RCBI - PW3337 - Medidor de Potência
PW3337 - Medidor de Potência
Confira o PW3337 - Medidor de Potência na RCBI Instrumentos, distribuidor autorizado HIOKI!
Página InicialTESTE E MEDIÇÃOAnálise de Potência e EnergiaMedidores de PotênciaPW3337 - Medidor de Potência
Estoque: 0 Marca: HIOKIModelo:PW3337 Referência: PW3337
O medidor de potência Hioki PW3337 mede a energia de toda a gama de equipamentos elétricos, desde dispositivos monofásicos, como dispositivos movidos a bateria e eletrônicos domésticos, incluindo equipamentos elétricos trifásicos em 3 canais de entrada. Os medidores de energia fornecem cobertura das frequências CC às inversoras, com suporte para tensões de até 1000 V.
Precisão de medição que permanece inalterada para medição de alta corrente
A precisão é garantida para correntes de até 65 A com entrada direta. O PW3337 também pode medir altas correntes acima de 65 A com sensores de corrente opcionais. Os medidores de energia de entrada direta normalmente exibem precisão reduzida ao inserir altas correntes devido ao auto-aquecimento do resistor de derivação. No entanto, o PW3337 reduz a resistência de entrada com um design DCCT que praticamente elimina esse tipo de degradação da precisão.
Processamento simultâneo de dados de potência e todos os dados harmônicos
Todos os dados, incluindo valores RMS, valores médios, componentes CC, componentes CA, componentes fundamentais das ondas, medição harmônica e medição de integração, são processados em paralelo internamente. Não há necessidade de alternar entre os modos, dependendo se você deseja adquirir dados de potência ou dados harmônicos - basta alternar a exibição para obter valores medidos com verdadeira simultaneidade. Além disso, o software de comunicação para PC pode ser usado para capturar dados de medição, inclusive de vários instrumentos sincronizados.
Banda larga de frequência de DC e 0,1 Hz a 100 kHz
Graças à capacidade de banda larga que se estende de CC e 0,1 Hz a 100 kHz, o PW3337 pode cobrir não apenas a banda de frequência fundamental dos inversores, mas também a banda de frequência da portadora.
Integrando valores de potência flutuante
O consumo de energia de equipamentos sujeitos a uma carga flutuante, por exemplo, geladeiras, aquecedores e bombas, varia consideravelmente entre a operação nominal e a operação sem carga. Graças à sua ampla faixa dinâmica, o PW3337 pode realizar medições de potência integradas com precisão garantida usando uma única faixa, mesmo que a potência flutue dramaticamente durante a integração. As medições podem acomodar picos de forma de onda de até 600% da classificação da faixa.
O PW3337 Communicator se conecta aos medidores de energia via interface LAN ou RS-232C e está disponível para download gratuito. A funcionalidade inclui a configuração de instrumentos, captura de dados de intervalo, realização de cálculos numéricos com base nos dados de medição, cálculo de valores de eficiência em várias unidades, exibição de 10 ou mais parâmetros de medição e exibição de formas de onda.