Analisador de oxigênio paramagnético para áreas classificadas – modelo ServoTough Oxy1900 – Pensalab
SKU: 3511 Categorias: Mineração / Siderurgia, Óleo e Gás, Papel e Celulose, Petroquímica, Processo, Química, Utilidades (Energia)
Utilizando três sistemas de invólucros inteligentes que facilitam e simplificam qualquer análise de gás inflamável de até 100% O2 (oxigênio enriquecido) – sem a necessidade da pré-secagem da amostra – O OxyExact reduz drasticamente custos contínuos.
Até seis analisadores podem ser conectados em uma única unidade controladora (modelos de área segura ou área classificada), garantindo que o OxyExact entregue um desempenho e adaptabilidade requeridas por grande parte dos processos de controle de ambiente.
Pode ser utilizado em locais que incluem Zona 1 e Divisão 1;
Amostras inflamáveis gasosas de até 100% O2 com uma pressão de 40psi;
Variante de alta temperatura permite o manuseio de amostras com alto ponto de orvalho;
Seis transmissores podem ser conectados em uma única unidade controladora, permitindo fácil interação de múltiplos cartões de operação (4 configuráveis);
Opção de compensação interna de pressão para monitorar variações na pressão da ventilação acopladas com opção de alta pressão de amostra para aplicações em chaminé;
Opção de alarme de fluxo interno;
Sem necessidade de referência/purga de gás durante a medição de amostras inflamáveis;
Interação com o transmissor simplificada via unidade controladora intuitiva (modelos variantes entre área segura e área classificada);
O design bruto e resiliente auxiliam na garantia de uma longa vida operacional em condições severas;
Validação e calibração automáticas;
Utiliza a patenteada e líder na indústria tecnologia Paramagnética para alta performance e precisão;
Invólucro com design inteligente para capacidade de amostragem excepcional;
ATEX, IECx, CSA e FM para monitoramento de Zona 1 e Divisão 1.
Variação de transmissor: Transmissor 2222 (110°C), Transmissor 2223 (60°C);
Tecnologia: Paramgnética;
Range: 0-100%;
Precisão (erro intríseco): <±0.02% O2;
Repetibilidade: 0.02%;
Desvio de zero/semana: <0.08%;
T90 tempo de resposta: <4s;
Temperatura de operação: 110°C/230°F;
Saída analógica: 1x no transmissor padrão, Múltiplas opções na unidade controladora (2x por cartão opcional). 1x intrinsecamente segura 0/4-20mA por transmissor (padrão), 2x com saídas 0/4-20mA isoladas por unidade controladora (opcional);
Range de saída: Seleção de usuário acima da faixa de medição (min. Range 0-1% O2);
Alarmes: 3x status de alarme para transmissor padrão (contato de único polo e livre de tensão). 3x intrinsecamente seguro por transmissor (padrão), 2x 30V ac/dc, 1ª por unidade controladora (padrão);
Alarme de fluxo: Sensor de fluxo com membrana ultra fina;
Compartimentos de amostra: 2x Variantes de transmissor. Permite que a amostra de qualquer gás inflamável de até 100% O2;
Amostragem de alta temperatura: Reduza o custo da amostragem removendo a necessidade de condensar uma amostra quente. Operação de 60°C (transmissor 2223) e 110°C (transmissor 2222);
Comunicação digital: Modbus Ethernet ou RS485;
Unidade controladora: Até seis transmissores podem ser conectados a uma única unidade controladora. Área segura/Zona 2 ou Zona 1 para variantes de área classificada;
Alimentação: 100-120 ou 220-240Vac, 50/60Hz, 50VA
Transmissor do software: Permite configuração direta de um IHM ou PC
316SS, vidro de boro silicato, hastelloy, platina, liga de platina/irídio, níquel livre de eletro, Viton®. Resistente a Solvente: 316SS, vidro boro silicato, platina / liga de irídio, níquel livre de eletro, Chemraz® 555, PTFE.;
Pressão de entrada: Fluxo Padrão – 0,3kPa (0,04psig) relativo a pressão do vent da amostra (todos os modelos);
Pressão da amostra: Padrão 28kPag (4psig) max. Alta pressão (<21% O2) 205kPag (30psig) max
Dimensões: Unidade controladora 2210: 280 (l) x 290 (a) x 236mm (p), 2213: 490 (l) x 315 (a) x 236mm (p), transmissor 2222/2223 432 (l) x 303 (a) x 210 (p);
Peso: Unidade controladora 2210 10kg (22lbs), 2213 25kg (55.1lbs), transmissor 2222/2223 16kg (35.3lbs)