Maquet / Servo Air - Maquet – Meetor
Maquet / Servo Air
O SERVO-air oferece a maioria dos modos de ventilação invasivos e não invasivos esperados de um ventilador avançado. A ventilação não invasiva (VNI) será, frequentemente, sua primeira escolha, e é onde o equipamento se sobressai. A turbina permite fluxo alto e capacidade de pressão alta, ao mesmo tempo em que fornece um tratamento delicado e silencioso. O SERVO-air também inclui o cálculo do volume corrente por quilograma do peso corporal previsto (VC/PCP). Isto auxilia no ajuste e monitoramento do volume corrente correto para cada um de seus pacientes e em conformidade com a estratégia de ventilação definida pelo hospital
Principais Alarmes: Volume minuto expirado (superior e inferior); Frequência respiratória (inferior e superior); Pressão de fim de exp. (superior e inferior); Corrente final de CO2 (superior e inferior); CPAP (superior e inferior); P. vias resp. alta; Apneia; Concentração alta de O2; Concentração baixa de O2; Pressão contínua elevada; Falha de alimentação eléctrica; Verifique estado das baterias; Pressões de alimentação de gás alta ou baixa; Verificar a tubagem, Verificar adaptador Heliox; Pressões de alimentação de gás; Fuga fora de escala; Baixa tensão da bateria; Erro de hardware do nebulizador; Bateria sem carga; Concentração de O2 alta ou baixa; P vias resp. alta; Teste da válvula de segurança falhou; Erro técnico no cassete expiratório; O tempo na posição de espera excede 2 minutos
21 a 100%
1 a 160 rpm
Suporte de Pressão (PS)/CPAP. − Controle de Pressão (PC). − Controle de Volume (VC). − SIMV(PC) + PS. − SIMV(VC) + PS.
Principais parâmetros monitorados: Volume corrente inspiratório; Volume corrente expiratório; Volume minuto expiratório; Frequência respiratória; Concentração de O2; Tempo de resposta do sistema para O2; Compensação de pressão barométrica; Pressão das vias aéreas; Pressão do gás; Sinal de filtragem
0 a 100 cmH2O
Pressão Positiva no Final da Expiração - PEEP
PEEP: 1 - 50 cmH2O
Tela grafica de 12", sensível ao toque, colorida
0,1 a 5 s
Turbina ou compressor interno para Ar Comprimido
20 a 350 mL (modo pediátrico) 100 a 2000 mL (modo adulto)
Módulos disponíveis ou opcionais
Shelf base, Humidifier holder, Support arm, Cable holder for handle, Gas cylinder restrainer kit, Piece holder, Waterbag/IV pole
Circuito ventilatório para paciente neonatal, pediátrico e adulto
Duas portas RS-232C - Serial, para comunicação de dados através do procotolo SCI. USB para transferencia de dados
Unidade Paciente: 275 (A) mm x 375 (L) mm x 350 (P) mm Carrinho: 1335 (A) mm x 647 (L) mm x 547 (P) mm
30 kg (15 kg equipamento, 15 kg carrinho)
Baterias internas. Módulo de bateria com 14,4 V, 6,6 Ah, slot para 1 a 2 baterias com autonomia de até 2 horas cada