1 MANUAL DE INSTRUÇÕES DO MULTÍMETRO DIGITAL MODELO MD-6130 setembro 2009 Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de iniciar o uso do multímetro
3 ÍNDICE 1. Introdução Regras de segurança Especificações Gerais Elétricas Preparações para medir Procedimentos de medição Tensão Contínua / Alternada Corrente Contínua / Alternada Resistência Teste de continuidade Teste de diodos Teste de transistores (hfe) Temperatura Capacitância Frequência Indutância Registro de Pico (Peak Hold) Troca da bateria Garantia As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem prévio aviso, com o objetivo de aprimorar a qualidade do produto.
4 1. INTRODUÇÃO O MD-6130 é um multímetro digital de 3½ dígitos (1999) que além das medições comuns e mais temperatura, frequência, capacitância, indutância ainda conta também com desligamento automático e registro de pico (Peak Hold). Foi desenvolvido com o que existe de mais moderno em tecnologia de semicondutores. Apresenta como características: alta confiabilidade, durabilidade e simplicidade de operação. Todas as escalas de tensão, resistência e corrente são protegidas, com exceção à de 20A DC/AC. São de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao multímetro, ao equipamento sob teste ou choque elétrico no usuário. Um multímetro é um equipamento delicado e requer um operador habilitado tecnicamente, caso contrário, poderá ser danificado. Ao contrário de um eletrodoméstico comum, o multímetro poderá ser danificado caso o usuário cometa algum erro de operação como, por exemplo, tentar medir tensão nas escalas de corrente ou resistência. Assim sendo, informamos que não será considerado como defeito em garantia, quando um aparelho, mesmo dentro do prazo de validade da garantia, tiver sido danificado por mau uso. 2. REGRAS DE SEGURANÇA As regras de segurança abaixo devem ser seguidas para garantir a segurança do operador e evitar danos ao multímetro. a. Assegure-se que a bateria esteja corretamente colocada e conectada ao multímetro. =1=
5 b. Verifique se a chave seletora está posicionada na função e escala adequada à medição que deseja efetuar. c. Remova as pontas de prova do circuito que está testando quando for mudar a posição da chave seletora. d. Nunca ultrapasse os limites de tensão ou corrente de cada escala, pois poderá danificar seriamente o multímetro. e. Nunca se deve medir resistência e capacitância em um circuito que esteja energizado, ou antes, que os capacitores do mesmo estejam descarregados. f. Em caso de dúvida nas medições de tensão e corrente selecione a escala mais alta e vá progressivamente decrescendo de escala até obter uma leitura mais exata. g. Quando não for usar o MD-6130 por um período prolongado, remova a bateria para evitar que em caso de vazamento da mesma o multímetro seja danificado. h. Antes de usar o multímetro, examine-o juntamente com as pontas de prova, para ver se apresentam alguma anormalidade ou dano. Em caso afirmativo desligue o aparelho imediatamente, e o encaminhe para uma assistência técnica autorizada pela ICEL. i. Sempre conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne COM do MD j. Não coloque o MD-6130 próximo a fontes de calor, pois poderá deformar o seu gabinete. k. Quando estiver trabalhando com eletricidade, nunca fique em contato direto com o solo ou estruturas que estejam aterradas, pois em caso de acidente poderá levar um choque elétrico e dependendo da intensidade do choque elétrico pode até ocorrer a morte do usuário. Utilize preferencialmente calçados com sola de borracha. l. Ao medir tensões alternadas acima de 30V e contínuas acima de 60V, seja extremamente cuidadoso, pois essas tensões podem causar um forte choque elétrico. =2=
