BIS Quatro Sensor Bilateral - Medtronic | Suprevida
BIS Quatro Sensor Bilateral - Medtronic
Código: 1860212
A tecnologia BIS oferece aos médicos segurança adicional para fornecer atendimento especializado e conforto para seus pacientes, incluindo aqueles que podem ser mais sensíveis aos efeitos hemodinâmicos da anestesia.
Características BIS Quatro Sensor Bilateral - Medtronic
O monitoramento BIS ™ fornece informações valiosas sobre o estado do paciente para ajudar os médicos a atender aos requisitos exclusivos de anestésicos de cada paciente.
Esta tecnologia pode ser particularmente valiosa para:
Pacientes com condições complexas, cujo estado pode mudar repentina ou frequentemente
Pacientes com trauma ou outros que requerem níveis reduzidos de anestesia
• O sensor BIS ™ Quatro oferece:
• Simplicidade simples
• Tecnologia Zipprep ™
• Os sensores BIS ™ coletam dados de eletroencefalograma (EEG).
• A tecnologia BIS ™ permite a coleta simples de dados de EEG por meio de um sensor não invasivo aplicado à testa do paciente.
Como nossa tecnologia de sensor funciona para capturar o sinal de EEG de baixa voltagem?
Primeiramente, usamos uma tinta condutora que é impressa diretamente na superfície do sensor, sob a espuma adesiva e a tecnologia Zipprep ™. Isso cria uma superfície de eletrodo que é útil para captar o EEG de baixa voltagem.
Em segundo lugar, a tecnologia Zipprep ajuda a limpar a primeira camada da epiderme. A ação mecânica de pressionar o eletrodo faz com que os dentes removam parte da primeira camada de células mortas da pele, expondo a camada interna da pele, mais eletricamente condutora. O gel condutor dentro do eletrodo permeia essa área recém-exposta, criando um bom caminho elétrico entre as camadas internas da pele que transportam EEG e os traços condutores dentro do sensor. O sinal de EEG é então transportado por esses traços para o monitor BIS ™.
Terceiro, incluímos uma fina camada de esponja que contém uma quantidade muito precisa de gel. Este gel cria uma "ponte" entre a testa e a superfície do eletrodo condutor.
Esses componentes combinados ajudam a atingir um ambiente ideal para adquirir e manter o sinal de EEG.