Marca: MBS Referência: CHEMIFLUOR TOP
Sistema para fotodocumentação de géis por fluorescência e de amostras quimiluminescência e bioluminescência, transiluminador LED 470nm, 20x20 cm, epi-iluminação LED luz branca, câmera CCD resfriada de 16-bit e 6.0 megapixels. Com zoom e carrossel de filtros motorizado, totalmente controlado por computador, acompanha software para aquisição e tratamento das imagens com as seguintes características técnicas:
Detecção altamente sensível de quimiluminescência e western blots com substratos corados como ECL™, SuperSignal™, Lumi-Phos™, CDP Star™, CSPD™, Atto-Glow™, WesternBreeze™, Novex® AP™, Luminata Classivo Western HRP Substrate™, Western-Bright ECL™, Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate™, Western-Lightning ECL™
Detecção de proteínas fluorescentes em géis SDS-PAGE com fluoróforos corados com SYPRO Ruby™, DAPI™, Deep Purple™
Corantes fluorescentes para a faixa NIR como Alexa 750 ™, DyLight755 ™, DyLight800 ™, IRDye750 ™, IRDye800 ™, Oyster680 ™, Oyster800 ™
Análises de peso molecular e quantificação;
Documentação de gel e detecção de fluorescência de ácidos nucleicos em géis de agarose com fluoróforos como o brometo de etídio (EtBr), SYBR Green™, SYBR Gold™,Vista Green™, SYBR Safe™,Midori Green™, FAM™, Gel Star™, GelRed™, GelGreen™, RedSafe™, SafeRed™, PicoGreen™, SafeWhite™.
Detecção e documentação de géis de proteínas coradas com Coomassie Azul e Nitrato de prata;
Imagem, documentação e análise quantitativa de dot blots e placas de microtitulação
Contagem de colônia.
***OBS: Todas as aplicações/exemplo de uso acima somente estão disponíveis de acordo com o modelo e recursos escolhido pelo cliente.
Ocasionalmente poderá vir equipado com os seguintes acessórios opcionais:
- Filtros de emissão (Interferência) nos comprimentos de onda 460nm, 530nm, 630nm, 670nm;
- Impressora térmica (video-printer);
- Tela de conversão UV/BRANCA ou UV/AZUL;
Com o sistema de fotodocumentação MBS, a captura da imagem é simplificada, exigindo pouca intervenção do usuário.
Com apenas um clique em um botão no software, o sistema automaticamente liga o transiluminador, seleciona o filtro com o comprimento de onda correto, ajusta o melhor tempo de exposição e foco, captura a imagem com a melhor qualidade possível, e desliga o transiluminador.
Entretanto, caso o usuário deseje, ele mesmo pode fazer todos os ajustes para a captura da imagem.
Bandeja para posicionamento da amostra em até 3 posições diferentes;
Equipada com uma ampla porta frontal, permitindo fácil manuseio dos géis, bem como a manutenção na superfície do transiluminador. Fixação e remoção rápida, sem usar ferramentas, principalmente para os processos de troca das lâmpadas e filtro do transiluminador.
Porta fabricada em aço inox maciço e resistente, assegurando que não haja fuga de luz UV para ambiente do laboratório.
TRANSILUMINADOR LED EMBUTIDO:
Transiluminador LED embutido (tipo gaveta) de luz azul, com frequência eletrônica equilibrada (maior estabilidade de luz), apresentando as seguintes características:
- Frequência de 25.000HZ, garantindo total ausência de efeito tremido (oscilação), para melhor qualidade da imagem;
- Calor reduzido (através de ventilador) para proteger o gel;
- Comprimento de onda de luz com 470 nm;
- Permite utilização de diversos filtros de interferência, tornando o equipamento universal (para praticamente todos os corantes existentes no mercado)
- Ideal para géis corados com Syber-Green, brometo de etídeo, dentre outros;
- Filtro com 20 x 20 cm.
Controle da lâmpada feito pelo software (automático).
O posicionamento do gel é feito sem danificar a amostra. O primeiro passo da aquisição de imagens é posicionar o gel e ajustar o zoom das lentes, visualização (preview) da imagem em tempo real que facilita os ajustes.
FILTRO DE INTERFERÊNCIA/CARROSSEL DE FILTROS:
Carrossel de filtros motorizado com seis posições para até 6 diferentes filtros.
Incluso filtro de interferência F530nm, para aplicações em fluorescência comum.
Com o sistema a captura da imagem é simplificada, exigindo pouca intervenção do usuário. O software permite configuração do tempo de exposição da imagem, bem como iniciar o processo de exposição e captura. Basta o usuário configurar abertura da íris, zoom e foco da câmera CCD.
