teste de estabilidade oxidativa – quantum – Pensalab
O Teste de Estabilidade Oxidativa – Quantum® RPVOT (anteriormente conhecido como RBOT) da Tannas é o único instrumento de banho seco comprovado em campo. Na indústria é usado para avaliar a resistência à oxidação em uma ampla gama de óleos e lubrificantes. Amplamente utilizado como uma ferramenta de monitoramento de condições para óleos de turbinas. Projetado para alinhamento de várias unidades, todas independentes.
SKU: 3989 Categorias: Laboratório, Óleo e Gás, Petroquímica
A Tannas estabelece um padrão mais elevado, eliminando os perigos dos banhos de óleo quente. O Quantum é o único sistema de aquecimento de "cilindro seco" disponível para a execução de testes críticos de oxidação. Nossa tecnologia é simples, limpa e eficiente.
O material de teste, colocado em uma câmara de pressão de aço inoxidável, é exposto ao oxigênio à temperatura e pressão específicas de teste. À medida que os antioxidantes são consumidos, a amostra reage com o oxigênio e a pressão cai.
Teste de oxidação de vasos de pressão rotativa (RPVOT – anteriormente conhecido como RBOT) – ASTM D2272;
Teste de captação de oxigênio por película fina (TFOUT) – ASTM D4742;
Testes de oxidação de graxa – ASTM D942.
Aquecimento de amostra "cilindro seco" – elimina a sujeira e o odor quentes e perigosos do banho líquido;
O pacote de software monitora e grava até quatro (4) instrumentos Quantum® ao mesmo tempo ou separadamente;
Rápida recuperação dos recursos de teste devido a testes de amostras independentes – estimados para dobrar a produtividade com a configuração de várias unidades;
Câmara de pressão de carregamento frontal e facilmente acessível;
Pequenas dimensões e de bancada;
A ventilação simples de odores através da tubulação para lavador ou exaustor – não requer colocação no capô;
Recursos avançados de pesquisa disponíveis para outras aplicações com a sonda de temperatura da amostra e o dispositivo de extração de amostras;
Compatível com Windows® 10.
Meio de aquecimento: 'Sistema de aquecimento do cilindro seco – sem banho de óleo quente;
Capacidade de teste: Recipiente de pressão de aço inoxidável de posição única. Projetado para alinhamento de várias unidades, todas independentes;
Capacidades dos parâmetros de teste: Temperatura: 160 ° ± 0,1 ° C;
Carga de oxigênio: 100 ± 0,1 psi;
Controle de velocidade variada;
Resultado: Leitura contínua de temperatura e pressão de oxigênio. USB digital para laptop.
Segurança: Desligamento automático no final do teste, fusíveis limitadores de corrente, sensor de pressão excessiva e alívio, fusível de corte de temperatura excessiva, CRN Aprovado e de acordo com CE;