Hygiaplasma KLD - Aparelho de Jato de Plasma - KLD - Diprofisio
O Hygiaplasma da KLD é um aparelho de Jato de Plasma de alta tecnologia, ideal para revolucionar seus tratamentos. Conta, também, com um software de fácil programação para total praticidade ao profissional durante o atendimento.
Acompanha uma caneta aplicadora e 4 opções de ponteiras, sendo três delas destinadas à técnica de fulguração e uma ponteira para a técnica de contato. Todas as ponteiras possuem acoplamento perfeito para a região a ser tratada, garantindo resultados eficientes e duradouros.
O Hygiaplasma da KLD utiliza o princípio físico da descarga de faísca denominada "Plasma", gerada por corrente contínua. O plasma é o quarto estado da matéria em que as moléculas estão na forma ionizada como da energia despendida. A descarga de plasma é criada pela alta tensão entre a ponta do dispositivo e a pele. Conta com registro ANVISA.
- Conta com modo quatro modos de operação: Contínuo, One Shot, Pulsado e Plasmaporação.
- Acompanha quatro ponteiras e uma caneta aplicadora
- Aparelho registrado na ANVISA
- Oferece segurança para o paciente e para o profissional durante o uso
- Possibilidade de aumentar o faturamento do seu consultório, sala estética ou clínica.
Hygiaplasma conta com 4 opções de ponteiras, sendo três ponteiras destinadas à fulguração e uma ponteira para a técnica de contato.
* Ponteira Suporte Agulha: Destina se a utilização para a fulguração com agulhas descartáveis de eletrolifting. Por ser a agulha a ponteira de menor diâmetro, promove uma concentração maior de energia. Recomendamos a utilização da agulha Galvânica Facial Lautz 0,20mm x 3 mm, com comprimento de 1,3 cm.
* Ponteira Cônica: Também utilizada para fazer a fulguração, mas gera uma concentração de energia levemente menor do que a agulha.
* Ponteira Reta: Possui o maior diâmetro entre as ponteiras de fulguração, por este motivo a concentração de energia é menor, porém gera uma agressão de maior diâmetro.
* Ponteira Esférica: Destina se a utilização da técnica de aplicação de contato.
O plasma é o quarto estado da matéria, de acordo com a física. O termo foi descrito pela primeira vez por Irving Langmuir, em 1928, porque o gás ionizado lembrou o plasma do sangue. Resumidamente, o plasma é um gás composto por átomos que aparece naturalmente no meio (sol, estrelas, aurora boreal) ou pode ser produzido artificialmente. Os átomos presentes no gás, quando submetidos a uma energia, se desprendem e geram íons. De acordo com Heinlin e colaboradores (2011), as primeiras aplicações do plasma eram para destruir, remover ou cauterizar um tecido, mas hoje está sendo muito utilizado para reestruturar os tecidos.
O Hygiaplasma funciona através da Lei de Paschen, que diz que alguns materiais isolantes podem ser ionizados, é o caso do ar, ou seja, o ar pode ser condutor elétrico. A corrente elétrica emitida através do Hygiaplasma produz uma alta tensão controlada e faz com que o ar, entre a ponteira e a pele do paciente, seja ionizado e gere o plasma.
O plasma possui efeito bactericida ou bacteriostático porque promove a liberação de gás ozônio e óxido nítrico. Ele também melhora, temporariamente, o efeito de permeabilidade de princípios ativos pelo estrato córneo da epiderme por quebrar a ligação entre os queratinócitos (células que compõem a epiderme). Outro efeito que o plasma gera na pele é a regeneração tecidual e cicatrização porque estimula a produção de fatores de crescimento e proliferação dos queratinócitos (Heinlin et al, 2011; Weltmann et al, 2009).