CARACTERÍSTICAS DA CÂMERA CCD:
Câmera CCD monocromática de alta sensibilidade, acoplada na parte superior da câmara escura que dispensa o uso de lentes angulares, pois a compensação é feita através de zoom, ajuste do contraste e sem a necessidade de troca de filtros.
Permite documentar uma ampla variedade de géis de diferentes tamanhos sem a necessidade da troca de filtros. Com as seguintes características:
- Zoom motorizado de grau científico, controlado pela própria câmera, facilitando o trabalho.
Os sistemas são equipados com a lente F0.95, 4/3 de polegadas, com a maior sensibilidade do mercado permitindo visualizar a amostra a partir de cerca de 30 cm.
RESOLUÇÃO E QUALIDADE DA CÂMERA CCD
- Lentes: F0.95(Zoom motorizado)
- Resolução da câmera CCD: 6.0 Megapixels;
- Tamanho do sensor CCD: 12.49 mmx9.99mm;
- Profundidade do pixel: 16-bit (4.54 µm x 4.54 µm);
- Resolução do pixel: 2750(H) x 2200(V) = 6.0 megapixels;
- 4 modos de "Binning": 1x1,2x2, 3x3, 4x4;
- Câmera CCD com resfriamento por componentes Peltier, em 4 estágios diferentes, mantendo a câmera a uma temperatura de até -65ºC, garantindo captura de imagens de quimiluminescência por um alto tempo de exposição, e com mínimo nível de ruído.
A resolução de um sistema de documentação de géis é uma mistura de a resolução do sensor matriz com a resolução óptica.
A resolução do sensor matriz é dada em pixels (H) pelo comprimento (V) e a resolução total do sensor.
Em uma câmera colorida, o número de pixels deve ser dividido por três para ser comparada com a câmera CCD preta e branca.
EXATIDÃO DA CÂMERA CCD:
A faixa dinâmica para um sistema de documentação de gel é crucial para uma exatidão quantitativa.
O software de análise de gel requer imagens preta e branca porque a análise do gel é baseada em tons de cinza.
Uma câmera digital tem 8 bits e, portanto, sua faixa dinâmica alcança 256 tons de cinza adequado para o sistema de fotodocumentação de gel. Porém, as câmeras digitais são coloridas. A imagem capturada com cores é então transformada para 256 tons de cinza o que afeta a exatidão da análise. Este equipamento é fornecido com uma câmera CCD com as seguintes características:
- Qualidade da imagem: 16 bit;
- Faixa dinâmica: 4,8 ordens de magnitude;
O sinal da luz emitida do gel é relativamente fraco. Uma característica chamada "integração" pode compensar esta situação de luz fraca. A integração permite que a câmera CCD realize uma exposição controlada por tempo com o sensor para coletar a luz de entrada em um período extenso de tempo. O sensor acumula mais fótons do gel. Na maioria dos casos, alguns segundos de tempo de integração são suficientes.
MONITORAMENTO DOS TONS DE CINZA:
O monitoramento dos tons de cinza é crucial para uma exatidão quantitativa. Nos sistemas de imagem eletrônica, a faixa de intensidade entre o branco e o preto é dividida pelo número de graduações conhecido como escala de cinza. O número de graduações na escala é determinado através das especificações da câmera. Com a maioria dos géis, a imagem em tempo real terá poucos tons de cinza. O aumento do tempo de integração aumenta esta quantidade de tons de cinza. A visualização em tempo real da quantidade de tons de cinza é extremamente valiosa para o melhoramento da imagem.
ALERTA DE SATURAÇÃO:
A saturação ocorre se o montante de luz coletado pela câmera exceder sua capacidade. Neste caso, a imagem é sobreposta e o tempo de integração deve ser reduzido. A imagem saturada é inapropriada para quantificação. Portanto, é crucial monitorar a saturação enquanto estiver adquirindo uma imagem. Isto é realizado através do alerta de saturação da imagem.
Câmera CCD com resfriamento por elementos Peltier, em 3 estágios diferentes, mantendo a câmera em uma temperatura diferencial máxima de até -60ºC da temperatura ambiente e absoluto e regulado, garantindo captura de imagens de quimiluminescência por um alto tempo de exposição, e com mínimo nível de ruído.
Portas USB: uma para conexão da câmera CCD, armazenamento em pendrive ou conexão com a impressora video printer;
- Fornecido com um software livre (grátis) que permite melhorar a imagem (inversão, contraste, brilho, rotação, etc) e também análises básicas (peso molecular, quantificação de volumes, contagem de colônias, etc).
- Exclusivo sistema Image Master: através do software de computador, a qualidade da imagem é constantemente monitorada. Antes da captura, sabe-se quando a imagem atingiu o ponto máximo de qualidade (tons de cinza).