6 m. Correntes muito baixas são o suficiente para provocar a desagradável sensação do choque elétrico. E acima de 20mA pode ocorrer parada cardiorrespiratória. n. Ao usar as pontas de prova sempre mantenha os dedos atrás da saliência de proteção circular. o. Tentar medir tensões que ultrapassem a capacidade do multímetro irá danificá-lo e expor o usuário ao risco de choque elétrico. p. Lembre-se de pensar e agir em segurança. 3. ESPECIFICAÇÕES 3.1. Gerais a. Visor: Cristal líquido (LCD), 3½ dígitos (1999) com iluminação. b. Funções: Tensão contínua e alternada, corrente contínua e alternada, resistência, capacitância, indutância, temperatura, frequência, Peak Hold, teste de continuidade, transistores e diodos e desligamento automático após 10 minutos. c. Polaridade: Automática. O sinal negativo ( ) será exibido. d. Indicação de sobrecarga: O símbolo "OL" é exibido no visor. e. Indicação de bateria descarregada: O visor exibe o sinal de uma bateria quando restar apenas 10% da energia útil. f. Temperatura e umidade de operação: De 0ºC a 40ºC, menos que 80% de umidade (sem condensação). g. Temperatura e umidade de armazenagem: De -10ºC a 50ºC, menos que 80% de umidade (sem condensação). h. Alimentação: Uma bateria de 9V. i. Duração útil da bateria: Aproximadamente 200h com bateria alcalina. =3=
7 j. Taxa de amostragem do sinal: três vezes por segundo. k. Fusível: 0,2A/250V de auto restauração. l. Dimensões: 190x95x45mm (com o protetor de borracha). m. Peso: 350g (incluindo a bateria). n. Grau de poluição: 2 o. Altitude máxima: metros p. O MD-6130 obedece às normas IEC-1010 e categoria CAT-II. q. O MD-6130 vem acompanhado de um manual de instruções, um par de pontas de prova (uma preta e outra vermelha), um termopar tipo K com pinos banana, um protetor de borracha (tipo holster) e uma caixa de embalagem Elétricas Obs: A exatidão está especificada por um período de um ano após a calibração, em porcentagem da leitura mais número de dígitos menos significativos. Sendo válida na faixa de temperatura compreendida entre 18ºC à 28ºC e umidade relativa inferior a 75% sem condensação. a. Tensão contínua ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO IMPEDÂNCIA SOBRECARGA 200mV 100μV 250VDC/ACrms 2V 1mV ± (0,5%+3d) 20V 10mV >10MΩ 1.000VDC/ 200V 100mV 750VACrms 1.000V 1V ±(0,8%+10d) b. Teste de transistores Permite medir o hfe de transistores PNP ou NPN na faixa de 0 a vezes. A corrente de base (Ib) é de aproximadamente 10μA e a tensão coletor-emissor (Vce) é de aproximadamente 3V. =4=
8 c. Corrente contínua ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO QUEDA DE TENSÃO PROTEÇÃO 2mA 1μA ±(0,8%+10d) 20mA 10μA 0,2A/250V <200mV 200mA 100μA ± (1,2%+8d) 20A 10mA ± (2,0%+5d) Sem Proteção Tempo máximo de medição acima de 10A: 10 segundos a cada 5 minutos d. Temperatura ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO de 20º a 400ºC ± (0,8%+5d) 1ºC de 400º a 1000ºC ± (1,5%+15d) e. Tensão alternada ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO IMPEDÂNCIA SOBRECARGA 200mV 100μV 250VDC/ACrms 1MΩ 2V 1mV ± (0,8%+5d) 20V 10mV 1.000VDC/ 200V 100mV 10MΩ 750VACrms 750V 1V ± (1,2%+10d) Resposta em Freqüência: Até 200V: 40 a 400Hz/ acima de 200V: 40 a 100Hz Forma de Onda: Senoidal f. Teste de continuidade A campainha soará, quando o valor lido for inferior a aproximadamente 70 Ω. A tensão de teste aproximadamente 3V. g. Corrente alternada ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO QUEDA DE TENSÃO PROTEÇÃO 2mA 1μA ±(1,0%+15d) 20mA 10μA 0,2A/250V <200mV 200mA 100μA ± (2,0%+5d) 20A 10mA ±(3,0%+10d) Sem Proteção Resposta em Freqüência: de 40 a 400Hz / Forma de Onda: Senoidal Tempo máximo de medição acima de 10A: 10 segundos a cada 5 minutos =5=
9 h. Resistência ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO TENSÃO PROTEÇÃO 200Ω 0,1Ω ± (0,8%+5d) 2KΩ 1Ω 20KΩ 10Ω ± (0,8%+3d) 250V 200KΩ 100Ω <3,0V (em aberto) DC/ACrms 2MΩ 1KΩ 20MΩ 10KΩ ± (1,0%+25d) 2.000MΩ 1MΩ ± (5,0%[-10]+30d) i. Capacitância ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO PROTEÇÃO 20nF 10pF 200nF 100pF ±(2,5%+20d) 2μF 1nF V DC/ACrms 20μF 10nF 200μF 100nF ±(5,0%+10d) j. Teste de diodos Permite testar diodos de silício ou germânio. A corrente direta (Id) é menor que 1,0mA e a tensão de circuito aberto é de no máximo 3V. k. Frequência (autorange) ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO SENSIBILIDADE PROTEÇÃO 2KHz 1Hz 20KHz 10Hz 250V DC/ACrms 200KHz 100Hz ±(1,0%+10d) 1VRms (por 10 segundos) 2.000KHz 1KHz 10MHz 10KHz l. Indutância ESCALA RESOLUÇÃO EXATIDÃO PROTEÇÃO 2mH 1μH 20mH 10μH 200mH 100μH ±(2,5%+30d) 36V DC/ACrms 2H 1mH 20H 10mH =6=
