Termoresistência Pt100 2 fios - Ligação Instrumento medição temperatura
Existem normalmente dois instrumentos principais para determinar a resistência ôhmica das termorresistências, que são pontes de medição (Ponte de Wheatstone) e os eletrônicos.
Portanto conhecendo-se os valores de R1 e R2, e ajustando a resistência R3 até que a ponte fique em equilíbrio, tem-se através de R3 o valor de R4 e, portanto o valor ôhmico da termorresistência.
Pt100 2 fios: Ligação Termoresistência e problemas sensor Pt100 ou RTD 2 fios
Termoresistência Pt100 2 fios (Ligação a Dois Fios)
Termoresistência Pt100 ligação à 2 fios, do instrumento de medição de temperatura e sensor
Neste tipo de montagem, R4 é a termoresistência e R3 a resistência variável para balanceamento do circuito. As resistências RL1 e RL2 são as resistências de fiação e ambas estão em série com a termoresistência R4.Esta resistência de fiação tende a aumentar quanto maior for a distância entre o sensor e o instrumento, menor for a bitola dos fios ou maior a temperatura ambiente.
Quando a ponte estiver balanceada (não circular corrente pelo galvanômetro) temos:
Temos que mesmo com a ponte balanceada, o valor da resistência R3 é igual a R4 mais as resistências de fiação RL1 e RL2; que dependendo de seus valores podem induzir erros graves na medição de temperatura com termorresistência. Temos abaixo uma tabela que mostra a relação bitola dos condutores x distância máxima, entre termorresistência a dois fios e instrumento receptor.