Serviços de calibração - Eppendorf
Eppendorf PortugalService & SupportService PlansFreezer ServiceServiços de calibração
Serviços de calibração – facilitada!
A Qualificação de Instalação assegura que o equipamento é instalado de acordo com as especificações da Eppendorf relativamente aos protocolos definidos.
A Qualificação Operacional assegura que o equipamento trabalha de acordo com as especificações da Eppendorf relativamente aos protocolos definidos.
Confiabilidade na qualidade dos seus resultados e segurança do equipamento
Conformidade com os padrões e regulamentos complexos de GxP
Novo: Mapeamento multi-temperatura para freezer vertical de temperatura ultra baixa
A verificação regular com ajuda de um sistema externo de verificação de temperatura multicanal calibrado no interior do seu freezer ULT, providencia um armazenamento confiável a longo prazo para as amostras.
Os nossos técnicos com formação específica e certificados efetuarão um mapeamento da temperatura no local incluíndo um relatório completo:
Temperatura mínima, máxima e média em cada local
Registro completo dos dados para cada medição
Gráfico de temperatura durante o período de medição
Todos os certificados relevantes da calibração
Normas, padrões e melhores práticas como ISPE-Mapeamento e Monitoramento de Temperatura Controlada na Câmara, IEC 60068 - teste ambiental ou Vaisala – 5 regras de colocação de sensores em aplicações de validação/mapeamento recomendam um mapeamento da temperatura com 9 ou 15 sondas depois da instalação e depois a cada dois anos ou quando efetuar alterações no sistema.
O sistema de suporte de sondas (9 e 15 sondas) é utilizado para assegurar resultados comparáveis entre diferentes medições e unidades
Exemplo de mapeamento multi-temperatura com 9 sondas no interior de um freezer ULT vertical
Armazenamento confiável para amostras sensíveis a temperatura durante 24 horas, 365 dias por ano
Resultados de distribuição de temperatura comparáveis em um ou vários freezers
Documentação aprovada para auditoria
Esse serviço apenas está disponível em determinados países. Por favor, contate o seu serviço local da Eppendorf para mais informações.
Por que preciso de um mapeamento de temperatura para um freezer ULT Eppendorf vertical?
Independente como o freezer foi projetado, terá flutuações de temperatura que terão um impacto nas amostras armazenadas.
Quando devo efetuar o mapeamento da temperatura no freezer ULT vertical?
Nós recomendamos um mapeamento da temperatura diretamente depois da instalação para assegurar a qualidade das suas amostras durante o armazenamento. Depois o mapeamento deve ser efetuado a cada 2 anos ou depois de grandes alterações no sistema (p.ex., reparo)
Quantas posições de medição serão testadas durante o mapeamento de temperatura Eppendorf em um freezer ULT vertical?
A Eppendorf disponibiliza o mapeamento de temperatura para os freezer ULT com 9 e 15 posições de medição.Para um estudo mais abrangente, nós recomendamos o mapeamento de temperatura com 15 posições, mas isso dependerá dos seus requisitos de risco.
Durante quanto tempo devo efetuar o mapeamento da temperatura para um freezer ULT vertical?
Para melhores resultados, nós recomendamos efetuar o mapeamento durante, no mínimo, 48 horas.
Por que devo efetuar o mapeamento da temperatura em um freezer ULT vertical vazio?
A temperatura do ar em um freezer vazio terá sempre mais flutuações do que qualquer produto no interior. Se o freezer ULT demonstrar a sua eficácia no controle correto da temperatura do ar, então também será capaz de controlar eficazmente a temperatura do produto no interior.
A Eppendorf oferece um serviço de mapeamento de temperatura para freezers ULT de outros fabricantes?
Sim, a Eppendorf pode efetuar o mapeamento de temperatura em freezers ULT de outros fabricantes.
Também oferecem o mapeamento de temperatura para os freezers ULT horizontais?
Não, devido ao posicionamento das sondas de temperatura, atualmente apenas podemos efetuar o mapeamento de temperatura em freezers ULT verticais.