10 4. PREPARAÇÕES PARA MEDIR Lembre-se que ao trabalhar com eletricidade você estará exposto ao risco de levar um choque elétrico, que pode causar desde queimaduras até a morte. Nunca trate essas medições com menos importância, cuidado ou atenção. a. Ligue o multímetro pressionando a chave "POWER". b. Verifique se o sinal de bateria descarregada aparece no visor. Em caso afirmativo, troque-a por uma nova. Veja o item 6. Troca da bateria. c. Caso o multímetro apresente algum defeito ou sinal de quebra, encaminhe-o para uma assistência técnica autorizada pela ICEL. d. Caso as pontas de prova apresentem sinais de quebra ou dano, troque-as por outras novas. Prevenindo-se contra choque elétrico e perda de isolação. e. Ao fazer uma medição e só ficar aceso o dígito "OL", será indicação que a escala selecionada é inferior ao valor da leitura, portanto você deverá selecionar uma escala superior. Por outro lado se dígitos "zero" forem exibidos a esquerda do valor numérico, selecione uma escala inferior para aumentar a resolução e a exatidão da medida. f. Opere o multímetro somente em temperaturas compreendidas entre 0ºC a 40ºC e umidade relativa menor que 80% sem condensação. g. Nas escalas baixas de tensão alternada e contínua será normal aparecer alguma leitura aleatória no display, com as pontas de prova conectadas apenas no multímetro. Isso é devido à alta impedância de entrada do multímetro e a captação de ruídos através das pontas de prova. h. Apesar do desligamento automático, desligue o multímetro quando não for usá-lo, para economizar ainda mais a bateria. i. Ao efetuar qualquer medição, leve sempre em consideração as orientações do item 2. Regras de segurança. =7=
11 5. PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO 5.1. Tensão Contínua / Alternada Evite medir tensão se um motor ou um circuito estiver sendo ligado ou desligado. Nestes momentos ocorrem transientes (picos) de tensão que podem danificar o multímetro. a. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado COM do multímetro e o vermelho no borne "VΩHz". b. Selecione uma das escalas de tensão, que seja adequada à leitura que deseja efetuar. Em caso de dúvida utilize a mais elevada ( 1.000V ) e vá, progressivamente, decrescendo de escala até obter uma leitura mais exata. c. Utilize o botão DC/AC para selecionar alternada ou contínua, o display exibirá as letras AC para indicar tensão alternada. Obs: Nunca tente medir tensões superiores a 1.000VDC ou 750VAC. d. Aplique as pontas de prova em paralelo com o circuito que deseja medir. e. Leia o valor da tensão exibido no visor Corrente Contínua / Alternada A escala de 20A não é protegida através de fusível e apresenta uma baixa impedância interna, portanto para evitar danos ao multímetro ou no equipamento sob teste, não tente medir corrente superior a 20A ou tensão. a. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado "COM" do multímetro e o vermelho no "ma" ou "20A". Este último borne só deverá ser usado quando se for medir acima de 200mA e a chave seletora estiver na posição "20A". =8=
12 b. Caso tenha escolhido o borne 20A" selecione a escala 20A, caso contrário escolha uma das escalas de corrente compreendida, entre "2mA" a "200mA", que seja adequada à leitura a ser feita. Com a ponta de prova vermelha conectada no borne "ma" não tente medir mais que 200mA e, se estiver conectada no borne "20A", não tente medir mais que 20A, caso contrário poderá danificar o multímetro. c. Utilize o botão DC/AC para selecionar alternada ou contínua, o display exibirá as letras AC para indicar corrente alternada. d. Desligue o circuito que pretende testar, interrompa o condutor no qual quer medir a corrente e ligue o multímetro em série com o circuito. e. Ligue o circuito a ser medido. f. Leia o valor da corrente no visor do MD-6130, caso esteja precedido do sinal menos (-), será indicação que as pontas de prova estão com a polaridade invertida em relação ao circuito. Nunca mude de escala com o circuito energizado, desligue-o primeiro. g. Após a medição desligue o circuito, remova o multímetro e religue o condutor interrompido. h. Não meça correntes superiores a 10A por um tempo superior a 10 segundos e aguarde 5 minutos para fazer duas medidas sucessivas. Se for aplicada tensão nas escalas de 2mA até 200mA, o fusível abrirá e dependendo do nível da tensão aplicada poderão ocorrer danos ao circuito interno do MD Resistência Nunca tente medir resistência em um circuito que esteja energizado, ou antes, que os capacitores do mesmo tenham sido descarregados. a. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado "COM" do multímetro e o vermelho no borne "VΩHz". =9=
