O flúor é um dos elementos químicos mais encontrados na natureza e possui grande capacidade de reagir com outros elementos químicos. Desta forma, pode desenvolver compostos orgânicos e inorgânicos. A análise em água para medir o flúor é feita, geralmente com o uso de um fotômetro.
REF: 6284 Categorias Equipamentos, Equipamentos Eletrônicos, Fotocolorímetro, Laboratório e Microbiologia, Medidor de Flúor, Medidor de Flúor, Medidores Colorimétricos, Medidores de flúor, Potabilidade, Saneamento, Tratamento de água Tags: análise de flúor, flúor, laboratório, medidor de fluor, medidores
Equipamento portátil para uso no campo, com memória para 100 registros com data/hora, baixa dados via hyperterminal do Windows, curva de calibração de flúor linear de 0,00 a 2,0 mg/L pelo método Spadns para uso rápido no campo, autodesligamento em 10 minutos e indicação de bateria fraca, espectro de emissão de 593 nm e precisão relativa de 2%, resolução de 0,01 mg/L, temperatura de operação 0 a 50°C
Memória para 100 registros com marcação de data/hora
Curva de calibração de Flúor linear de 0,00 a 2,0 mg L-1 F
Espectro de emissão de 693 nm
Leitura direta em mg L-1
Resolução: 0,01 mg L-1
Temperatura de operação de 0 a 50°C
Autodesligamento de 10 minutos
Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 100 a 240V AC 50/60Hz
Baixo consumo: até 3000 leituras com bateria de 9V alcalina;
Fonte luminosa em estado sólido
Alta durabilidade de fonte luminosa de aproximadamente 10000 horas
Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linhas
Conexão via interface RS-232
Spectro Kit de Flúor para 100 testes
Manual do usuário em português e instruções de segurança.
Opcionais: Cabo serial/USB para baixar dados via hyperterminal, certificado de calibração, software para gerenciamento de dados (AT STW02) e versão WP (a prova d'água).