As pipetas graduadas são utilizadas para transferir volumes variados. Consistem de um tubo de vidro estreito graduado em mililitros, podem ter capacidade de, por exemplo, 0,5mL., 1mL, 2mL, 5mL, 10mL, 20mL, 25mL. As pipetas graduadas podem ser instrumentos classe A/AS, que apresentam alta exatidão em medidas feitas a temperatura de 20°C - temperatura padrão de calibração do equipamento ou classe B, menos exatas que as de classe A/AS (dobro do erro é permitido). Podem ser feitas em vidro ou em plástico. São calibradas por vertido (TD, Ex), ou seja, para dar escoamento a determinados volumes, sendo que a quantidade de líquido vertido do instrumento corresponde ao volume impresso no instrumento, ou a conter (TC, In), ou seja, calibrados para conter um volume líquido, sendo que a quantidade de líquido contido no instrumento corresponde ao volume impresso no instrumento. O tempo de espera para escoamento do líquido pode ser nulo ou de 5s, apresentando este último limite de erro menor.
As graduações nas pipetas graduadas estão na extremidade superior. O primeiro número mostra o volume total da pipeta e os dois números seguintes referem-se à escala. Por exemplo: 5 in 1/10 significa que o volume total da pipeta é de 5mL e sua escala é de 0,1mL.
As pipetas graduadas A/AS podem também ser do tipo 1, 2 ou 3, sendo as a do tipo 1 de esgotamento parcial (calibradas para que nem todo o volume seja escoado) e ponto zero no topo, e as do tipo 2 e 3, ambas de esgotamento total (calibradas para que todo o conteúdo escoe da pipeta), porém a 2 com volume nominal no topo e a 3 com ponto zero no topo. A localização do ponto zero tem importância quando se transfere volumes parciais. Para as pipetas de tipo 2 é necessário apenas ajustar uma vez o menisco no volume que se quer transferir. Para as pipetas do tipo 1 e 3 é recomendado ajustar o menisco primeiro no valor zero e depois deixar escoar o líquido até o volume de interesse, ajustando novamente o menisco.
As pipetas graduadas de vidro podem ser reutilizáveis, podendo ser aquecidas em estufa de secagem ou de esterilização até 250°C, não provocando variação de volume. No entanto, um aquecimento irregular ou uma mudança brusca de temperatura provocam tensões térmicas que podem levar à quebra do vidro. Já as pipetas de plástico (polipropileno) translúcido podem ser expostas a temperaturas de 60°C sem que haja variações de volume que ultrapassem permanentemente o limite de erro. No entanto, é recomendado que a temperatura de limpeza não exceda 60°C, evitando que a graduação seja apagada.
O aparato experimental para a transferência de volumes variados consiste dos seguintes componentes:
Pipeta graduada (ou pipeta cilíndrica)
Acople a pera de sucção na extremidade superior da pipeta volumétrica (extremidade mais próxima da marca de calibração). Permita que o líquido suba até um pouco acima da marca de calibração. Descarte uma ou duas vezes o volume da pipeta para lavar e retirar traços de outros líquidos transferidos com o equipamento.