13 b. Gire a chave seletora para a função de resistência "Ω" escolhendo uma das escalas, que seja adequada à leitura que deseja efetuar. c. Aplique as pontas de prova em paralelo com o resistor a ser medido. d. Leia o valor da resistência no visor. e. Quando for medir um resistor que esteja ligado em um circuito, solte um dos seus terminais, para que a medição não seja influenciada pelos demais componentes do circuito. f. Em leituras de valor superior a 1MOhm o multímetro demorará alguns segundos até que a leitura estabilize no visor. g. Na escala de 200MΩ para obter o valor final da leitura, deverá ser subtraído 10MOhm do valor exibido no visor Teste de continuidade a. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado "COM" do multímetro e o vermelho no borne "VΩHz". b. Gire a chave seletora para a escala de continuidade &. c. Aplique as pontas de prova ao circuito a ser testado. O mesmo deverá estar desligado e com seus capacitores descarregados. d. Caso a resistência seja inferior a aproximadamente 70Ω, a campainha soará. e. Nunca tente fazer este teste em um circuito que esteja energizado, ou antes, que os capacitores do mesmo tenham sido descarregados Teste de diodos a. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado "COM" do multímetro e o vermelho no borne "VΩHz". b. Gire a chave seletora para a escala de diodo. =10=
14 Nunca tente medir resistência em um circuito que esteja energizado, ou antes, que os capacitores do mesmo tenham sido descarregados. c. Aplique a ponta de prova preta no cátodo ( - ) e a vermelha no ânodo ( + ) do diodo. d. Caso o diodo esteja bom, deverá indicar em torno de 0,700 para diodos de silício e 0,300 para os de germânio. e. Caso o valor zero seja exibido no visor, será indicação que o diodo está em curto-circuito. E se o visor exibir o sinal de sobrecarga, será indicação que o diodo está aberto. f. Invertendo as pontas de prova em relação ao diodo, o visor deverá exibir o sinal de sobrecarga, caso contrário será indicação de defeito no diodo Teste de Transistores (hfe) a. Remova as pontas de prova do multímetro. b. Selecione a escala de hfe. c. Insira os terminais do transistor no soquete para hfe, observando a correta pinagem (E-B-C) e o tipo PNP ou NPN. d. Leia o valor do hfe no visor do MD Temperatura Não tente medir a temperatura de um condutor energizado. a. Gire a chave seletora para a escala de temperatura ºC. b. Conecte o pino banana preto do termopar no borne marcado ma do multímetro e o vermelho no borne "COM". c. Aplique o termopar ao local onde deseja medir a temperatura. =11=
15 d. Aguarde um intervalo de tempo para que o termopar entre em equilíbrio com a temperatura do ponto a ser medido. e. Leia o valor da temperatura no visor do MD Capacitância Quando for medir um capacitor que esteja ligado em um circuito, solte um dos seus terminais, para que a medição não seja influenciada pelos demais componentes. a. Selecione através da chave seletora uma das escalas de capacitância "F" que seja adequada à medição que deseja efetuar. b. Certifique-se que o capacitor a ser testado esteja descarregado. Para descarregar um capacitor, deve-se ligar um resistor de 100Ω ou 10Ω entre os seus terminais, pois quando se coloca diretamente em curto-circuito os seus terminais, podem ocorrer danos ao dielétrico do mesmo. c. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado "COM" do multímetro e o vermelho no borne ma. Ao conectar as pontas de prova, o display pode indicar uma capacitância parasita capaz de induzir um erro nas leituras mais baixas. Anote este valor para subtrair da leitura final. d. Aplique as pontas de prova em paralelo com o capacitor a ser medido, observando a polaridade correta (vermelho + / preto - ). e. Leia o valor da capacitância no visor do MD Observações ao medir capacitância: Os capacitores em geral e especialmente os eletrolíticos, apresentam tolerâncias bastante elevadas, portanto podem resultar grandes diferenças entre o valor lido e o valor nominal do mesmo. Leituras incorretas serão obtidas ao se tentar medir a capacitância de um elemento resistivo ou indutivo. =12=
