Lista de Ensaios e Análises do itt Fuse - PDF Download grátis
Download "Lista de Ensaios e Análises do itt Fuse"
Angélica Vilarinho Henriques
1 Lista de Ensaios e Análises do itt Fuse Laboratório de Confiabilidade e Desempenho Salt Spray Câmara para ensaios de corrosão acelerada. Atende a norma ASTM B117 entre outras. É possível no mesmo gabinete de ensaio reproduzir diferentes atmosferas onde são expostas as amostras. Salt Spray (ss) - Temperatura câmara: Ambiente ~ 60ºC - Temperatura saturador: Ambiente ~ 75ºC - Pressão do saturador: 0 ~ 2 Kgf/cm² - Umidade relativa: até 100% Secagem Forçada (fd) - Temperatura câmara: Ambiente ~ 60ºC - Ar comprimido: 0 ~ 2kgf/cm2 Umidade Saturada (hu) - Temperatura câmara: Ambiente ~ 60ºC - Umidade relativa saturada: 20 ~ 99% Secagem natural (nd) - Temperatura: Ambiente - Umidade relativa: Ambiente Repouso com aquecimento (sk) - Temperatura câmara: Ambiente +5 ~ 60ºC Prohesion (ph) - Temperatura da Câmara: Ambiente ~ 60 ºC - Pressão do Ar Comprimido: 0 ~ 2 Kgf/cm² Dimensões internas: 820(c) x 685(l) x 760(a)mm Shaker Sistema de vibração para analisar a capacidade do produto de suportar excitações em diferentes faixas de frequência, velocidade e aceleração. Capacidade de testar produtos com massas de até 5kg. Máxima Aceleração (g) Frequência (Hz) Amplitude pico-pico (mm) Máxima Velocidade (m/s) Força (N) Sine 100 DC , Ramdom 100 DC , Mechanical Shock , Obs: As características técnicas descritas na tabela representam o desempenho de equipamento sem carga. As limitações estão acondicionadas à massa e forma de cada produto a ser ensaiado. Página 1 de 5
2 Choque Térmico Possui duas zonas de temperatura, uma em ambiente quente e outra em frio. Através de um cesto interno faz uma rápida troca de atmosfera submetendo o produto a um choque térmico. - Temperatura zona quente: Ambiente ~ 200ºC - Temperatura zona fria: -70ºC ~ -10ºC - Uniformidade térmica: ± 1,5ºC Refrigeração - Velocidade de transferência: 15s - Tempo de recuperação (máximo): 30minutos - Carga máxima basket: 30 kg - Área útil basket: 500(a) x 500(l) x 500(p)mm Câmara de Umidade e Temperatura Realiza ciclos com rampas e patamares controlando a umidade e temperatura. Utilizada para avaliar durabilidade de produtos operando em condições extremas às quais está sujeito em seu ciclo de vida operacional. - Temperatura: -70ºC ~ 150ºC - Uniformidade térmica: ± 1,5ºC - Rampa de aquecimento: 4ºC/minuto (sem carga) - Rampa de refrigeração: 2ºC/minuto (sem carga) Refrigeração - Umidade: 20 ~ 90% Umidade - Uniformidade de umidade: ± 3% - Precisão do controle de umidade: 1% - Carga máxima: 80kg - Área útil: 800(a) x 700(l) x 700(p)mm Página 2 de 5
3 Hast (Highly Accelerated Stress Test) Ensaios de aceleração de tempo de vida, com temperatura, umidade e pressão positiva. - Temperatura: 105 ~ 165ºC - Rampa de aquecimento: 4ºC/minuto (sem carga) - Precisão do controle de temperatura: ±0,5ºC Umidade - Umidade: 60 ~ 100% Pressão - Precisão do controle de umidade: ± 2%UR - Pressão: 0.2 ~ 4.0Kgf/ cm2 - Área útil: 800(a) x 700(l) x 700(p)mm Burn in Câmara para pré- envelhecimento a altas temperaturas. - Temperatura: Ambiente ~ 250ºC - Uniformidade térmica: 0,4 até 1,5ºC - Rampa de aquecimento: 4,5ºC/minuto (sem carga) - Carga máxima: 100kg - Área util: 450() x 540(l) x 540(p)mm Obs: As curvas de desempenho descritas na tabela representam o desempenho da estufa sem carga. As limitações Página 3 de 5
