O equipamento para medição de tensão de rádio interferência (RIV) por sua vez, consiste em sinais de alta frequência, normalmente originados por efeito corona, capazes de causar a interrupção, obstrução ou degradação de sinais de comunicação, limitando o desempenho de equipamentos eletroeletrônicos.
A solução da HVEX para avaliação de RIV em equipamentos com tensões de fase variando de 13,8kV a 500kV, através de acopladores capacitivos ou taps em buchas capacitivas. O sistema de medição conta com software dedicado e possibilita a aquisição de sinais em elevadas frequências e alta resolução vertical.
A HVEX é a única fabricante nacional desse tipo de equipamento e possibilita a customização do produto de acordo com a aplicação do cliente.
Solicitar Cotação
Especificações Técnicas
Benefícios
Aplicações
Downloads
Título
Dados
Filtro:
Passa-alta, passa-faixa, passa-baixa e rejeita banda.
Umidade:
até 90% e sem condensação
Interface gráfica:
RIV, FFT;
Impedância secundária:
150 ou 300 Ohm.
Faixa de medição de RIV:
100 uV até 1 V.
Capacitância de acoplamento externa:
de 100 pF até 4.000 pF;
Software: HVEX PDMS é o software supervisório dedicado utilizado para acionar e controlar os ensaios, filtrar os sinais de leitura para remoção de ruídos, gerenciar o banco de dados e visualizar os resultados das aplicações por meio de uma interface gráfica. O software é intuitivo, possui interface amigável e permite e emissão automática de relatórios customizados nos formatos .pdf e .doc.
Medição de RIV pelo método elétrico: O equipamento da HVEX utiliza o método elétrico para medição de RIV.
Qualidade da medição e análise: O sistema de medição apresenta elevada frequência de aquisição e resolução vertical. As análises podem realizadas nos domínios do tempo e da frequência, apresentando separação de eventos e visualização em FFT (Fast Fourier Transform) ou RIV no domínio do tempo.