Enviado por Marcos Andrade
MTR-1520D TERRÔMETRO DIGITAL MANUAL DE INSTRUÇÕES Acessórios Fornecidos: Manual de Instruções.......1 pç (Revisão 00) Cabos de Teste...............
1 jogo Estacas Auxiliares.........2 pçs Bateria (1.5V tipoAA)....................6 pçs Maleta para Transporte..................1 pç
Minipa Indústria e Comércio Ltda. Al. dos Tupinás, 33 - Planalto Paulista - São Paulo CEP: 04069-000 - SP Fone:(011)5072-2266 - Fax:(011)577-4766
• Retire as baterias quando for armazenar o instru mento por um longo período de tempo. mantenha seu corpo isolado usando.Notas de Segurança • Leia atentamente as informações deste Manual de Instruções antes de utilizar o instrumento. ou com o instrumento aberto. • Assegure-se que os terminais das pontas de prova estão conectados nos terminais apropriados do instrumento. • Nunca ultrapasse os limites de medida do instrumento. • Este instrumento possui certificado de segurança de acordo com IEC-348 e EN61010 (IEC 1010). Excetuando-se as trocas de baterias. Categoria de Instalação III e Grau de Poluição 2. por exemplo. • Nunca efetue medidas com o instrumento nos se guintes casos: o terrômetro ou as pontas de prova apresentarem defeitos. após o armazenamento ou acondicionamento do instrumento em condições anormais. Uma conexão solta pode resultar em medições incorretas. as trocas de peças a as calibrações devem ser executadas por pessoas quali ficadas. ou seja. as pontas de prova ou suas mãos estiverem úmidas. • Ao efetuar as medidas. calçados com solados de borracha. 1 . mantenha suas mãos na parte isolada das pontas de prova e evite estar em contato com o potencial terra. • Os reparos.
RH <80% 2 . • Ambiente de Operação: 0°C a 40°C.Para manter suas características de isolação. • Função Auto Power Off: O instrumento se auto des liga em aproximadamente 3 minutos sem operação para manter as baterias. • Indicação de Circuito Aberto: O LED no frontal do instrumento se apagará. • Indicação de Sobrefaixa: Somente o dígito mais significativo será mostrado. Características • Capacidade de medir tensão de terra. • Indicação de Data Hold: A indicação "DH" será mostrada. • Indicação de Circuito Aberto: Um LED (vermelho) acende quando todas as conexões estiverem corretas. Especificações Gerais • Display LCD 3 ½ Dígitos • Funções: Medida de Resistência de Terra e Medida de Tensão de Terra. • Indicação de Bateria Fraca: A indicação "B" será mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação. Esta função congela o valor da leitura no display. favor utilizar cabos padrão ou compatíveis. • Função Data Hold.
0% Leit. Corrente de Curto Circuito: 2mA DC. + 2 Díg.0% Leit. Precisão: ± (1. 0.1Ω.). • Tensão AC Faixa: 200V. Precisão: ± (1. 1Ω. + 2 Díg.). 800g (com bateria inclusa) Especificações Elétricas • Resistência de Terra Faixas: 20Ω.• Alimentação: 6 baterias de 1.5V tipo AA • Dimensões: 163(A) x 100(L) x 50(P)mm • Peso: Aprox. Resolução: 0.01Ω. 200Ω.1 3 . 2000Ω. Faixa de Frequência: 40 a 500Hz. Descrição do Painel Frontal Fig.
Fixe as estacas auxiliares P e C na terra como mostra a figura 2.Botão "Timer On" para ligar o temporizador Operação Antes de efetuar qualquer medida. Conecte o cabo de teste verde no terminal E do ins trumento. Sempre examine o instrumento a respeito de danos. Display 6. 1.. deixando uma distância de 5 a 10 metros entre os pontos de teste. Chave das Faixas de Resistência 9. graxa. 2. leia com atenção o item NOTAS DE SEGURANÇA e esteja ciente sobre todas as advertências. Chave de Funções 8. o cabo de teste amarelo no terminal P e o cabo de teste vermelho no terminal C. contaminação (sujeira excessiva.) e defeitos. Indicador de Operação 3. Botão "Timer Off" para desligar o temporizador 5. Terminais de entrada P e C 7. As estacas devem estar alinhadas. Assegure-se que as estacas estejam fixadas em uma 4 . Caso alguma condição anormal seja detectada. Terminal de entrada E 2.1. Examine os cabos contra rachaduras ou defeitos na isolação. Botão "Push On" de Operação do instrumento 10. 3. Chave Data Hold 4.. não efetuar nenhum tipo de medida.
2 5 . com pedregulho ou are nosa. Vermelho Amarelo Verde Terra Fig. se isto ocorrer a resistência de terra medida não terá precisão. Posicione a chave de funções para a posição Ω e a chave das faixas de resistências para 20Ω. é normal o display indicar uma leitura de 300 a 600Ω. 4. Se a leitura indicar fundo de escala (dígito mais significativo mostrado) posicione a chave das faixas de resistências para 200Ω e se a leitura ainda indicar fundo de escala posicione a chave das faixas de resistências para 2000Ω. Caso as estacas estiverem em uma região de terra seca. P e C do instrumento. NOTA: Na função Ω e na faixa de 2kΩ. Pressione o botão "Push On" juntamente com o botão "Timer On". Posicione a chave de funções para a posição ACV e verifique se a tensão lida é superior a 10V.região de terra úmida. quando nenhum cabo estiver conectado nos terminais E. 5. jogue um pouco de água nas estacas.
5V. Revisão: 00 Data emissão:15/09/99. Primeiramente retire o instrumento da caixa puxando o para desprender dos velcros. Quando houver necessidade de troca. aparecerá uma indicação de bateria fraca. Troca das Baterias O terrômetro é alimentado por 6 baterias de 1. 6 .Manutenção Advertência: Remova os cabos do instrumento antes de efetuar a troca das baterias. Troque as baterias por novas com as mesmas especificações. ou qualquer reparo. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. em seguida retire o parafuso do compartimento das baterias na parte traseira do instrumento e remova-o.
Será reparado gratuitamente nos seguintes casos: A) Nos eventuais casos de defeitos de fabricação ou danos que se verificar.A garantia só será válida mediante a apresentação deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras.Exclui-se da garantia nos seguintes casos: A) Uso incorreto.Todas as despesas de frete e riscos correm por conta do comprador. 4.Este certificado é válido por 12(doze) meses a partir da data da aquisição.GARANTIA SÉRIE N° MODELO MTR-1520D 1. 3. B) O aparelho foi violado por técnico não autorizado. por uso correto do aparelho no prazo acima estipulado. 2. C) Ponta de prova.Esta garantia não abrange pilhas e/ou baterias. 6. 5. contrariando as instruções. B) Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado. Nome do Proprietário Endereço Cidade Estado Fone Nota Fiscal n° Data N° Série de Produção Nome do Revendedor 7 .