Manômetro de Coluna Inclinado - Vertical Durablock Série 424
Modelo M-422-250mm de Coluna Inclinado e Vertical com Escala Dupla. Classe de Exatidão ± 1% FDE..
Manômetro Durablock Inclinado-Vertical
Série 424 - Precisão até ± ¼ de 1%
Os Manômetros Inclinado-Verticais da Série 424, distribuídos pela Hygro-Therm, são instrumentos extremamente precisos projetados especialmente para medir com exatidão pressões diferenciais baixas em aplicações de laboratório e teste. O furo de passagem da escala inclinada tem o comprimento de 51 cm (20") para proporcionar ampla expansão do fluído manométrico na crítica parte mais baixa da escala.
Características do Modelo 424
Corpo em acrílico, com espessura de 32 mm (1 ¼ "), formando um bloco sólido, virtualmente inquebrável, estável e à prova de torção
Furo de passagem com diâmetro de 4,7 mm (3/16"), precisão até 0,0002", permanentemente livre de curvas ou torceduras, dispensa a recalibração causada por torção.
Nível de bolha de vidro sensível até 115-125 sec./2 mm, medindo 38 mm de comprimento x 9,4 mm de diâmetro (1 ½" x 0,375") provido de duas linhas vermelhas para facilitar a visão e o alinhamento.
Leitura livre de paralaxe, proporcionando exatidão e consistência, obtida com o simples alinhamento do menisco com a sua imagem refletida na escala de alumínio polido.
Fluído manométrico com alta viscosidade proporciona o formato menisco perfeito para fácil leitura.
Ajuste do nível do fluído manométrico com seladura de anel de vedação para facilitar a volta ao zero.
Fig. 8-1. Manômetro Inclinado-Vertical, faixa de medição 0-10" H2O. O detalhe mostra um seguimento da escala inclinada em tamanho real. O Modelo 424-5, com faixa de medição 0-5" H2O é similar.
Manômetro Inclinado-Vertical Série 420 com Precisão até ± 1%
Fig 8-2. Típico da Série 420 é este Manômetro Inclinado-Vertical No. 422-10, com coluna dupla e faixa de medição total de 0 a 10" H2O. Modelos com coluna única também estão disponíveis. As características do projeto são essencialmente as mesmas para a Série 424. Possuem precisão até ± 1% sendo especialmente adequados para uso com Tubos Pitot e em medições de vazão ou aplicações similares.
FAIXAS DE MEDIÇÃO E DIMENSÕES
Adequadas para pressão total até 100 psig, temperaturas até 65°C (150°F)
ESCALA INCLINADA EM POLEGADAS H2O
ESCALA DA COLUNA VERTICAL
*424-250MM
52-250MM
*COLUNA ÚNICA, ESCALA MÉTRICA E SUB-DIVISÃO EM MM
ACESSÓRIOS PADRÕES incluem dois frascos de ¾ oz de óleo manométrico de cor vermelha com peso específico de 0,826 g/cm³ (óleo manométrico de cor azul e peso específico de 1,91 g/cm³ para os Modelos 421-23 e 422-23), conectores de fechamento rápido com bico para mangueira tipo "a", duas mangueiras em plástico transparente com 1 metro de comprimento e dois adaptadores para mangueira com rosca de 1/8" NPT - dois jogos de acessórios para os modelos com coluna dupla.