4 Laboratório de Caracterização Eletroeletrônica Microscópio de varredura Acústico - Ultrassom Equipamento para inspeção por varredura ultrassônica (SAM- Scanning Acoustic Microscopy), utilizado para visualização de micro trincas e descolamentos internos em chips, componentes e placas. É utilizado um transdutor que gera frequências entre 15MHz a 110MHz. A partir do eco que é gerado pela amostra ele vai reconstruir a imagem. - Resolução máxima de 0,5µm. - Medidas em multicamadas. - Amostras com 135x310mm Inspeção por Raios-X Vastamente utilizado para ensaios não destrutivos. Ideal para controle de processos SMT e de encapsulamento, análise de BGAs, VOIDs e afins. Também aplicado em amostras biológicas, fósseis, materiais plásticos, entre outros sem causar danos, deterioração ou descaracterização das amostras. Imagens de raio-x em tempo real. Tomografia 3D - Tamanho da amostra para raio-x: até 741x762mm - Tamanho da amostra para tomografia: até 45x45mm. - Energia do canhão: até 160 KV. - Resolução máxima: 0,5 µm. - Peso máximo para amostra: 5kg. Demais Equipamentos para medidas elétricas: Osciloscópio digital de 2,5 GHz Análise de sinais com ponteiras ativas e passivas. Multímetro de 6,5 dígitos Medidas de tensão e corrente entre outros com maior precisão. Gerador de sinais 6GHz Gerador de sinais, com modulação e geração de formas de onda arbitrária e geração de pulsos. Modulações AM, FM, Fase e Pulso. Network analyser 3GHz Para análise de impedâncias, caracterização e levantamento de parâmetros. Analisador de espectro 7GHz Análise de componentes harmônicas de sinais de RF. Frequencímetro 5GHz Medidor de tempo e frequência de sinais elétricos. Gerador de funções 80MHz Gerador de Funções programável até 80 MHz. Página 4 de 5
5 Laboratório de Microscopia e Análise de Materiais Microscópio Eletrônico de Varredura MEV Equipamento para obtenção de imagens microscópicas e análise química qualitativa. Ideal para análise de intermetálicos, falhas de deposição ou corrosão, trincas e fraturas e qualquer análise que necessite de inspeção por imagem. Possui detectores específicos para cada tipo de interação feixe-amostra. Varredura eletrônica Analisador químico EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) - Resolução da imagem: até 3nm - Magnificação: até x - Energia de medição: até 30kV - Operação em três modos de vácuo: alto, baixo e vácuo ambiental com até 30% de 1atm. Microscópio de Força Atômica - AFM Equipamento para análise de rugosidade, acabamento e morfologia de superfícies em escala atômica. Ideal para análise de polímeros e visualização de moléculas grandes. Possibilidade de medir a capacitância e resistividade por corrente de tunelamento. Análise realizada à pressão atmosférica e em geral, sem preparação da superfície. Imagens geradas com pontas de silicato (Tips). - Medição por contato: litografia e força lateral. - Medição por semicontato: potencial de superfície, força magnética, resistência e capacitância, força Kelvin. - Porta amostra com aquecimento até 50 C. - Tamanho máximo da amostra: 10 mm - Peso máximo da amostra: 40g Microscópio Metalográfico Microscópio ótico com a finalidade de avaliação de materiais através da metalografia, para descobrir possíveis defeitos, impurezas, falhas estruturais e afins. Microscópio ótico - Magnificação: até 500x - Geração de imagens: campo claro e escuro - Software de aquisição de imagens por câmera CCD Demais equipamentos para preparação de amostras: Serra cut-off Embutidora a quente Politriz de precisão Lixadeira Banho Ultrassônico Metalizadora Página 5 de 5
CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRA DE AREIA
Cliente: Darcy R. O. Silva & Cia Ltda Contato: Cesar Endereço: Fazenda Luciana, S/N Bairro: Zona Rural Cidade: São Simão Estado: SP CEP: 14200-000 OS: 8667/10820-0 Data de recebimento da amostra: 09/09/2015
EFEITO DO CORTE NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE AÇOS ELÉTRICOS M. Emura 1, F.J.G. Landgraf 1, W. Rossi 2, J. Barreta 2
EFEITO DO CORTE NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE AÇOS ELÉTRICOS M. Emura 1, F.J.G. Landgraf 1, W. Rossi 2, J. Barreta 2 1 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT 2 Instituto de Pesquisas
ENSAIOS INTEMPERISMO ACELERADOS : UM ESTUDO REAL DOS ÚLTIMOS TIPOS, FORMAS DE REALIZAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS.
ENSAIOS INTEMPERISMO ACELERADOS : UM ESTUDO REAL DOS ÚLTIMOS TIPOS, FORMAS DE REALIZAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS. Por Eng. Carlos Alberto Maciel (1) BASS Equipamentos Ltda 1.Resumo Este artigo descreve