Cardioversor Bifásico Mod.VIVO com Oximetria - CMOS Drake - SAUDESHOP
Massagem/ Relax
Medicina do Trabalho/ Ocupacional
Cadeira de Acompanhante
Cadeira Endovenosa
Cadeira para Parto Humanizado
Cama para Parto Humanizado
Carro de Curativo
Carro de Medicamento
Divã Dobrável
Mesa Oftalmológica
Maca Hospitalar Endoscopia e Colonoscopia
Código: 1002
Você está em: Página inicial > Equipamentos Médicos > Cardioversor Bifásico Mod.VIVO com Oximetria - CMOS Drake
Cardioversor Bifásico Mod.VIVO com Oximetria - CMOS Drake
Marca: CMosDrake Modelo: VIVO com Oximetria Disponibilidade: Disponível em 45 dias úteis Referência:
R$ 18.893,00
R$ 17.570,49 à vista com desconto Itau Shopline
ou 6x de R$ 3.148,83 Sem juros
Possui suporte para fixar as pás invasivas e alça para transporte (parte integrante do gabinete), para que possa ser manuseado isoladamente independente da bolsa de alojamento.
O Cardioversor VIVO é um equipamento com tecnologia bifásica exponencial truncada, microprocessado, portátil, display de cristal líquido 7? (colorido, eletroluminescente, de alta definição e com ajuste de contraste) e sistema lap-top, para a monitorização cardíaca dos sinais vitais.
Desfibrilação de 1 a 200 joules bifásicos.
Desfibrilação na forma de onda bifásica exponencial truncada, nas escalas de: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Joules para desfibrilação interna adulto (através da pá interna) e externa infantil (através da pá externa infantil) a carga é ajustada automaticamente, e de 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 90, 100, 110, 120, 150, 180 e 200 Joules para desfibrilação externa adulto (através de pás externa adulto) a carga é ajustada manualmente, com instruções de operação no próprio painel do CARDIOVERSOR, ou outra qualquer configuração de energia desejada pelo usuário.
As pás externas adulto/infantil são intercambiáveis.
Adaptável a qualquer paciente inclusive com sistema de segurança inteligente que limita a carga para uso interno e uso pediátrico/neonatal.
Utilização de eletrodos reutilizáveis (pás permanentes adulto / infantil), intercambiáveis, que requer ativação simultânea dos dois controles, sendo um em cada pá, minimizando o risco de choques acidentais.
Seleção do nível de carga pela tecla da PÁ "APEX" e carrega acionando a tecla da PÁ "STERNUM" e disparar pelas pás acionando simultaneamente, ambas as teclas das pás.
Indicação clara das fases: carregando, pronto, descarregando e desarmando;
Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de injurias cardíacas.
Quando em "MODO SINCRONIZADO", realiza disparo sincronizado com o complexo QRS, com o tempo de entrega de energia <20ms.
Quando o CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO estiver configurado no modo automático, a energia de carga obedece a uma seqüência de disparo de 150J, 200J e 200J.
CARACTERÍSTICAS DO ECG:
Seleção das 12 derivações (DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1a 6), para cabo de ECG de 5 vias;
Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, pás adesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pás reutilizáveis do desfibrilador e/ou através do cabo de paciente do ECG;
Freqüência Cardíaca, leitura de freqüência de 10 até 300 bpm, exatidão de 1 BPM, com apresentação numérica;
Visualiza no display, traçado de ECG, derivação, freqüência cardíaca, indicador de bip, status da bateria, alarmes, parâmetros de programação, indicando a energia selecionada para disparo;
ECG com beep.
Completo sistema de alarmes sonoros e visuais com possibilidade de programar valores máximo e mínimo incluindo além dos alarmes fisiológicos para Eletrodo Solto, Assistolia, Taquicardia, Bradicardia, Fibrilação com ajuste digital.
Indicador no display do bip;
Indicador no display da Freqüência Cardíaca (bpm);
Indicador no display do Marcapasso;
Controle de velocidade para traçado de curva;
Controle de ganho do canal ECG;
Alimentação: 90 a 240 VAC – 50/60 Hz.
Peso: aproximadamente 4 kg.
Bateria interna recarregável com carregador gerenciável, indicador de alarmes e situação do status para os níveis: baixo, carregando e carga total com indicação em aproximadamente 6 níveis no display;
Bateria de Lithium-Ferro (LI-FE) – recarregável com carregador próprio gerenciável interno ao equipamento. Para uma vida útil prolongada mantenha o carregador conectado ao equipamento e na rede elétrica. Com capacidade de monitoramento de 6 horas (bateria com carga plena) ou um mínimo de 160 choques em 360J ou 220 choques em 200J, quando a bateria estiver totalmente carregada (bateria nova com carga completa). Esse equipamento apresenta um circuito inteligente interno de controle de recarga da bateria.
01 jogo de pás reutilizáveis conjugadas intercambiáveis (corpo único – adulto e infantil);
01 cabo de ECG de 05 vias;
05 jogos de eletrodos descartáveis de AG/AGCL;
01 tubo de gel condutor;
• Iso 9001: 2008
• Iso 13485: 2012
• Certificação BPF/Anvisa
• Registro no Ministério da Saúde nº 80058130015
• Normas aplicáveis INMETRO: 3ª edição IEC 60601 1:2010, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-30; IEC 60601-4-49, IEC 60601-1-8, IEC 60601-1-6, IEC 62366, ISO 14971, ISO 10993, ISO 780, Índice de proteção IP22 (IEC60529)
Detector Fetal Portátil - Mod. DM 406B - MedMega
R$ 572,88 à vista com desconto Itau Shopline
ou 6x de R$ 102,67 Sem juros
Detector Fetal Portátil - Mod.DM 410B - MedMega
R$ 637,98 à vista com desconto Itau Shopline
ou 6x de R$ 114,33 Sem juros
Detector Fetal de Mesa - Mod. DM 550B - MedMega
R$ 1.419,18 à vista com desconto Itau Shopline
ou 6x de R$ 254,33 Sem juros
Foco Clínico - Mod. FM 500L - MedMega
R$ 683,55 à vista com desconto Itau Shopline
vendas@saudeshop.com.br Telefone para contato: (41) 3527-0210 (41) 99248-2608 Whatsapp Horário de Atendimento: Atendimento de seg a sex das 9 as 17:30 horas