Porta-amostra dia. 6.0 mm (2 pcs) (012176)
> Porta-amostras, frascos e acessórios
> Porta-amostra dia. 6.0 mm (2 pcs) (012176)
Uma ponta IPPG (Vidro poroso de permeabilidade iónica) é anexada ao final de seu tubo de vidro e os íons transmitem livremente.
【Aplicação】
Peças para fabricação própria do eletrodo de referência
O porta-amostra de 9 mm de diâmetro poderia ser usado como uma junção dupla do eletrodo de referência de diâmetro de 6 mm
9 mm de diâmetro podem ser usados ​​em células de voltametria SVC-2 (modo MCA e SVC-3C)
RE-1S e RE-7S não podem ser montados em um porta-amostra de 6 mm de diâmetro
012176 Porta-amostra diâmetro 6,0 mm (2 pcs) 6 mm 4 mm
Por favor, preste atenção no manuseio do porta-amostras - Eletrodo de referência - Kit de reparo para suporte de amostra.
Os seguintes solventes são recomendados:
∗ Outros solventes não foram testados. Por favor, preste atenção se você estiver usando um solvente diferente do acima mencionado.
Estes produtos são feitos de vidro, não podem ser usados ​​em ácido-base que ataca o vidro.
Além disso, existe a possibilidade de o vidro quebrar quando submetido a um forte impacto.
3. Junção Líquida
Não toque na junção líquida. O poro pode ser entupido e não pode mais ser usado.
4. Manuseio
Depois de imergir a ponta de junção líquida no solvente, tenha cuidado para não secá-lo. Se você secá-lo, a precipitação do eletrólito de suporte obstruirá o poroso da ponta da junção líquida e poderá ser quebrada.
Após o uso, por favor, enxágüe e mantenha-o imerso em uma solução eletrolítica. Se você planeja não usar por muito tempo, mude a solução interna do suporte de amostra para água desionizada, etanol ou acetonitrila, e mantenha-se imerso na mesma solução.