Sistema de Cromatografia Gasosa Multidimensional MDGC/GCMS-2010 : SHIMADZU
> MDGC/GCMS-2010
Sistema de Cromatografia Gasosa Multidimensional
O sistema MDGC/GCMS-2010 permite realizar a separação cromatográfica utilizando duas colunas de diferentes características, através do acoplamento do GC-2010 e do GCMS QP-2010 Plus, com a utilização do exclusivo mecanismo Multi-Deans switching, no qual compostos que não apresentam boa separação na primeira coluna podem ser direcionados para a segunda coluna (heart-cut). O excelente nível de separação deste sistema não pode ser obtido via análise convencional, onde apenas uma coluna é utilizada.
O sistema MDGC/GCMS-2010 apresenta ainda alta reprodutibilidade de análise e facilidade de operação e manutenção. Através da utilização da exclusiva tecnologia Multi-Deans switching é possível realizar análises de matrizes complexas como, por exemplo, petróleo, aromas e isômeros ópticos.
Estabilidade no tempo de retenção
Sistemas multidimensionais típicos utilizam mecanismo de direcionamento de fluxo conhecido como Deans-switching. No entanto, este mecanismo apresenta menor recuperação e também alteração nos tempos de retenção. O sistema MDGC/GCMS-2010 Shimadzu utiliza o mecanismo Multi-Deans switching, que reduz significativamente alterações nos tempos de retenção dos compostos eluídos, mesmo após a seleção de vários picos.
No mecanismo Multi-Deans Switching não há alteração do tempo de retenção após heart-cut.
MDGC/GCMS - Análise de 13 compostos oxigenados em gasolina
1a coluna (GC): MeOH, MTBE, s-BuOH, DIPE, i-BuOH não apresentam separação eficiente, sendo necessária a utilização de sistema MDGC (Heart-cut).
2a coluna (GCMS): Após Heart-cut demais compostos são separados com sucesso.
Software MDGCsolution
O software MDGCsolution permite controlar as condições de taxa de fluxo em ambas as colunas. O programa de direcionamento de fluxo pode ser configurado facilmente através da visualização do cromatograma da primeira coluna.
Ampla variedade de sistemas opcionais
Além do MS, outros detectores como FID e FPD podem ser adicionados ao MDGC/GCMS-2010. O amostrador headspace e o sistema de dessorção térmica também podem ser conectados e controlados como sistema de pré-tratamento. Além disso, quando o sistema multidimensional não estiver sendo utilizado é possível utilizar os sistemas GC e GCMS isoladamente.
O mecanismo Multi-Deans switching é instalado na parte superior do forno do GC-2010, permitindo a troca de colunas e detectores com facilidade. Além disso, são utilizadas anilhas em aço inoxidável altamente resistentes à temperatura, que evitam ajustes adicionais, procedimento comum em sistemas que utilizam anilhas de vespel.