Calibração de Equipamentos - PDF Download grátis
Download "Calibração de Equipamentos"
Talita Wagner Cerveira
1 Vídeo Conferência Calibração de Equipamentos Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná Junho/2014
2 Diferença entre calibração e a verificação metrológica
4 Estabelece o erro de medição e a incerteza de medição associada de um instrumento, ao compará-lo a um padrão.
5 O resultado de uma calibração fornece informações que permitem ao seu usuário fazer um diagnóstico sobre o instrumento calibrado...
6 ...analisar criticamente, através dos erros identificados e das incertezas declaradas, se o instrumento continua apto para uso.
7 Esta decisão é tomada pelo detentor do instrumento, normalmente com base nas tolerâncias estabelecidas para o processo em que o referido instrumento é utilizado.
8 Atenção! Calibração não é ajuste
9 Atenção! A calibração é um pré-requisito para o ajuste Após o ajuste ou manutenção de um instrumento ou sistema de medição, tal instrumento ou sistema de medição deve ser recalibrado.
10 Verificação metrológica
11 Está relacionada a metrologia legal.
12 A Verificação Metrológica é uma atribuição do INMETRO que, através dos órgãos delegados, efetua o controle de equipamentos e instrumentos com o objetivo de garantir a credibilidade das medições.
13 Para que esta atividade seja realizada são definidas exigências regulamentares, através de Regulamentos Técnicos Metrológicos, para assegurar um nível adequado de credibilidade nos resultados de medições.
14 Estes regulamentos técnicos definem critérios para que os técnicos dos órgãos delegados possam avaliar se um determinado instrumento atende aos itens especificados no regulamento. Entre eles podemos citar:
15 Verificar se o instrumento possui placa com as inscrições obrigatórias; Verificar a integridade da marca de verificação, da marca de selagem;
16 Verificar se o instrumento não sofreu modificações evidentes e alterações de suas características metrológicas; Verificar se os erros do instrumento não ultrapassam os erros máximos admissíveis definidos no regulamento técnico específico;
17 Verificar se o instrumento propicia a fraude.
18 Exemplos de algumas marcas utilizadas pela Metrologia Legal
22 Como alcançar credibilidade nas medições?
23 A credibilidade das medições está fortemente associada à rastreabilidade
24 Rastreabilidade é a propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. Vocabulário Internacional de Metrologia versão 2012
25 A forma confiável de obter a rastreabilidade da medição é realizar calibrações ou ensaios em laboratórios acreditados pelo Inmetro ou seja, laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE)
26 ATENÇÃO! Cuidado com a utilização incorreta do conceito de rastreabilidade.
27 ATENÇÃO! Para uma empresa ou laboratório que realiza serviços de calibração ou ensaio garantir a rastreabilidade de uma medição, não basta possuir padrões calibrados em Laboratórios Acreditados.
28 Segundo o item do documento da Coordenação Geral da Acreditação do INMETRO, DOC-CGCRE-003 revisão 3 de julho de 2011: Para caracterizar a rastreabilidade de uma medição, não é suficiente que o laboratório calibre seus equipamentos e disponha dos certificados de calibração correspondentes....
29 ... Um certificado de calibração não fornece, necessariamente, informações sobre a competência dos laboratórios que realizam as calibrações que formam a cadeia de rastreabilidade...
30 ... É preciso que se considere também outros elementos que são essenciais para que se possa afirmar que o resultado de uma medição possui rastreabilidade a um padrão nacional ou internacional:...
31 Por exemplo: RECALIBRAÇÕES: as calibrações devem ser repetidas a intervalos apropriados, definidos em função de uma série de variáveis, tais como incerteza requerida, frequência e modo de uso dos instrumentos de medição, estabilidade dos equipamentos etc;
32 Por exemplo: INCERTEZA DE MEDIÇÃO: a cada passo da cadeia de rastreabilidade, deve ser determinada a incerteza de medição, de acordo com métodos definidos, de modo que se obtenha uma incerteza total para a cadeia.
34 Desta forma: Quando um Laboratório que não é acreditado atesta que utiliza padrões rastreados, está utilizando incorretamente o conceito de rastreabilidade e consequentemente não está garantindo a rastreabilidade da medição.
35 Segundo o item do documento da Coordenação Geral da Acreditação do INMETRO, DOC-CGCRE-003 revisão 3 de julho de 2011: Calibrações realizadas por laboratórios que mantém apenas certificação do sistema da qualidade segundo a ISO 9000 não podem ser aceitas como evidência de rastreabilidade, pois esta certificação não abrange a comprovação da competência técnica específica para realização das calibrações.
36 Segundo o item do documento do INMETRO, DOQ-CGCRE-003 revisão 03 de julho de 2011: A rastreabilidade a um padrão nacional é evidenciada por meio da apresentação de certificados de calibração com o Símbolo da Acreditação para laboratórios de calibração, emitidos somente por laboratórios Acreditados pela CGCRE.
