ITHP60KV SMART HIPOT DC DE 60 KV | ITHP60KV - Instrutemp
ITHP60KV SMART HIPOT DC DE 60 KV | ITHP60KV
REF: ITHP60KV Categoria: Hipot
O smart hipot DC MEGABRAS modelo HP60KV é um instrumento para ensaios dielétricos de última geração. A saída de tensão é ajustável, podendo chegar até 60.000 Volts de corrente contínua. Seu microprocessador incorporado permite programar tensão, tempo, corrente de fuga máxima e rampa de subida ou descida, permitindo realizar ensaios mais sofisticados automaticamente. No display alfanumérico é indicado o valor da tensão a qual efetua-se o teste, a corrente que atravessa a amostra sob teste, o tempo transcorrido e o valor da isolação. Um LED assinala a presença de alta tensão nos bornes de saída durante a medição de resistência e um LED bicolor assinala o resultado do ensaio (Aprovado/Reprovado). Através de um dispositivo Android é possível programar todos parâmetros (tensão, corrente, tempo e rampa) do hipot alem de controlar remotamente os ensaios. Atendendo às mais rigorosas exigências de segurança, o sistema é dividido em dois módulos, um de controle e outro de alta tensão. Possui chaves de parada de emergência e alarme sonoro incorporado. Segurança adicional é obtida mediante utilização de dispositivo Android para controle a distância. Imagem ilustrativa.
– Smart hipot DC de até 60 kV. – Corrente de fuga de até 6 mA. – Controle remoto por dispositivo Android. – Mede a tensão de saída, corrente de fuga, resistência de isolação e índice de polarização. – Parâmetros ajustáveis: tensão, corrente de fuga máxima, rampa e duração do ensaio. – Ripple < 2%. – Polaridade: tensão negativa, terra positivo. – Display alfanumérico, LED indicador "Pass/Fail" e interface USB e Bluetooth. – Memória interna para armazenar os resultados. – Leve e robusto, desenvolvido para trabalhos de campo. – Software para análise no computador.
TENSÃO DE TESTE De 3.000 V a 60.000 V. RESOLUÇÃO DA TENSÃO DE TESTE 100 V entre 10 kV e 60 kV. 10 V até 9.99 kV. EXATIDÃO DA TENSÃO DE TESTE ± (2 % do valor nominal ± 2 dígitos) com carga de 1 mA. POLARIDADE Tensão negativa, terra positivo. CORRENTE DE FUGA Máx. 6 mA. RESOLUÇÃO DA CORRENTE DE FUGA 0, 1 mA. EXATIDÃO DA CORRENTE DE FUGA ± (2 % do valor nominal ± 2 dígitos). MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO De 500 kO a 1 GO. EXATIDÃO DA MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO ± 5 % do valor medido. DISPLAY Alfanumérico, apresenta as medições em forma digital e analógica por bargraph. RIPPLE < 2% CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA Controle a distância via Bluetooth. Botões de parada de emergência. Auto-detecção de faíscas. Indicadores visuais (LEDs). Indicador sonoro. CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS Teste de rampa. Cálculo automático do Índice de Polarização. Ensaios "Pass / Fail" e de tempo fixo. Memória interna. INTERFACE COM PC USB. CRONÔMETRO INCORPORADO Indica o tempo transcorrido desde o inicio da medição no formato mm:ss, até 30:00. SOFTWARE MEGALOGG2 Permite transferir os dados armazenados na memória do equipamento para um PC, analisá-los, apresentar os resultados em tabelas e gráficos, gerar relatórios dos ensaios. ÍNDICE DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IP54 (com a tampa fechada). SEGURANÇA Conforme com IEC 61010-1. ALIMENTAÇÃO Rede de 195 – 240 V, 50/60 Hz, 400 VA. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5 °C a 50 °C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -25 °C a 70 °C. UMIDADE 95 % UR (sem condensação). PESO Módulo de controle : aprox. 7 kg. Módulo de alta tensão : aprox. 7, 1 kg. DIMENSÕES Módulo de controle : 450 x 360 x 190 mm. Módulo de alta tensão : 450 x 360 x 190 mm.