Messtechnik | Instalação e manutenção de estações de medição anemométrica | Sensor e potencial eólico - Anemômetro Vertical RM Young
O anemômetro Vertical RM Young é um instrumento de medição de velocidade de ar de precisão, desenvolvido para atender a necessidade de desenvolvedores de parques eólicos e fabricantes de turbinas. Sua aplicação dá-se principalmente na avaliação de recursos eólicos e solares.
O sensor foi projetado de maneira a responder somente à componente do vento que fluir paralelamente ao eixo de rotação do sensor. O instrumento utiliza um dispositivo de conversão óptico de alta qualidade que converte a rotação da hélice para um sinal de onda quadrada cuja frequência é linearmente proporcional à velocidade do ar.
Anemômetro do Propulsor Vertical
Componente vertical de medição da velocidade do vento
0,5 m/s (1,1 mph) a 40 m/s (89 mph)
Qualquer registrador de dados do Symphonie
Tensão milivolts
m/s = 0,01800 x mV
Faixa de sinal de saída
Conector é rosqueado no tamanho da tubulação de 3/4 pol.
Sensor monta em conector rosqueado
Diâmetro varrido do rotor
200 mm (7,9 polegadas)
Soldagem do cabo 2C ao conector
Plugues de sensor no conector rosqueado
O anemômetro vertical RM Young, quando instalado de maneira adequada, respeitando as especificações técnicas e as boas práticas de instrumentação não necessita qualquer tipo de manutenção. Em casos onde o sensor opera durante longos períodos de tempo, ou em locais onde há grandes índices de poluição, o anemômetro pode apresentar, com o passar do tempo, problemas nos rolamentos em função do acúmulo de sujeira. Nestes casos, recomenda-se que este seja enviado para empresa credenciada/certificada para a limpeza e manutenção adequada do equipamento.