CÉLULA / SENSOR ION-SELETIVO CLORO LIVRE INORGÂNICO - PDF
Download "CÉLULA / SENSOR ION-SELETIVO CLORO LIVRE INORGÂNICO"
Maria de Lourdes Gentil Canejo
1 Head office: Via Catania 4, Pavona di Albano Laziale (Roma) Italy, Tel (8 lines) Fax CÉLULA / SENSOR ION-SELETIVO CLORO LIVRE INORGÂNICO GUIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
2 MANUTENÇÃO 1. Remover primeiro a capa da membrana Fig.1 2. Preencher com o eletrólito 3. Remover oxidação na ponta do eletrodo 3 4. Rosquear a capa da membrana 5. Colocar o sensor no suporte 6. Regulagem da vazão de água 7. Calibração 8. Armazenagem do sensor 9. Informações importantes 10. Dados Técnicos Remover primeiro a capa da membrana Mova o anel de vedação como mostrado na fig.2. Deixe a válvula descoberta. Fig.2 Isto é muito importante porque, uma vez removida a capa da membrana, o ar entra automaticamente. Se não for feito isso a membrana pode ser danificada. 2
3 1. Preencher com o eletrólito Fig.3 Fig.4 Preencha a capa da membrana até a borda com o eletrólito fornecido (Fig.3) conforme mostra a Fig.4. Segure a haste do sensor na vertical e introduza-a na capa da membrana. O sensor estará pronto para uso após 1 hora então poderá ser feita a primeira calibração. Após um dia repita a calibração. 3
4 Rosquear a capa da membrana Segure a haste do sensor na vertical e a coloque na capa da membrana preenchida com o eletrólito. Gire no sentido anti-horário até a rosca encaixar na capa da membrana, então gire a haste do sensor no sentido horário. Assegure-se de que a capa da membrana esteja bem apertada na haste! O excesso de eletrólito escapará através da válvula na capa da membrana. Cuidado para não fechar esse orifício com seu dedo. Fig.5 Verifique se a capa da membrana está completamente rosqueada até a parada. A primeira resistência enfrentada é do O-Ring de selagem; portanto, o procedimento deve ser continuado até ela tocar o adaptador (Fig.5). Fig.6 Quando a capa da membrana estiver rosqueada, a membrana é curvada para fora (Fig.6) e não deve mais ser tocada, pois seria danificada e isso a tornaria inútil. Recoloque o anel de vedação no lugar. Via de regra, o sensor deve ficar com água fluindo por uma hora antes que seja efetuada a primeira calibração. 4
5 4. Remover oxidação na ponta do eletrodo Se a calibração se torna impossível devido a valores mostrados muito baixos, devese efetuar a remoção da oxidação da ponta do sensor. Primeiro deve-se remover o anel de vedação (Fig. 2) da capa da membrana. Desrosquear a capa da membrana e efetuar a limpeza da ponta do sensor com um papel toalha, seco e limpo. Apenas a ponta (= eletrodo de trabalho) deve ser limpa com o papel abrasivo especial que é fornecido com o sensor. Fig.7 Coloque o papel abrasivo especial sobre um papel toalha, segure-o por uma das pontas e esfregue a ponta do eletrodo perpendicularmente, duas ou três vezes como mostrado na Fig.7. Se a oxidação for removida, a ponta ficará como mostrado na Fig.8. Fig.8 5
6 5. Colocar o sensor no suporte Coloque o sensor no suporte conforme mostra a Fig.9c. Fig.9a Fig.9b Fig.9c NÃO! NÃO! SIM! Fig.10 Para a instalação do sensor no suporte, primeiro devem ser inseridos no orifício de 1 o O-Ring preto, então a guia/suporte de PVC. Então o plugue do orifício de PVC com a rosca de 1 é solto. Após esta preparação do suporte, o sensor é inserido até que cerca de 4 cm do corpo fique para fora do plugue de PVC, dependendo do sensor usado. Para fixar o sensor, aperte o plugue de PVC usando uma chave. Assegure-se de que o sensor esteja bem apertado, ou ele pode ser expulso do suporte pela pressão. Como opção, o sensor pode ser fornecido com um anel de retenção. Este anel mantém seguro o sensor no lugar mesmo sob pressões superiores (max. 1 bar!). Neste caso, a seqüência dos passos de montagem é: O-ring, anel guia, sensor com anel de retenção, plugue de PVC. 6