16 Caso haja variação significativa na leitura de um mesmo capacitor em escalas diferentes do MD-6130, será indicação que o capacitor está com perda de isolação e consequentemente fuga de corrente. Para medir capacitância superior a 200μF, você poderá usar o seguinte procedimento: Primeiro pegue um capacitor que dê uma leitura próxima a 200μF, anote este valor como "Cref". Ligue-o em série com o capacitor de valor superior a 200μF e meça o valor resultante, anotando-o como "Ctot". Aplique então a seguinte fórmula para obter o valor do capacitor desconhecido: (Cref X Ctot)/(Cref - Ctot) Frequência a. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado "COM" do multímetro e o vermelho no borne "VΩHz". b. Posicione a chave seletora para 10MHz. A função de frequência apresenta várias escalas com seleção automática (autorange). c. Aplique as pontas em paralelo com o circuito que deseja medir. d. Leia o valor da frequência no visor. Obs1: Não tente medir a freqüência de um sinal com mais de 250VDC/ACrms, pois poderá danificar o multímetro. Obs2: Para sinais acima de 10Vrms a exatidão não é especificada Indutância Quando for medir um indutor que esteja ligado em um circuito, solte um dos seus terminais, para que a medição não seja influenciada pelos demais componentes. a. Posicione a chave seletora em uma das escalas de indutância que seja adequada à medição que deseja efetuar. b. Conecte o pino banana preto da ponta de prova no borne marcado "COM" do multímetro e o vermelho no borne ma. =13=
17 c. Ao medir indutores de valor muito baixo, procure utilizar pontas de prova mais curtas possíveis, para evitar que a indutância parasita introduza um erro na medição. d. Aplique as pontas de prova em paralelo com o indutor a ser medido. e. Leia o valor da indutância no visor do MD Leituras incorretas serão obtidas ao se tentar medir a indutância de um elemento resistivo ou indutivo. O MD-6130 não mede o fator de mérito (Q) de um indutor Registro de Pico 'Peak Hold' Durante uma medição, pressione o botão PK HOLD e o display passará exibir o maior valor encontrado a partir daquele momento. Pressionando novamente o botão a leitura voltará ao normal. 6. TROCA DA BATERIA Quando o sinal de bateria gasta aparecer no visor, será indicação que restam apenas 10% da energia útil da bateria e que está na hora da troca. Obs: O conversor analógico/digital do MD-6130 precisa de uma tensão de referência estável para o seu perfeito funcionamento. Algumas horas de uso contínuo após o aparecimento do sinal de bateria descarregada, o nível de tensão da bateria cairá a um ponto em que não mais será possível manter estável a tensão de referência, o que acarretará a perda da estabilidade e da exatidão do MD Por uso contínuo, entenda-se que o aparelho esteja ligado e não necessariamente realizando medições sucessivas. a. Remova as pontas de prova e desligue o multímetro. b. Solte o parafuso que existe na tampa do compartimento de bateria e remova a tampa. =14=
18 c. Remova a bateria gasta e conecte a nova observando a polaridade correta. d. Encaixe a tampa no lugar e aperte o parafuso. Para evitar o risco de choque elétrico, não use o multímetro sem a tampa. 7. GARANTIA A ICEL garante este aparelho sob as seguintes condições: a. Por um período de um ano após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original. b. A garantia cobre defeitos de fabricação no MD-6130 que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho. c. Esta garantia é válida para todo território brasileiro. d. A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho. e. A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho. f. Excluem-se da garantia os acessórios. g. Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário. =15=