eletrodo estiver fora desta faixa, tente limpa-lo, recondicionar e calibra-lo com um padrão novo. Se o problema persistir, talvez seja necessária a troa do seu eletrodo.