Controlador de Piscinas & Spas - pH/ORP/Temperatura com Célula de Fluxo sem saídas analógicas - Hanna Instruments Brasil
Controlador de Piscinas & Spas – pH/ORP/Temperatura com Célula de Fluxo sem saídas analógicas
O Controlador de Piscina e Spas BL120 é um sistema completo projetado para manter a qualidade da água de desinfecção de piscinas, banheiras de hidromassagem e spas. O BL120 está disponível em duas configurações. O BL120-20 é uma versão montada em painel com uma célula de fluxo de bypass. A célula de fluxo de bypass permite a calibração e manutenção da sonda sem ter que desligar a bomba de recirculação. Recursos adicionais do BL120 incluem indicadores LED para dosagem, status e serviço do medidor, exibição de gráfico em tempo real, alarmes programáveis e proteção por senha.
O BL120 está disponível em duas configurações. Sua versão básica permite instalação direta da sonda e uma injeção química à tubulação. Já a outra versão é montável em painéis, com uma célula de fluxo de derivação. Esta permite a calibração e manutenção da sonda sem a necessidade de desligar a bomba de recirculação.
O BL120 está equipado com duas bombas de dosagem peristálticas com tubos substituíveis resistentes a produtos químicos. Ao usar uma bomba de diafragma, o gás cloro formado a partir da liberação de gases pode se acumular no cabeçote da bomba, resultando na perda de escorva da bomba; o acúmulo de gás cloro não é um problema com bombas peristálticas que usam rolos e tubos.
O BL120 possui um controle proporcional de bombas de dosagem. Baseado na sensitividade do processo para a adição de químicas, estes controladores permitem ao usuário ajustarem um nível proporcional. Esta configuração determina o tempo em que as bombas estarão doseando como uma porcentagem do desvio do ponto de ajuste, permitindo um controle refinado para manter o set point desejado.
Com a desinfecção com cloro, há uma relação inversa entre pH e ORP. À medida que o nível de pH aumenta, o nível de ORP diminui. O BL120 utiliza um recurso de consentimento de dosagem que não dosa cloro até que o valor de pH seja corrigido pela primeira vez, pois é possível ter um valor de ORP baixo mesmo que haja cloro suficiente. O recurso de consentimento de dosagem evita o desperdício de produtos químicos e evita uma concentração de cloro acima do necessário.
Um interruptor de fluxo em linha ou um relé mecânico conectado à fonte de energia da bomba de recirculação pode ser conectado à entrada de retenção do BL120. Sem fluxo ou quando nenhuma energia é aplicada à bomba de recirculação, o circuito de retenção desativa as bombas dosadoras. Isso evitará qualquer dosagem de um produto químico quando não houver movimento de água no sistema.
A tela versátil do BL120 permite três modos de tela. O LCD pode exibir todos os três parâmetros ao mesmo tempo, um ciclo de 3 segundos de parâmetros únicos ou uma tela de plotagem em tempo real com opções para seleção de parâmetros, zoom e recuperação de log.
O BL120 oferece vários indicadores LED para status, manutenção e operação da bomba. O LED STATUS muda de cor com base no estado operacional; verde quando as configurações estão dentro do intervalo, amarelo quando a intervenção do usuário é necessária e vermelho para problemas. O LED SERVICE indica quaisquer alarmes e erros de processo ocorridos pelo controlador.
O controlador BL120 da Hanna apresenta uma solução de proteção por senha que oferece acesso restrito à calibração, configuração e revisão dos dados registrados. A senha pode ser definida e ativada/desativada durante a configuração geral do instrumento.
SKU BL120-20
Informações Adicionais O controlador BL120-20 é fornecido com HI1036-1802 eletrodo combinado (pH / ORP / Temperatura); Célula de fluxo montada em painel; Válvula para conexões de célula de fluxo com acessórios e tubulação (10 m); Suporte para válvulas, tubo de Ø 50 mm (2 unid.); Injetor (2 unid.); Suporte para injetores, tubo de Ø 50 mm (2 unid.); Tubo de bomba peristáltica (2 unid.); Tubo de aspiração e injeção (5+5 m); Filtro de aspiração (2 unid.); Solução buffer de 7.01 pH (3 sachês); Solução buffer de 4.01 pH (3 sachês); Solução de teste de ORP de 470 mV (3 sachês); Cabo de energia; Certificado de qualidade do instrumento; Manual de instruções
Seja o primeiro a avaliar Controlador de Piscinas & Spas – pH/ORP/Temperatura com Célula de Fluxo sem saídas analógicas