Analisador de Orgânicos Halogenados (AOX, TOX, EOX, POX, TX) - multi X 2500 - Polimate
> Produtos>COT - Carbono Orgânico Total>Analisador de Orgânicos Halogenados (AOX, TOX, EOX, POX, TX) - multi X 2500
Analisador de Orgânicos Halogenados (AOX, TOX, EOX, POX, TX) - multi X 2500
Sistema para determinação de AOX, EOX, POX, TX e TOC de acordo com padrões internacionais ISO 9562, US EPA 9020, DIN 38414-17, EM 1484, ISSO 8245.Instrumento com duplo forno possibilitando a determinação de AOX no modo de operação vertical.
A introdução da amostra pode ser tanto manual como automática, através do amostrador automático. A composição dos gases de araste é controlada automaticamente para garantir a combustão completa da amostra.
Sistema equipado com uma cela coulométrica com uma combinação de eletrodos e sistema de limpeza automática do anodo de prata. Permite a detecção de diferentes concentrações de amostras variando de poucos ng até 1 mg. Uma cela refrigerada integrada mantém a temperatura do eletrólito abaixo da temperatura ambiente evitando evaporação prematura do mesmo e permitindo uma grande série de análises de amostras sem a necessidade de troca do eletrólito, aumentando a estabilidade.
Permite a introdução de um módulo opcional incluindo um detector de Infravermelho próximo para determinação de TOC em amostras de água.
É controlado por computador através de um software com base Windows - multiWin. Pode ser combinado com um sistema de preparação de amostra ou de alimentação de amostra.
Princício de determinação de AOX.
A determinação de parâmetros de AOX e EOX necessita uma etapa de preparação de amostra antes de ser analisador no equipamento Mult X 2500.
Para medições de AOX, a amostra deve ser adsorvida em carvão ativado ou em um procedimento de agitação (Método de banho) ou por coluna de adsorção (Método coluna).
O carvão carregado é queimado em uma corrente de oxigênio em altas temperaturas (950°C).
Durante combustão, haletos de hidrogênio (HX) são formados, nas quais são absorvidos em uma solução (eletrólito).
A determinação é realizada por uma titulação argentométrica, tais como microcoulometria.
O resultado é expresso como concentração de massa de cloro.
AOX/EOX/TX: 8 minutos, dependendo da concentração a aplicação.
TOC: aproximadamente 3 minutos dependendo da concentração e aplicação.
Método banho: AFU3
Método coluna: AFU3 / APU2 / APU28 / APU28S / AFU3
TX – alimentação de amostra – horizontal: manual (auto injetor) ou automático (Auto x112)
TOC- alimentação de amostra – vertical: manual (seringa) ou automático (Auto X112)
POX- alimentação de amostra – vertical: Manual
EOX – alimentação de amostra – horizontal/vertical: manual (seringa/ auto injetor) ou
automático (Auto X112)
Auto amostradores
AOX – operação vertical: Auto X25, Auto x36, Auto x36d, auto x112.
AOX – operação horizontal: Auto x 112
Detectores/sensibilidade/faixa linear/quantidade de amostra
Micro coulometria para determinações: AOX, EOX, POX, TX
Alcance de medição: 1000 μg Cl absoluto
Limite de detecção: 10 ng Cl absoluto
Quantidade de amostra: 100μL para extratos EOX / 100 mg para TX em amostras sólidas.
WR NDIR para determinação: TOC
Alcance de medição: até 10.000 mg/L TOC
Limite de detecção: 0,2 mg/L TOC
Quantidade de amostra: máximo 500 μL de amostra de água.
Temperatura do forno de combustão
Determinação: AOX, EOX,POX, TX - 1150°C
Determinação: TOC - 950°C
Fácil uso: O Multiwin é equipado com SCS, afim de que o operacional seja seguro e possa ter o mínimo esforço operacional.
O sistema autônomo verifica todos os parâmetros relevantes, assim livre de falhas.
Multiwin: Auto explicativo acompanha o usuário ao ligar e desligar o equipamento. Com orientação de todos os pontos relevantes do menu.
Multiwin, monitora e regula todos os importantes parâmetros do sistema.
O software imediatamente comunica qualquer erro de configuração do sistema e verifica o desempenho e a qualidade analítica.
Apresentação dos resultados das medições limpas.
Disponível com PC ou versão stand alone.
Gases requeridos para analise
Determinação AOX, EOX,POX,TX : Oxigênio 99,995 %, 2-5 bar, aprox 40 L/h - para EOX/TX – Argônio 99,996 % , 2-5 bar , aprox 10 L/h