37 Identificação do tipo de acreditação Marca da acreditação Numeração do acreditado Codificação do tipo de acreditação
38 Uma organização que possua certificados de calibração de seus padrões e equipamentos de medição com essa marca, tem a garantia de que as calibrações neles descritas são rastreáveis a padrões nacionais.
39 Por que é importante solicitar certificados de calibração e ensaio de laboratórios acreditados?
40 A RDC 67 de 2007, estabelece no item 5, que: A farmácia deve ser dotada dos seguintes materiais, equipamentos e utensílios básicos: a) balança (s) de precisão, devidamente calibrada, com registros e instalada em local que ofereça segurança e estabilidade.
41 No Brasil, é o INMETRO, através da Coordenação Geral da Acreditação que avalia a competência de um laboratório de calibração ou ensaio.
42 A acreditação de laboratórios pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, representa o reconhecimento formal da competência de um determinado laboratório para realizar calibrações e/ou ensaios específicos, claramente definidos nos documentos que formalizam a acreditação.
43 A RDC 67 de 2007 estabelece também no item As calibrações dos equipamentos e instrumentos de medição devem ser executadas por empresa certificada, utilizando padrões rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração, no mínimo uma vez ao ano ou em função da frequência de uso do equipamento. Deve ser mantido registro das calibrações realizadas dos equipamentos, instrumentos e padrões.
44 Neste item, é importante destacar que somente as empresas/laboratórios acreditados pelo INMETRO, através da Coordenação Geral da Acreditação, podem atender a exigência utilizando padrões rastreáveis, pois somente estas empresas/laboratórios são avaliadas pelo INMETRO, para atestar que possuem os requisitos necessários e a competência para garantir a continuidade da cadeia de rastreabilidade.
45 Como interpretar os principais valores declarados em um certificado de calibração ou relatório de ensaio?
46 Valor Nominal (VN)
47 Valor Nominal é o valor arredondado ou aproximado de uma grandeza característica do instrumento, servindo de guia para sua utilização apropriada. Não é exatamente o valor real da grandeza.
48 Erro
49 De uma maneira simples, pode-se dizer que o erro é o quanto o resultado da medição de um instrumento se desviou do valor nominal.
50 Por exemplo, vamos imaginar que um determinado termômetro apresente um erro de 0,2 C, na faixa de 25 C. Isso significa que para 25 C, o instrumento apresenta 0,2 C a mais.
51 Explicando de uma maneira simples: Se precisássemos utilizar este termômetro para monitorar uma determinada sala com temperatura exata de 25 C, deveríamos manter o termômetro com a indicação de 24,8 C.
52 Incerteza de Medição Uma visão simplificada
53 A palavra incerteza significa dúvida, e assim, no sentido mais amplo, incerteza de medição significa dúvida sobre o resultado de uma medição.
54 A incerteza de medição indica a faixa em que o valor real (valor verdadeiro convencional) se encontra.
55 Por que é importante considerar a incerteza no certificado de calibração ou ensaio?
56 Muitas vezes o nível de duvida do laboratório que realizou a calibração ou ensaio, pode não atender a exatidão necessária em um determinado processo...
57 Representação gráfica dos resultados da calibração de dois pesos de 200 g, peso A e peso B, com erros iguais e incertezas de medição diferentes, calibrados em laboratórios diferentes.
58 Ao analisarmos os resultados da calibração de dois pesos de 200 g, peso A e peso B, calibrados em laboratórios com incertezas de medição diferentes, observamos que: Se o peso B fosse calibrado com a mesma incerteza do peso A, não ultrapassa o limite de tolerância de erro aceitável.
59 Ao analisarmos os resultados da calibração de dois pesos de 200 g, peso A e peso B, observamos que: O peso B, quando considerada a duvida que envolve a medição(incerteza), ultrapassa o limite de tolerância de erro aceitável.
60 No Sistema de Consulta aos Escopos de Acreditação dos Laboratórios de Calibração Acreditados (RBC) o item capacidade de medição de calibração (CMC) indica a melhor capacidade de medição do laboratório ou sua menor incerteza.
61 Capacidade de medição e Calibração
62 Capacidade de medição e Calibração
63 Analisando os dois laboratórios, apresentados como exemplo, pode-se identificar que, se o objetivo fosse calibrar uma balança com carga máxima de 200 g, a melhor opção, considerando a capacidade de medição e calibração (CMC), seria contratar o serviço do laboratório A, pois tem a menor CMC.
64 Fator de abrangência (k) Uma visão simplificada
65 O fator de abrangência, comumente expresso como k, é um número encontrado por meio de cálculos e do uso de uma tabela da área de estatística, expresso com duas casas decimais.
