Código: #25486 | Marca: Não
Aparelho de Pressão Arterial Digital Automático de Braço G-Tech Home LA250
O Aparelho de Pressão Digital G-Tech Home LA250 é um aparelho automático de braço que realiza medições da pressão sanguínea sistólica, diastólica e da frequência cardíaca, por um método não invasivo, utilizando o método oscilométrico de medição. Contém diversas funções como indicador de arritimia cardiáca, média das três últimas medições, indicador gráfico de nível de hipertensão, memória de 120 resultados com data e hora, podendo ser separadas para até três usuários, e garantia de quatro anos.
Aparelho de Pressão Digital G-Tech Home LA250
O Aparelho de Pressão Digital G-Tech Modelo LA 250 é um aparelho automático de braço que realiza medições da pressão sanguínea sistólica, diastólica e da frequência cardíaca, por um método não invasivo. Este aparelho utiliza o método oscilométrico de medição. A pressão sanguínea é a pressão exercida pelo sangue contra a superfície interna das artérias. A força original vem do batimento cardíaco.
A pressão sanguínea varia a cada instante, seguindo um comportamento cíclico. São vários os ciclos que se superpõem, mas o mais evidente é o determinado pelos batimentos cardíacos. Chama-se ciclo cardíaco o conjunto de acontecimentos desde um batimento cardíaco até o próximo batimento.
Método de medição: oscilométrico.
Intervalo de medição: 30 a 280 mmHg.
Frequência cardíaca: 40 a 199 bpm.
Erro máximo: ± 3 mmHg para pressão / ± 5% para pulsação.
Inflagem: automática (bomba de ar).
Desinflagem: automática (válvula de controle de liberação de ar).
Memória: 3 bancos de dados de 40 memórias cada.
Dimensões (comprimento x largura x altura): 135 x 105 x 53 mm.
Peso: aproximadamente 212 g (excluindo baterias).
Circunferência de Braço: 22 a 32 cm.
Condições de operação: 10°C a 40°C (50°F a 104°F); umidade de 15% a 90%.
Condições de armazenagem: – 20°C a 70°C (– 4°F a 158°F); umidade = 90% Fonte de alimentação: 4 baterias alcalinas AAA (1,5 V) (Não inclusas).
Vida útil da bateria: cerca de 300 medições.
1. Insira as baterias.
2. Todos os símbolos da irão aparecer na tela por 3 segundos.
. Pressione o botão + para selecionar uma zona de memória (1, 2 ou 3).
4. Pressione o botão ligar/ desligar para iniciar a medição. Todos os símbolos aparecem por 3 segundos. O monitor irá inflar automaticamente.
5. Após inflagem inicial da braçadeira, a pressão irá diminuir lentamente. Quando é detectada uma pulsação, o símbolo de frequência cardíaca começa a piscar.
6. Quando a medição é finalizada, a pressão sistólica, pressão diastólica, frequência cardíaca e o símbolo do indicador WHO serão exibidos por 1 minuto.
7. O monitor irá desligar automaticamente após 1 minuto se não houver operação.
Nota: ao realizar medições repetidas, certifique-se de selecionar a mesma zona de memória para que as medições sejam registradas na memória apropriada.