Connect-JCO CONTROLE E INDICAÇÃO - Connect-JCO
Home » Produtos » CONTROLE E INDICAÇÃO
Os Indicadores Micro-processados para Painel da linha "CONNECT-JCO", série IDM-4896, foram desenvolvidos com a mais apurada técnica existente no mercado; utilizando circuitos integrados e microcontrolador de alta precisão, que lhe garantem confiabilidade, robustez e longevidade, vindo preencher uma lacuna existente no mercado, onde se deseja uma indicação precisa. Dentro desta nova concepção, possui configuração simplificada pelo teclado frontal, até 04 alarmes, fonte de 24Vcc para excitação de Transmissores e entrada universal para Pt-100, Termopares, mV, V e mA. Características Técnicas Display: "Led" vermelho de alto brilho (13mm). Configuração.: Facilmente modificada pelo usuário através do teclado frontal. Dimensões: 96 x 48 x 142 mm. Alimentação: Universal (85a265Vca, 125Vcc). Detecção de "queima de sensor" (Burnout): Disponível para termopares, Pt-100 e mV. Resistência de Entrada: ± 1MΩ Tc,mVe V; ±5Ω para mA. Corrente de excitação PT-100: ± 400µA. Resistência máxima da fiação Pt-100: 15Ω/Fio. Erro da compensação da junta fria: ± 1,0°C (entre 15°C e 35°C); ± 1,5°C (0°C a 15°C e 35°C a 50°C). Até 06 tipos de Alarme. Normas: DIN para PT-100 IPTS para termopares.
Os Controladores Microprocessados da linha "CONNECT-JCO", foram desenvolvidos com a mais apurada técnica existente no mercado; utilizando circuitos integrados de alta precisão, que lhe garantem confiabilidade, robustez e longevidade, vindo preencher uma lacuna existente, onde se deseja uma indicação e controle precisos, com possibilidade de simples controladores On-Off e até mesmo 4a20mA PID (Auto-tuning). Dentro desta nova concepção, possui entrada configurável para termopares, termoresistências, mA, mV, resistiva, etc. Circuito AUTO-ZERO e AUTO-SPAN, garantindo uma alta precisão.