7 6. Regulagem da vazão de água Fig.11 A vazão recomendada deve estar entre l/h no sensor. Para regular a vazão gire o botão do rotâmetro até que o flutuador esteja posicionado na faixa mostrada na Fig.11. Fig.12 Se conectado ao dispositivo, quando o flutuador estiver na posição correta, o sensor de proximidade acende. A posição correta do flutuador é mostrada na Fig.12. 7
8 7. Calibração A Calibração de ser feita com valor de ph entre 7,0 e 7,2. O sensor deve ser ajustado ou inspecionado, respectivamente usando um teste DPD-1 método ( cloro livre ) a intervalos regulares dependendo dos requisitos do sistema. Nós recomendamos inspeção uma vez por semana ou mais freqüentemente, se necessário. O ajuste de slope é efetuado no instrumento medidor ou dispositivo de medição e controle, respectivamente. Fig.13 Se estiver usando um fotômetro: 1. Abrir a água de amostragem girando o botão do lado direito do suporte (ver Fig.13). 2. Enxágüe a pinça, a cuveta, a tampa e a capa com essa água. 3. Coloque uma amostra de água na cuveta até a marca. 4. Faça o teste DPD Insira o resultado no instrumento. NOTA: CONTROLADORES AG SELECT tem o primeiro ponto de calibração para ser efetuado com o resultado do teste DPD-1. O Segundo ponto de calibração é feito usando água filtrada por carvão ativado ou (se o filtro de carvão não estiver disponível na hidráulica) por um curto circuito nos 2 pólos do BNC no instrumento (ZERO eletrônico) como mostrado na Fig. 14. Fig.14 8
9 8. Armazenagem do sensor Para guardar o sensor: 1. Desrosqueie a capa da membrana 2. Enxágüe a capa da membrana e a ponta do sensor com água limpa. 3. Deixe as partes para secar em um lugar livre de poeira. 4. Rosqueie a capa da membrana seca suavemente no corpo do sensor. 5. A membrana não deve tocar o eletrodo de medição (ponta). 9
10 9. Informações importantes 1. Voltagem de alimentação: V CC, aprox. 15 ma 2. O Terra (GND) da fonte de alimentação e o Terra (GND) do sinal de medição são idênticos! 3. Transmissão de sinal: aprox. 100 mv por ppm. 4. Todas as conexões são protegidas contra inversão de polaridade. 5. Quando produtos de cloro orgânico ou estabilizadores de cloro são usados, ambos baseados em ácido (iso)cianúrico via de regra, poderão ocorrer consideráveis diferenças entre o valor medido com o DPD-1 e o sinal do sensor de cloro. 6. A função de medição é prejudicada por surfactantes (ex. tensoativos). 7. A pressão da água na célula não deve exceder 1bar. 8. Quando a água estiver com baixa pressão, ele deve ser livre de bolhas. 9. A vazão de água recomendada no sensor é de l/h. 10. A temperatura remendada deve ser entre 0 C e 45 C. 11. A vida útil do disco de membrana é tipicamente de um ano. No entanto, ela depende de um alto grau de qualidade da água. Evitar contaminações severas da membrana. Neste caso, coloque a membrana em uma solução de ácido clorídrico 1% por algumas horas. Então enxágüe abundantemente com água limpa antes de usar. 12. O eletrodo nunca deve ficar seco depois montado. 13. O valor do ph deve ser constante tanto quanto possível! Oscilações do valor do ph torna as medições do cloro instáveis. 14. O sensor pode ser usado em uma faixa de ph de 6.8 a 8.0 ph. A leitura deve estar entre 7.2 e 7.4 ph. 15. A ponta do eletrodo não deve ser tocada!!! A ponta marrom do eletrodo não deve ser lixada!! 10
11 10. Dados Técnicos Diagrama do conector de 4 pinos Conector 4 pinos Configuração simétrica: ±6 até ±15Vdc +U -U Sinal de medição GND Corpo do eletrodo com amplificador Fig.15 Cabo de conexão CONTROLADOR AG SELECT Eletrodo de referência Eletrodo de trabalho O-ring 14x1,8 mm Capa da Membrana Válvula Membrana 11