RELATÓRIO: MEDIDAS APROXIMADAS E PRECISAS DE VOLUMES
MEDIDAS APROXIMADAS E PRECIAS DE VOLUMES
Nos trabalhos em laboratório, são usados instrumentos de medidas que possuem volumes de líquidos com valores aproximados como a proveta, e de modo mais grosseiro utilizam-se bécheres em escala. Já para medidas volumétricas mais precisas utilizam-se balões volumétricos, pipetas volumétricas e graduadas como também a bureta.
Os aparelhos volumétricos são calibrados a temperatura padrão de 20°C, portanto não devem ser colocados para secar na estufa, pois o vidro sobre dilação e contração, provocando assim, erro de leitura de volume.
Para efetuar as medidas são empregados vários tipos de aparelhos volumétricos, que podem ser classificados em duas categorias:
Aparelhos calibrados para dar escoamento a determinados volumes: pipetas e buretas.
Aparelhos calibrados para conter um volume líquido: balões volumétricos.
- Estande para tubo de ensaio
- Água normal (da troneira)
Medimos 50mL de água em um béquer, transferimos o conteúdo para um Erlenmeyer utilizando um bastão de vidro e um funil para transferir a água, depois anotamos o volume nesse recipiente. Repetimos esse processo por mais 1 (uma) vez utilizando sempre a mesma água, depois anotamos os valores obtidos, onde foi possível observamos uma variação nos volumes anotados.
Pipetamos 5mL de água (com uma pipeta volumétrica e pêra de sucção), depois transferimos para uma proveta, e em seguida efetuamos a leitura do volume neste recipiente. Repetimos o procedimento por mais 1 (uma) vez. Neste procedimento não observamos nenhuma variação, porém sabemos que ocorre uma variação mínima que não foi possível observamos.
Pipetamos água com uma pipeta graduada os seguintes volumes em 5 (cinco) tubos de ensaio: 1 mL, 5 mL, 2,7 mL, 3,8 mL e 4,5 mL.
Colocamos 50mL de água em uma bureta com capacidade para 50 mL, depois transferimos o conteúdo 25mL para uma proveta e anotamos seu volume. Repetimos esse processo mais uma vez, onde foi observada uma grande variação de volume de um recipiente para outro.
Leituras (em mL)
Segundo a literatura a proveta é mais precisa do o béquer, e este é mais preciso do que o erlenmeyer.
X=50+50/2=50
(X1-média)2=(50-50)2=(0)2=0
Não observamos um desvio padrão para 2(duas medições feitas), mas segundo a literatura consultada pode ocorrer uma variação de até +-4 unidades em mL.
Não observamos um desvio padrão para 2(duas medições feitas), mas segundo a literatura pode ocorrer uma variação de até +-0,2 unidades em mL.
X=50+51/2=50,5
(X1-média)2=(50-50,5)2=(-0,5)2=0,25
(X1-média)2=(51-50,5)2=(0,5)2=0,25
X=0,25+0,25/2=0,25
Desvio Padrão: √0,5/1,41=0,5954
Observamos um desvio padrão de +-0,5 mL, porém segundo a literatura pode ocorrer uma variação de até +-1,5 unidades em mL.
Após a realização do procedimento por 2 (duas) vezes no total anotamos os seguintes resultados na tabela abaixo:
X=5+5/2=5
(X1-média)2=(5-5)2=(0)2=0
Não observamos desvio nesse procedimento, porém segundo a literatura ocorre um desvio pequeno com uma variação de até +-0,2 para ambas as vidrarias.
Segunda a literatura a pipeta volumétrica é mais precisa do que a proveta.
Pipeta Volumétrica>Proveta
Após a transferência da água da pipeta graduada para o tubo de ensaio verificamos que não há precisão quanto a medição do volume nos tubos de ensaio, apenas pode-se verificar visualmente uma diferença na quantidade de água em cada um.
Após a realização do procedimento por 2 (duas) vezes no total anotamos os seguintes resultados na tabela abaixo.
25+25/2=25
(X1-média)2=(25-25)2=(0)2=0
25+30/2=27,5
(X1-média)2=(25-27,5)2=(-2,5)2=6,5
(X1-média)2=(30-27,5)2=(2,5)2=6,5
X=6,25+6,25/2=6,375
Desvio Padrão: √12,5/1,41=2,98 (aproximadamente)
Segunda a literatura a bureta é mais precisa do que a proveta graduada.
Bureta>Proveta Graduada.
Esta pratica possibilitou aos acadêmicos um aprendizado muito importante, pois através do cálculo do desvio padrão foi possível evidenciar a margem de erro dos equipamentos volumétricos como proveta graduada, pipeta graduada, pipeta volumétrica e bureta (equipamentos de precisão), como também bécher, erlenmeyer por último os tubos de ensaio (que servem apenas para contém pequenos volumes de líquidos, sem precisão de medição.
Foi possível observar também que os valores do desvio padrão/ margem de erro que formam obtidos deve-se aos numero de amostras, que no caso deste relatório foi menor que o observado na literatura consultada. Então concluímos que as técnicas de volumetria trabalhadas nesta pratica, serviram para desenvolvimento de uma prática laboratorial mais precisa e cuidadosa para medidas de volumes.
Acessado em 22/03/2012 <http://xa.yimg.com/kq/groups/24693296/1821154571/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE>.