66 O k é um multiplicador da incerteza de medição, ou seja, quanto menor seu valor, menor é a incerteza e, consequentemente, mais exata é a medição.
67 O k é influenciado pelo desvio padrão das medições, ou seja, quanto maior for a variação entre cada medição, maior será seu o valor.
68 Instrumentos de medição que apresentam leituras muito diferentes ao serem calibrados apresentam valores altos de k em seus certificados de calibração.
69 Para melhor exemplificar o efeito da repetitividade sobre o desvio padrão, a incerteza da medição e fator de abrangência k, a tabela a seguir demonstra cinco balanças analíticas com resolução de 0,0001 g nas quais foram realizadas três pesagens sucessivas, todas com mesmo pesopadrão de 200 g.
70 A balança 1 apresentou diferença de leituras mais acentuada que as outras quatro. Este resultado deve-se ao valor do desvio padrão, o qual influi diretamente no fator de abrangência k, que por sua vez influi na incerteza de medição. As balanças 2, 3, 4 e 5 apresentaram, nesta ordem, uma repetitividade de leituras cada vez melhor. Pode-se observar os valores menores de desvio padrão, incerteza de medição e k.
71 O que o INMETRO entende que deve ser considerado quando não existe um laboratório Acreditado para realizar a calibração de um determinado equipamento?
72 De acordo com o INMETRO através do item da NIT DICLA 030 Caso o OAC ou a instalação de teste demonstre, por meio de registros, que não é possível calibrar o padrão de referência ou instrumento de medição em um laboratório que atenda os requisitos 8.2.1, 8.2.2, ou 8.2.4, o OAC ou a instalação de teste poderá, excepcionalmente, calibrá-lo em outro laboratório de calibração que não atenda estes requisitos e cujos serviços de calibração sejam considerados, pelo OAC ou instalação de teste, adequados ao seu propósito.
73 Notas: 1 A decisão por utilizar esta alternativa excepcional não deverá ser feita apenas com base em argumentos financeiros ou de localização geográfica do laboratório prestador do serviço. 2 A Cgcre reserva-se o direito de solicitar ao OAC e à instalação de teste todas as informações que necessitar para analisar esta excepcionalidade. O fato desta alternativa excepcional ter sido aceita em uma dada avaliação ou inspeção não assegura que ela seja aceita no futuro.
74 De acordo com o INMETRO através do item da NIT DICLA 030 Caso o OAC ou a instalação de teste decida utilizar a alternativa excepcional estabelecida em 8.2.5, antes da realização da calibração que pretende adquirir, o OAC ou a instalação de teste deve, como parte de seu processo de avaliação do fornecedor, obter e confirmar a adequação de pelo menos as seguintes evidências de atendimento a requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC para a calibração em questão:
75 Registros de validação do método de calibração (ISO/IEC ) Procedimentos para estimar a incerteza de medição (ISO/IEC ) Documentação a respeito da rastreabilidade das medições (ISO/IEC ) Documentação a respeito da garantia da qualidade dos resultados (ISO/IEC )
76 Documentação sobre a competência do pessoal (ISO/IEC ) Documentação a respeito das acomodações e condições ambientais (ISO/IEC ) Documentação sobre auditorias, internas e externas, do laboratório fornecedor da calibração (ISO/IEC ).
77 Carlos Alexandre Brero de Campos
GUIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO DA CONFIABILIDADE METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
GUIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO DA CONFIABILIDADE METROLÓGICA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO Sereno H.R.S. 1, Sheremetieff Jr. A. 2 1 Inmetro, Duque de Caxias, Brasil hrsereno@inmetro.gov.br
Classificação de Pesos Padrão PARTE 1. Carlos Alexandre Brero de Campos. Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná
Classificação de Pesos Padrão PARTE 1 Carlos Alexandre Brero de Campos Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná Objetivo desta apresentação: Apresentar aos técnicos das empresas autorizadas pelo
CONFIABILIDADE METROLÓGICA EM PESAGEM
CONFIABILIDADE METROLÓGICA EM PESAGEM VOCABULÁRIO UM POUCO DE HISTÓRIA GRANDEZA DA MASSA RASTREABILIDADE NA GRANDEZA DA MASSA CONCEITOS METROLÓGICOS E NORMATIVOS METROLOGIA: CIENTIFÍCA E LEGAL ESPECIFICAÇÃO
CONAEND 030 IMPORTÃNCIA DA CONFIABILIDADE METROLÓGICA NAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CONAEND 030 IMPORTÃNCIA DA CONFIABILIDADE METROLÓGICA NAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE EQIPAMENTOS Paulo Cezar da Costa Lino Dunham,Marcio Machado (b) Copyright 006, ABENDE Trabalho apresentado no CONAEND&IEV