Assistente de Tosse Cough Assist E70 - Philips Respironics - CPAP FIT
Assistente de Tosse Cough Assist E70 - Philips Respironics
Cod. do Produto: 307
Cough Assist E70 - Philips Respironics
O Cough Assist E70 da Philips Respironics serve para aqueles pacientes que não conseguem tossir ou eliminar as secreções de maneira eficaz, a aspiração traqueal é frequentemente usada para desobstruir as vias respiratórias. Infelizmente, os métodos invasivos de aspiração podem ser desconfortáveis para o paciente e têm sido associados a complicações, tais como hipoxemia, lesão tecidual e infecções.
O CoughAssist E70 fornece uma alternativa não invasiva eficaz e suave para uso hospitalar ou domiciliar. A terapia CoughAssist desobstrui as vias respiratórias por períodos mais longos de tempo do que a aspiração traqueal, e com menos complicações.
O aparelho torna-se de fácil avaliação do tratamento e o ajuste adequado das configurações devido a interface intuitiva e um monitor colorido grande. Isto facilita o aprimoramento da eficácia e do conforto da terapia. As configurações do dispositivo podem ser bloqueadas para que os parâmetros não possam ser alterados inadvertidamente durante o tratamento. Ligado na rede elétrica ou alimentado pela bateria (não inclusa), o CoughAssist E70 é uma solução verdadeiramente portátil, oferecendo aos pacientes maior liberdade e suporte.
Cough-Track: É um algoritmo integrado que auxilia na titulação da configuração do dispositivo, e na sincronização da terapia com o paciente. De forma automática ele reconhece a inspiração do paciente, excelente para pacientes não cooperativos, sem cognição preservada.
Configuração predefinida: Possui 3 perfis para predefinir a configuração podendo otimizar o tempo em atendimentos domiciliares, ou possibilitar diferentes condições para o paciente assim que ele receber alta hospitalar.
O Cough Assist E70 inicia uma pressão de insuflação pulmonar (pressão positiva na fase inspiratória), atingindo a capacidade pulmonar total que estimula uma tosse juntamente com uma pressão negativa na fase expiratória, assim ajudando o deslocamento e a remoção da secreção pulmonar.
Reduz a recorrência de infecções respiratórias;
Facilita o deslocamento da secreção pulmonar;
Melhora a oxigenação tecidual global;
Auxilia a tosse ou substitui a mesma;
Diminui a falta de ar;
Diminui o tempo de internações hospitalares;
É usado com uma mascara facial de borda inflável sem exalação (não inclusa), um bocal ou diretamente na traqueostomia ou tubo endotraqueal. Tem que ser usado com um filtro de barreia e um circuito com mínimo de 1,80m. Tudo deve ser de uso individual.
Pode ser usado em pacientes adultos ou pediátricos.
O cartão SD registra os dados da terapia;
O pico de fluxo da tosse e o volume corrente são exibidos após cada ciclo respiratório;
O cabo de interface de oximetria é um acessório opcional que permite a monitorização da SPO2.
Paciente com históricode enfisema bolhoso, barotrauma recente; instabilidade hemodinâmica; SARA; traqueomalácia; Edema Agudo Pulmonar e ELA bulbar.
01 Cough Assist E70 – Philips Respironics;
01 Circuito do paciente, incluindo filtro bacteriológico, tubo flexível de 1,83 m e máscara tamanho grande adulto;
01 Presilha do circuito;
Cabo de interface de oximetria
Cough-Track: modo automático (ligado ou desligado)
Pressão de inalação: 0 -70 cmH20, em incrementos de 1 cmH20
Valores de fluxo de inalação: Baixo/Médio/Alto
Tempo de inalação: 0 a 5s, em incrementos de 0,1s
Pressão de exalação: 0- 70 cmH20 em incrementos de 1 cmH20
Tempo de exalação: 0 a 5s, em incrementos de 0,1 s
Tempo de pausa: 0 a 5s, em incrementos de 0,1s (somente com o cough-track ligado)
Oscilação: Desligado/Inalar/Exalar/Ambos
Frequência: 1 a 20Hz, em incrementos de 1Hz (Somente se oscilação estiver ativada)
Amplitude: 1 a 10 cmH20, em incrementos de 1 cmH20 (Somente se oscilação estiver ativada)
Fonte CA: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Fonte de corrente continua (CC): 12 V CC
Dimensão do Produto (A x L x P): (cm) 23,1 (a) x 29,2 (l) x 19 (p)
Peso do Produto: 3,8 kg (4,3 kg com a bateria)
ANVISA: 10216719018
OBS: O CoughAssist E70 não deve ser utilizado sem o filtro bactericida no circuito do paciente. Bateria não inclusa.