De: R$7.000,00 Por: R$6.499,00
10x de R$649,90 sem juros no cartão
1x de R$6.174,05
SKU.: KLD100018
O Hertix Smart apresenta um novo conceito em relação a equipamentos de radiofrequência, compacto, design totalmente inovador, com interface gráfica em alta definição e software de fácil programação. Além de possuir uma saída para a exclusiva Corrente Russa Dinâmica que vai potencializar ainda mais o seu tratamento.
Equipamento versátil: possibilita a aplicação de radiofrequência de 1MHz e eletroestimulação facial com corrente de média frequência;
Cabeçotes leves: promovem facilidade na aplicação e evita o desgaste do profissional;
Proporciona efeito terapêutico de forma não-invasiva, não causa dependência e não gera efeitos colaterais: não interfere na rotina diária dos pacientes;
Bivolt: voltagem automática, sem necessidade de comutação;
Modelo: TG-6049
ANVISA: 10245239002
Radiofrequência e corrente russa em um mesmo equipamento;
Corrente russa dinâmica;
Aquecimento seletivo da derme;
Segurança para o paciente e operador;
Eletroestimulação com corrente russa através de canetas;
Frequência nominal: 50 ou 60 Hz;
Consumo máximo: 150 (V A);
Método de aplicação: contato;
Intensidade máxima de saída: 40 (mA) pico;
Método de aplicação: eletrodo aplicador caneta facial;
Frequência de portadora quadrada de 4000 Hz;
Modulada em 30 Hz com ciclo ativo de 50%;
Largura de pulso de 125 µs;
Frequência de portadora quadrada de 2500 Hz;
Modulada em 50 Hz com ciclo ativo de 50%;
Largura de pulso de 205 µs;
01 Termômetro digital infra-vermelho;
01 Suporte de aplicador lado A;
01 Suporte de aplicador lado B;
Produto: Dimensões: 46.0 cm x 46.0 cm x 126.0 cm (C x L x A)
Embalagem: Dimensões: 48.0 cm x 48.0 cm x 130.0 cm (C x L x A)
Quando utilizar a função de radiofrequência, pode utilizar meio condutor associado a melanges, princípios ativos ou fármacos dissolvidos? Resposta: não, pois seu uso poderá alterar consideravelmente a impedância sob os eletrodos alterando a propagação da corrente de radiofrequência e consequentemente a profundidade da ação eletrotérmica.
O equipamento acompanha o termômetro? Resposta: sim, acompanha termômetro de raio infra-vermelho.
O equipamento possui quantos aplicadores para o tratamento com radiofrequência? Resposta: possui dois aplicadores: aplicador bipolar de campo longitudinal e aplicador bipolar de campo concêntrico.
Qual o tipo de acoplamento do equipamento Hertix? Resposta: acoplamento resistivo.
Há alguma restrição do uso da radiofrequência em relação aos tipos de pele? Resposta: não, todos os tipos de pele podem se beneficiar com o uso da radiofrequência.