A FDA (food and drug administration) aprovou o uso do plasma para tratamento de rugas faciais, lesões superficiais de pele, ceratoses actínicas, ceratoses seborreicas e verrugas em 2005. O plasma gera dano térmico controlado. Esse dano é responsável por: produzir colágeno; reduzir a elastose; melhorar a aparência da pele fotoenvelhecida; realizar neocolagênese e neoelastogênese (Heinlin, et al., 2011, Foster, Moy e Fincher, 2008, Kilmer et al, 2006). O Dano térmico ocorre em duas regiões distintas: a zona de dano térmico (ZDT) em que se restringe à epiderme e as células sofrem dano pelo calor; e a zona de modificação térmica (ZMT), onde as células não sofrem dano mas são modificadas termicamente. Na ZMT ocorre regeneração tecidual através do aumento da atividade dos fibroblastos (Kilmer, et al., 2006).
O jato de plasma é não-ablativo, ou seja, não danifica a epiderme, então promove uma recuperação rápida. Para proteger a epiderme, o jato promove a formação de uma crosta que permanece de 4 a 5 dias sobre o tecido.
- Pontual: são realizados pontos de fulguração mantendo uma distância de cerca de cinco mm entre eles. Permite a distribuição dos pontos de fulguração em áreas de maior extensão e a pele sadia mantida entre os pontos facilita a recuperação/ regeneração do tecido. É indicada para flacidez de pálpebra (Blefaroplastia), rugas e linhas de expressão, flacidez do lóbulo da orelha e cicatrizes de acne.
- Varredura: consiste em realizar a fulguração de maneira ininterrupta movimentando a ponteira sobre a área de tratamento. Deve ser aplicada com cautela, pois gera uma agressão maior ao tecido e de menor controle. A movimentação da ponteira deve respeitar sempre o mesmo distanciamento da pele e velocidade de movimentação, para que haja maior uniformidade da aplicação. É indicada para lesões bem localizadas, como na remoção de ceratoses, papilomas, remoção de pigmentos exógenos (micropigmentações e tatuagens) e xantelasmas.
Sugestões de pontos para a fulguração:
- Pálpebra;
- Inferior;
- Linhas de expressão na área frontal;
- Sulco nasogeniano;
- Para elevar o ângulo da sobrancelha;
- Para melhorar o ângulo do lábio superior.
Aplicação de Contato:
Contínuo: indicado para realizara técnica de fulguração pontual.
Neste modo a duração de cada ponto de fulguração depende do profissional.
Pulsado: indicado para a técnica de fulguração por varredura.
As opções de frequência de pulso são: 10Hz, 5Hz, 2,5Hz, 1,7Hz, 1,2 Hz, 1Hz e 0,8Hz.
Quanto maior a frequência usada menor é a duração do pulso, portanto a agressão é maior nas menores frequências.
Recomendamos a utilização das frequências de 10 e 5 Hz.
One Shot: indicado para a técnica de fulguração pontual, porém cada ponto terá a duração selecionada no Shot.
As opções são: 0,1s/ 0,2s/ 0,3s/ 0,4s/ 0,5s e 0,6s.
Quanto maior for o tempo de duração do Shot maior será a agressão.
Plasmaporação: indicado para a técnica de contato.
Contraindicações do Hygiaplasma:
- Vascularização/manchas.
- Esteja atento aos cuidados necessários após o procedimento de plasma (descritos a partir da página 8).
- Não recomendamos realizar a aplicação em grandes áreas no mesmo dia. Podem ser associadas pequenas áreas, exemplo: sulco nasogeniano + pálpebra superior; glabela + pálpebra inferior; região frontal + lábio superior; etc.
- Nos protocolos de remoção de ceratoses ou papilomas, remoção de xantelasmas e hiperpigmentações não realizar a remoção de muitas lesões na mesma sessão.
- Limpar e higienizar o aplicador e ponteiras a cada atendimento com clorexidina a base de água a 1%. As ponteiras podem ser auto clavadas, mas atente-se a higienizar corretamente a ponteira antes de colocá-la na autoclave.
- As agulhas são de uso único e descartáveis, devendo ser desprezadas após o uso em descarte especializado.