Classificação de segurança CAT | Carlos Matheus – Eletricidade
1482 comentários
Classificação de segurança CAT
Há diversos tipos de medições em baixa tensão (menor que 1000V): eletrônica básica, residencial, residencial (medição), industrial, etc.
Para cada medição, o técnico está sujeito a diversos níveis de tensão e energia envolvida: eletrônica, até 50V por exemplo (fonte de PC que tem até 24Vcc (de -12Vcc a +12Vcc)). Ou então residencial, geralmente 127 e 220V.
Fora o nível de tensão, a distância para a fonte. Por exemplo, uma medição numa tomada terminal do circuito de uma residência é uma coisa; a medição no terminal de baixa tensão na saída do transformador que alimenta essa mesma coisa, apesar do nível de tensão ser o mesmo, é outra coisa.
Deste modo, classificamos o multímetro em dois estágios: transiente (CAT) e tensão.
CAT I: o nível mais baixo. É recomendável apenas para equipamentos eletrônicos protegidos.
CAT II: medições em eletrodomésticos de uso geral, e tomadas distantes a mais de 10m do CAT III ou 20m do CAT IV.
CAT III: medições trifásicas, equipamentos fixos (motores), iluminação comercial.
CAT IV: qualquer medição a montante do painel de entrada do cliente.
A classificação CAT I, II, III e IV se refere mais à capacidade do equipamento de suportar os transientes da rede. Por exemplo, para um transiente vindo de fora da instalação, sua energia é muito maior ele estando na entrada da residência, do que num de seus circuitos terminais, já que para chegar neste circuito, há a impedância dos cabos.
Paralelamente à classificação CAT, há também a classificação de tensão do aparelho, como 600V ou 1000V.
Vale ressaltar: um multímetro (1) CAT II 1000V não é necessariamente mais seguro do que (2) CAT IV 600V. Observe:
(1) CAT II 1000V. Admite medições em até 1000V, e transientes relacionados a instalações em ambientes CAT II.
(2) CAT IV 600V. Admite medições em até 600V, e suporta transientes relacionados a instalações em ambientes CAT IV.
Qual o mais seguro? Depende da utilização. A opção (1), em termos de tensão máxima de trabalho, é mais seguro do que a opção (2). Mas em termos de transientes, o CAT IV é sem dúvidas melhor.